Yerinde servis verildi. Cihazın gövde ve kafada çatlaklar var gövde ve kafa yenileri ile değiştirildi. ORP elektrotun arızalı olduğu tespit edildi yenisi ile değiştirildi. Yeniden kalibre edildi test edildi.