haz incelendi Elektrot contası sebebi ile elektrot üzerine su çıkmış ve kablodan su yürümüş elektronik alt ve üst kart çürümüş. Yeni kartla değiştirildi 012310028 seri numaralı elektrot takıldı test edildi sağlam .