-- Table structure for table `sy_mesajlar`
--

CREATE TABLE `sy_mesajlar` (
  `mesaj_id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `mesaj_ust_id` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
  `gonderen_id` int(10) unsigned NOT NULL,
  `alanlar_id` int(10) unsigned NOT NULL,
  `dosya_id` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
  `kim_gonderdi` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `kim_aldi` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `mesaj_baslik` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `mesaj_icerik` text NOT NULL,
  `mesaj_tarihi` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `mesaj_islem_tarihi` datetime DEFAULT NULL,
  `mesaj_gonderen_sil` tinyint(3) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
  `mesaj_alan_sil` tinyint(3) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
  PRIMARY KEY (`mesaj_id`),
  KEY `mesaj_ust_id` (`mesaj_ust_id`),
  KEY `gonderen_id` (`gonderen_id`),
  KEY `alanlar_id` (`alanlar_id`)
) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=260 DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- Dumping data for table `sy_mesajlar`
--

INSERT INTO `sy_mesajlar` VALUES (1,0,10006,10004,0,NULL,NULL,'Teknik Servis','selamlar varmı bir sorun','2022-05-26 08:34:28','2022-05-26 17:04:12',0,1),(2,1,10004,10006,0,NULL,NULL,NULL,'Sorun değil de eklenmesi gereken 2  şey var öğlen yemeğinden sonra yanınıza uğrayacağım','2022-05-26 08:45:18','2022-05-26 11:45:18',0,0),(3,1,10006,10004,0,NULL,NULL,NULL,'tamamdır.','2022-05-26 08:45:46','2022-05-26 11:45:46',0,0),(4,0,10008,10006,0,NULL,NULL,'?','calışıyomu bu ?','2022-05-26 13:59:12','2022-05-26 17:04:27',1,0),(5,4,10006,10008,0,NULL,NULL,NULL,'buyrun Ali Bey','2022-05-26 14:02:51','2022-05-26 17:02:51',0,0),(6,1,10006,10004,0,NULL,NULL,NULL,'müsait olduğunuzda bizim odaya gelebilirmisin?','2022-05-26 14:04:12','2022-05-26 17:04:12',0,0),(7,4,10008,10006,0,NULL,NULL,NULL,':D','2022-05-26 14:04:27','2022-05-26 17:04:27',0,0),(8,0,10008,10006,0,NULL,NULL,'sistem saati','sistem saati yanlış mi','2022-05-26 14:08:31','2022-05-26 17:13:08',1,0),(9,8,10006,10008,0,NULL,NULL,NULL,'hayır bir sorun görünmüyor','2022-05-26 14:10:46','2022-05-26 17:10:46',0,0),(10,8,10006,10008,0,NULL,NULL,NULL,'https://prnt.sc/bJ-WQA0wN4cv','2022-05-26 14:13:08','2022-05-26 17:13:08',0,0),(11,0,10006,10004,0,NULL,NULL,'selamlar','mevcut dışında başka hesap oluşturmayalım varsa aciliyeti olan bilgi verirsen buradan halledelim. yetkiler ile ilgili bir değişiklik yapacağım o yüzden hataya düşebilirler.','2022-05-27 10:21:00','2022-05-27 13:42:55',0,1),(12,11,10004,10006,0,NULL,NULL,NULL,'Tamam su an için aciliyeti olan yok olursa bilgi veririm','2022-05-27 10:42:55','2022-05-27 13:42:55',0,0),(13,0,10006,10004,0,NULL,NULL,'Para Birimi','gördüğüm alanlardaki para birimini € olarak değiştirdim. atladığım yer varsa denk gelirsen haber verirsin oralarıda düzeltiriz','2022-05-27 12:54:49','2022-06-29 15:24:23',0,1),(14,0,10010,10004,0,NULL,NULL,'tet','etrst','2022-06-08 13:21:28','2022-06-08 16:21:28',1,1),(15,0,10011,10006,0,NULL,NULL,'test','test','2022-06-08 13:42:40','2022-06-08 16:49:08',0,0),(16,15,10006,10011,0,NULL,NULL,NULL,'test','2022-06-08 13:49:08','2022-06-08 16:49:08',0,0),(17,0,10010,10004,0,NULL,NULL,'TAMİR YAPILAN CİHAZLAR','abi bu sisteme eklediklerimi orhan usta bodrumda yaptı cihazları onun yazdıgı servis formuna göre kayıt açıyorum eksik bişey yaparsam uyarırmısın beni','2022-06-10 11:39:31','2022-06-10 14:39:31',0,1),(18,0,10010,10007,0,NULL,NULL,'KARADAG ROBOTLARI','MAHMUT BEY KARADAGIN İKİ ROBOTU GİRDİM BİRİSİ KABLO TRAFO SOKETLERİ OLAN ROBOT BAŞKA Bİ PROBLEM VAR O ROBOTTA','2022-06-13 13:45:55','2022-06-14 12:49:46',0,0),(19,0,10010,10006,0,NULL,NULL,'KODLAR','ABİ MERHABALAR ROBOT KODLARINDA SADECE M400 ROBOT KODU VAR','2022-06-13 13:48:14','2022-06-14 08:46:18',0,0),(20,19,10006,10010,0,NULL,NULL,NULL,'selamlar tamamdır bir bakalım kodları varsa açarız','2022-06-14 05:27:17','2022-06-14 08:27:17',0,0),(21,19,10010,10006,0,NULL,NULL,NULL,'tamamdır abi','2022-06-14 05:46:18','2022-06-14 08:46:18',0,0),(22,18,10007,10010,0,NULL,NULL,NULL,'Merhabalar.\r\nFırdöndüyü kontrol etinizmi içine su girmiş olabilir. Filtreyide kontrol edin eğer doluyosa robot belli bi süre sonra kendisini korumaya alır. Fan ve çarklarda dönmelerini engelleyen bi cisim ve ya pislik var ise robot kendisini korumaya alır ve çalışmaz. Bunları kontrol etmenizde fayda var. Kolay gelsin.','2022-06-14 07:44:37','2022-06-14 10:44:37',0,0),(23,18,10010,10007,0,NULL,NULL,NULL,'bilgi için teşekkürler 1655101037 fiş nolu trafo gönderim sagladım bugun eline geçerse trafo bakma şansın varmı arayıp duruyorlarlar koç holding robotu sekreterleri arayıp duruyorlar  lafta anlatamıyorum yapılsın gelsin demekten başka bişey demiyorlar  trafoyu garantiden degiştiriyoruz dersen burdan yeni trafo veririm ben','2022-06-14 09:49:46','2022-06-14 12:49:46',0,0),(24,0,10006,10001,0,NULL,NULL,'kjkjkj','laskjdlkasjl','2022-06-15 14:05:27','2022-06-15 17:05:27',0,0),(25,0,10015,10004,0,NULL,NULL,'adasd','Strn150m pompa hazır','2022-06-18 12:28:37','2022-06-18 15:28:37',0,1),(26,0,10015,10005,0,NULL,NULL,'orhannnn','orhan bey kolay gelsin','2022-06-18 12:33:38','2022-06-18 16:25:46',0,1),(27,26,10005,10015,0,NULL,NULL,NULL,'sanada canım işi öğren ve doğru yap','2022-06-18 12:47:03','2022-06-18 15:47:03',0,0),(28,26,10015,10005,0,NULL,NULL,NULL,'olur amca öpüyorum güneş görmeyen yerlerinden','2022-06-18 13:25:46','2022-06-18 16:25:46',0,0),(29,0,10018,10004,0,NULL,NULL,'stok','antalya test','2022-06-23 08:07:35','2022-06-23 11:07:35',1,1),(30,0,10018,10001,0,NULL,NULL,'sflakhfjas','fdaskjfkajfaskjlj','2022-06-23 08:10:33','2022-06-23 11:10:33',1,0),(31,13,10006,10004,0,NULL,NULL,NULL,'dsadaskjjkjksa','2022-06-29 11:01:22','2022-06-29 14:01:22',0,0),(32,13,10004,10006,0,NULL,NULL,NULL,'Tamamdır. Bir kaç değişiklik yenilik isticem senden ama kafamda toparlayamadım. Bir de yoğunluktan unutuyorum hep. Detaylandırdığımda yanına uğrayacağım','2022-06-29 12:24:23','2022-06-29 15:24:23',0,0),(33,0,10006,10018,0,NULL,NULL,'garanti onay talep','garanti onay talep işleminde admin kullanıcısı otomatik olarak seçili geliyor. onun üzerine tıklamanız gerekiyor yanındaki tik işareti onda olduğu için onay talebi onada geliyor. kullanıcıları ekleyeceğim birden fazla kişiden talep edilebilecek','2022-07-19 11:31:10','2022-07-19 14:31:10',0,1),(34,0,10010,10007,0,NULL,NULL,'tekin yayla','merhabalar mahmut bey tekin yayla robotu senden çıktı demi','2022-07-25 08:04:07','2022-07-25 11:04:07',0,0),(35,0,10026,10004,0,NULL,NULL,'muhterem','selam muhterem','2022-08-09 11:58:35','2022-08-09 14:58:35',0,1),(36,0,10006,10004,0,NULL,NULL,'*','test antalya carisini sen mi sildin acaba?','2022-09-03 17:48:16','2022-09-03 20:48:16',0,1),(37,0,10004,10001,0,NULL,NULL,'Bildirim ve onay talepleri','Kolay gelsin başkan. Sağ üst taraftaki bildirim ve onay kısımları herhangi bir bildirim yada onay gelmediğinden dolayı mı üzerine tıklandığında açılmıyor, yoksa aktif değil mi. Yani mesajlara tıkladığında yeni gelen mesaj olmasa da bildirim yok diye bir kısım açıyor ya ondan bahsediyorum.','2023-01-18 07:31:13','2023-01-18 10:31:13',1,0),(38,0,10006,10004,0,NULL,NULL,'test','mesaj geliyormu','2023-01-19 06:20:50','2023-01-19 09:39:09',0,1),(39,38,10004,10006,0,NULL,NULL,NULL,'evet geliyor.','2023-01-19 06:39:09','2023-01-19 09:39:09',0,0),(40,0,10004,10010,0,NULL,NULL,'kaman teknik tuz klor','1658887859 fiş numaralı ürün ne durumda','2023-02-15 14:39:16','2023-02-15 17:39:16',0,0),(41,0,10004,10020,0,NULL,NULL,'asdnkajksdbajsbdasd','asdasdasdasdasd','2023-02-15 14:40:05','2023-02-15 17:40:29',0,0),(42,41,10020,10004,0,NULL,NULL,NULL,'asdasdasdasdasd','2023-02-15 14:40:29','2023-02-15 17:40:29',0,0),(43,0,10035,10029,0,NULL,NULL,'Başlık','Mesaj','2023-03-10 07:36:52','2023-03-10 15:08:19',1,0),(44,43,10029,10035,0,NULL,NULL,NULL,'ooo selamlar yücel bey','2023-03-10 11:12:20','2023-03-10 14:12:20',0,0),(45,43,10035,10029,0,NULL,NULL,NULL,'Aleyküm Selamlar Hayırlı cumalar muhterem. Ragıp Paşa teslim edildi bilginize.','2023-03-10 12:08:19','2023-03-10 15:08:19',0,0),(46,0,10004,10020,0,NULL,NULL,'1674721084','1674721084 fiş numaralı cihaz onaylanmıştır. tamiri yapılabilir.','2023-04-06 08:16:00','2023-04-06 11:16:00',0,0),(47,0,10004,10020,0,NULL,NULL,'bakılacak cihazlar','1684578594 else havuz ali kara','2023-05-29 09:13:08','2023-05-29 12:13:08',0,0),(48,0,10004,10020,0,NULL,NULL,'tamir onaylandı','1682941093 ph elektrot ayarlıcam ben','2023-05-29 09:13:46','2023-05-29 12:13:46',0,0),(49,0,10004,10020,0,NULL,NULL,'bakılacak cihazlar','1684317732    1684317512	1682940972      müşteri darlıyormuş','2023-05-29 09:14:58','2023-05-29 12:14:58',0,0),(50,0,10004,10020,0,NULL,NULL,'bakılacak cihaz','1684142930     müşteri darlıyormuş','2023-05-29 09:15:29','2023-05-29 12:15:29',0,0),(51,0,10020,10004,0,NULL,NULL,'Blue Water Mühendislik','\'\'1685431198\'\' Proforma oluşturur musun abi','2023-06-01 12:57:45','2023-06-01 15:57:45',0,0),(52,0,10020,10004,0,NULL,NULL,'Else(Arıtıcı) 6311 Pano','\'\'1683967968\'\' Proforma oluşturulacak 40€+15€','2023-06-01 16:02:37','2023-06-01 19:02:37',0,0),(53,0,10020,10004,0,NULL,NULL,'Ertek (Hasan Durmaz) STRN100M','\'\'1684311342\'\' Yeni motor fiyatı verilecek.Müşteri geri dönüşü olursa kaçak akım rölesi sorulacak.TŞK','2023-06-01 16:30:11','2023-06-01 19:30:11',0,0),(54,0,10004,10020,0,NULL,NULL,'onaylı cihaz','1683118592  onaylanmış cihaz reis','2023-06-02 08:06:17','2023-06-02 11:06:17',0,0),(55,0,10004,1,0,NULL,NULL,'onaylı cihaz','1683532271 onaylı cihaz reis','2023-06-02 08:12:04','2023-06-02 11:12:04',0,0),(56,0,10004,10020,0,NULL,NULL,'onaylı cihaz','1684135037	onaylı cihaz reis','2023-06-02 08:13:44','2023-06-02 12:02:57',0,0),(57,0,10020,10004,0,NULL,NULL,'Aziz Arslan','1685624305    gsc-20 elektrot tamir+servis ücreti','2023-06-02 09:02:36','2023-06-02 12:02:36',0,0),(58,56,10020,10004,0,NULL,NULL,NULL,'Cihaz hazır.','2023-06-02 09:02:57','2023-06-02 12:02:57',0,0),(59,0,10020,10004,0,NULL,NULL,'Santem Elektronik Vana Midas','1685696911 Müşteri ile görüşülecek.Cihazlarında arıza bulunamadı.','2023-06-02 09:10:19','2023-06-02 12:10:19',0,0),(60,0,10004,10020,0,NULL,NULL,'Onaylanan cihaz','1683967968 else onayladı tamiri yapılabilir.','2023-06-05 06:21:10','2023-06-05 10:27:28',0,0),(61,60,10020,10004,0,NULL,NULL,NULL,'Cihaz hazır Kerem Bey.','2023-06-05 07:27:28','2023-06-05 10:27:28',0,0),(62,0,10020,10004,0,NULL,NULL,'Nimet Yemez','1685950831 Proforma oluşturur musun abe','2023-06-05 07:55:04','2023-06-05 10:55:04',0,0),(63,0,10043,10004,0,NULL,NULL,'asafghjklş','asdfghjklşi','2023-06-06 05:57:43','2023-06-06 08:57:43',0,0),(64,0,10043,10004,0,NULL,NULL,'Proforma','2618 bodrum acil bekliyor abi','2023-06-06 18:34:37','2023-06-06 21:34:37',0,0),(65,0,10043,10004,0,NULL,NULL,'Proforma','2718','2023-06-07 08:13:40','2023-06-07 11:13:40',0,0),(66,0,10043,10004,0,NULL,NULL,'PROFORMA','2725','2023-06-08 06:22:32','2023-06-08 09:22:32',0,0),(67,0,10005,10004,0,NULL,NULL,'gümüşsu','1685629130 proforma gönderilecek','2023-06-08 08:14:05','2023-06-08 11:14:05',0,0),(68,0,10020,10004,0,NULL,NULL,'adsdf','Merhaba Kerem bey\r\nPeristaltik Dozaj pompası takılacak cihaz hazır.Gönderebilirsiniz.','2023-06-08 08:53:17','2023-06-08 11:53:17',0,0),(69,0,10043,10004,0,NULL,NULL,'çıkış','2732 acil çıkış abi 0 robot gempaş dan sevk edilicek','2023-06-08 09:02:30','2023-06-08 12:02:30',0,0),(70,0,10043,10004,0,NULL,NULL,'proforma','2737','2023-06-08 11:12:55','2023-06-08 14:12:55',0,0),(71,0,10005,10004,0,NULL,NULL,'İbrahim Tabak','05365257591 Cari bilgileri istenecek','2023-06-08 11:33:41','2023-06-08 14:33:41',0,0),(72,0,10020,10004,0,NULL,NULL,'Kovalı Tuz klor cihazı','1685950831 abi cihaz hazır.','2023-06-08 11:38:21','2023-06-08 14:38:21',0,0),(73,0,10020,10004,0,NULL,NULL,'İnci havuz','1686225874 Puroforma oluşturur musunuz acaba','2023-06-08 12:17:33','2023-06-08 15:17:33',0,0),(74,0,10020,10004,0,NULL,NULL,'ertek','1686032580','2023-06-08 12:39:58','2023-06-09 11:29:13',0,0),(75,0,10020,10004,0,NULL,NULL,'İsmet Ertan','1686032187 proforma oluşturur musun gsc 20 elektrot tamiri','2023-06-08 13:30:17','2023-06-08 16:30:17',0,0),(76,0,10043,10004,0,NULL,NULL,'çıkış','1685176167','2023-06-09 05:54:49','2023-06-09 08:54:49',0,0),(77,0,10005,10004,0,NULL,NULL,'merkez havuz','1685038919 proforma oluşturulacak','2023-06-09 07:39:09','2023-06-09 10:39:09',0,0),(78,0,10005,10004,0,NULL,NULL,'proforma','1686242825 proforma gönderilecek','2023-06-09 07:45:17','2023-06-09 10:45:17',0,0),(79,0,10043,10004,0,NULL,NULL,'çıkış','2205\r\n2458\r\n2659\r\n2465\r\n2406','2023-06-09 08:27:36','2023-06-09 11:27:36',0,0),(80,74,10004,10020,0,NULL,NULL,NULL,'bu cihazın nesi var reis. Servis işlemi girilmemiş ama atmışsın bana','2023-06-09 08:29:13','2023-06-09 11:29:13',0,0),(81,0,10043,10004,0,NULL,NULL,'çıkış','2436','2023-06-09 08:31:14','2023-06-09 11:31:14',0,0),(82,0,10043,10004,0,NULL,NULL,'çıkış','2554','2023-06-09 08:47:36','2023-06-09 11:47:36',0,0),(83,0,10043,10004,0,NULL,NULL,'proforma','2346','2023-06-09 13:44:16','2023-06-09 16:44:16',0,0),(84,0,10005,10004,0,NULL,NULL,'sevk','1686060552 kayıtlı cihaz garantiden onarımı yapıldı. gönderelim.','2023-06-09 16:44:52','2023-06-09 19:44:52',0,0),(85,0,10005,10004,0,NULL,NULL,'sevk','1686216699 kayıtlı cihaz garantiden onarımı yapıldı sevkini','2023-06-09 17:46:33','2023-06-09 20:46:33',0,0),(86,0,10005,10043,0,NULL,NULL,'Else proforma','\'\'1686569605\'\' 243€ %25 iskonto uygulanacak.Proforma Hilal hanıma gönderilecek.','2023-06-12 11:47:27','2023-06-12 14:47:27',0,0),(87,0,10005,10004,0,NULL,NULL,'mahmut tamer','1686569605 proforma gönderilecek','2023-06-12 15:19:31','2023-06-12 18:19:31',0,0),(88,0,10043,10004,0,NULL,NULL,'Proforma','1685167241','2023-06-12 16:39:54','2023-06-12 19:39:54',0,0),(89,0,10020,10004,0,NULL,NULL,'Ertek (martek)','1686563060 proforma oluşturulacak.','2023-06-12 18:12:09','2023-06-12 21:12:09',0,0),(90,0,10004,10020,0,NULL,NULL,'iade pompa','1684311342 pompa iade olacak reis','2023-06-13 05:26:43','2023-06-13 08:26:43',0,0),(91,0,10004,10020,0,NULL,NULL,'onaylı cihaz','1686032187 reis bu da onaylanmış','2023-06-13 05:34:46','2023-06-13 08:34:46',0,0),(92,0,10043,10004,0,NULL,NULL,'proforma','2767','2023-06-13 07:48:59','2023-06-13 10:48:59',0,0),(93,0,10043,10004,0,NULL,NULL,'proforma','revize 2767','2023-06-13 07:53:58','2023-06-13 10:53:58',0,0),(94,0,10043,10004,0,NULL,NULL,'çıkış','2775','2023-06-13 10:41:19','2023-06-13 13:41:19',0,0),(95,0,10043,10004,0,NULL,NULL,'proforma','2779','2023-06-14 07:56:45','2023-06-14 10:56:45',0,0),(96,0,10043,10004,0,NULL,NULL,'Proforma','2050 Abi acil Irmak Tekniğin rev proforması emre beyin onayı ile bodrum şube %50 iskonto uygulıcak','2023-06-14 10:38:49','2023-06-14 13:38:49',0,0),(97,0,10043,10004,0,NULL,NULL,'proforma','1339 aciliyeti var abi','2023-06-14 10:43:34','2023-06-14 13:43:34',0,0),(98,0,10043,10004,0,NULL,NULL,'çıkış','2578 acil çıkış 12 m kablonun kodu 99958902-DIY','2023-06-14 10:47:22','2023-06-14 13:47:22',0,0),(99,0,10043,10004,0,NULL,NULL,'çıkış','2785','2023-06-14 11:10:43','2023-06-14 14:10:43',0,0),(100,0,10043,10004,0,NULL,NULL,'çıkış','2693','2023-06-14 11:16:38','2023-06-14 14:16:38',0,0),(101,0,10004,10005,0,NULL,NULL,'Tamiri onaylanan cihazlar','1683532271 - 1685629130  Gümüş su firmasına ait ürünlerin tamirat onayları gelmiştir.','2023-06-16 06:31:49','2023-06-16 09:31:49',0,0),(102,0,10004,10020,0,NULL,NULL,'Tamiri onaylanan cihazlar','1683532271 - 1685629130  Gümüş su firmasına ait ürünlerin tamirat onayları gelmiştir.','2023-06-16 06:32:03','2023-06-16 09:32:03',0,0),(103,0,10004,10005,0,NULL,NULL,'İADE','1686225874 fiş numaralı ürün iade olacaktır.','2023-06-16 06:35:54','2023-06-16 09:35:54',0,0),(104,0,10004,10020,0,NULL,NULL,'İADE','1686225874 fiş numaralı ürün iade olacaktır.','2023-06-16 06:36:14','2023-06-16 09:36:14',0,0),(105,0,10020,10004,0,NULL,NULL,'yk group','1684477288 titanyum elektrot garantiden değişecek.Dozaj pompası kasasına fiyat yazalım abi birde servis bakım','2023-06-16 06:36:50','2023-06-16 09:36:50',0,0),(106,0,10004,10005,0,NULL,NULL,'Onaylı cihaz','1686563060 seri numaralı ürün tamiratı onaylanmıştır.','2023-06-16 06:58:05','2023-06-16 09:58:05',0,0),(107,0,10004,10020,0,NULL,NULL,'onaylı cihaz','1686563060 seri numaralı ürün tamiratı onaylanmıştır.','2023-06-16 06:58:15','2023-06-16 09:58:15',0,0),(108,0,10043,10004,0,NULL,NULL,'Proforma','2833','2023-06-19 05:33:25','2023-06-19 08:33:25',0,0),(109,0,10043,10004,0,NULL,NULL,'proforma','2834','2023-06-19 05:42:44','2023-06-19 08:42:44',0,0),(110,0,10043,10004,0,NULL,NULL,'proforma','2836','2023-06-19 05:52:14','2023-06-19 08:52:14',0,0),(111,0,10043,10004,0,NULL,NULL,'proforma','2792','2023-06-19 05:59:54','2023-06-19 08:59:54',0,0),(112,0,10043,10004,0,NULL,NULL,'proforma','2838','2023-06-19 06:09:12','2023-06-19 09:09:12',0,0),(113,0,10043,10004,0,NULL,NULL,'Çıkış','2843 Müşteri fabrikadan teslim alıcak abi','2023-06-19 07:49:53','2023-06-19 10:49:53',0,0),(114,0,10043,10004,0,NULL,NULL,'Proforma','2845','2023-06-19 10:40:11','2023-06-19 13:40:11',0,0),(115,0,10043,10004,0,NULL,NULL,'Proforma','2835','2023-06-20 05:39:25','2023-06-20 08:39:25',0,0),(116,0,10020,10004,0,NULL,NULL,'yk group','1686740077 Proforma oluşturulacak','2023-06-21 06:06:44','2023-06-21 09:06:44',0,0),(117,0,10020,10004,0,NULL,NULL,'yk group','1686740022 Proforma oluşturulacak.','2023-06-21 06:23:26','2023-06-21 09:23:26',0,0),(118,0,10043,10004,0,NULL,NULL,'proforma','2861','2023-06-22 06:51:24','2023-06-22 09:51:24',0,0),(119,0,10043,10004,0,NULL,NULL,'proforma','2881','2023-06-22 08:05:45','2023-06-22 11:05:45',0,0),(120,0,10043,10013,0,NULL,NULL,'proforma','2863','2023-06-23 09:10:24','2023-06-23 12:10:24',0,0),(121,0,10043,10013,0,NULL,NULL,'Proforma','2899','2023-06-23 09:15:35','2023-06-23 12:15:35',0,0),(122,0,10043,10013,0,NULL,NULL,'proforma','2908','2023-06-23 11:04:08','2023-06-23 14:04:08',0,0),(123,0,10043,10013,0,NULL,NULL,'proforma','2910','2023-06-23 11:33:00','2023-06-23 14:33:00',0,0),(124,0,10005,10013,0,NULL,NULL,'proforma','1688372657 proforma gönderirmisin','2023-07-03 08:40:50','2023-07-03 11:40:50',0,0),(125,0,10005,10040,0,NULL,NULL,'profor ma','1688369906 cihaz proforması oluşturulmuştur  Onay beklenmekte ve 10 iş günü içinde onaylanmazsa iade edilecektir','2023-07-05 05:20:27','2023-07-05 08:20:27',0,0),(126,0,10043,10013,0,NULL,NULL,'Proforma','1687518313 Ertek İzmir Havuz','2023-07-06 18:41:11','2023-07-06 21:41:11',0,0),(127,0,10043,10013,0,NULL,NULL,'proforma','1687170952 Yay-Deniz Turizmin revize proforması müşteri motor değişimini istemedi proforma revize edildi motor arızasında sorumluluk kabul edilmediği de mail de belirtmisin abla','2023-07-07 13:38:49','2023-07-07 16:38:49',0,0),(128,0,10043,10013,0,NULL,NULL,'proforma','1687514928','2023-07-10 05:22:18','2023-07-10 08:22:18',0,0),(129,0,10043,10013,0,NULL,NULL,'proforma','1688369564','2023-07-10 05:34:20','2023-07-10 08:34:20',0,0),(130,0,10043,10013,0,NULL,NULL,'1687518313','Proforma','2023-07-10 05:37:36','2023-07-10 08:37:36',1,0),(131,0,10043,10013,0,NULL,NULL,'proforma','1687518313','2023-07-10 05:38:11','2023-07-10 08:38:11',0,0),(132,0,10043,10013,0,NULL,NULL,'proforma','1688370391','2023-07-10 06:09:23','2023-07-10 09:09:23',0,0),(133,0,10043,10013,0,NULL,NULL,'1688388937','proforma','2023-07-10 06:24:21','2023-07-10 09:24:21',0,0),(134,0,10043,10013,0,NULL,NULL,'proforma','1688970820','2023-07-10 06:38:21','2023-07-10 09:38:21',0,0),(135,0,10043,10013,0,NULL,NULL,'proforma','1688971347','2023-07-10 06:44:11','2023-07-10 09:44:11',0,0),(136,0,10043,10013,0,NULL,NULL,'proforma','1688977286','2023-07-10 08:45:18','2023-07-10 11:45:18',0,0),(137,0,10043,1,0,NULL,NULL,'proforma','1688985517','2023-07-10 10:40:55','2023-07-10 13:40:55',0,0),(138,0,10005,10011,0,NULL,NULL,'Yeni sipariş','Yeni şlem açarken lütfen müşteri şikayetini yani arızayı açık yazalım  Arızalı, çalışmıyor veya bilinmiyor gibi kelimeler kullanmayalım. teşekkürler','2023-07-11 06:08:55','2023-07-11 14:27:57',0,0),(139,138,10011,10005,0,NULL,NULL,NULL,'genelde arızası ne ise yazmaya özen gösteriyorum fakat dışardan satışçımızın ve ya şöförün getirdiği ürünlerde sıkıntıları unuttukları için ve ya dikkat etmedikleri için onları yazmak zorunda kalıyorum .','2023-07-11 11:27:57','2023-07-11 14:27:57',0,0),(140,0,10005,10013,0,NULL,NULL,'1688387836 fiş no için sipariş','Antalya gemaş  için1688387836 2 Adet 051130EQ Cool White sipariş açalım','2023-07-11 15:48:50','2023-07-12 15:38:13',0,0),(141,0,10005,10043,0,NULL,NULL,'1689093392','1689093392 proforma gönderelim','2023-07-11 16:42:16','2023-07-11 19:42:16',0,0),(142,0,10053,10013,0,NULL,NULL,'Proforma','1688636775','2023-07-11 18:24:02','2023-07-11 21:24:02',0,0),(143,0,10005,10043,0,NULL,NULL,'1689101365','1689101365 yarın sevk edelim','2023-07-11 18:52:09','2023-07-11 21:52:09',0,0),(144,0,10005,10013,0,NULL,NULL,'1689101365','1689101365 yarın sevk edelim','2023-07-11 18:52:35','2023-07-11 21:52:35',0,0),(145,0,10053,10020,0,NULL,NULL,'1689143670','1689143670 proforma gönderelim','2023-07-12 06:36:47','2023-07-12 09:36:47',0,0),(146,0,10053,10013,0,NULL,NULL,'Proforma','1688461334','2023-07-12 11:59:50','2023-07-12 14:59:50',0,0),(147,0,10043,10013,0,NULL,NULL,'proforma','1689164050','2023-07-12 12:18:13','2023-07-12 15:18:13',0,0),(148,140,10013,10005,0,NULL,NULL,NULL,'GSSIP23000128 – MEHMET AKDUMAN  \r\nolarak sipariş açılmıştır.','2023-07-12 12:38:13','2023-07-12 15:38:13',0,0),(149,0,10005,10013,0,NULL,NULL,'1689074049','1689074049 işlemi bitti sevk edelim','2023-07-12 14:40:27','2023-07-12 17:40:27',0,0),(150,0,10043,10013,0,NULL,NULL,'Proforma','1688632733','2023-07-13 06:04:52','2023-07-13 09:04:52',0,0),(151,0,10053,10013,0,NULL,NULL,'Proforma','1689236706','2023-07-13 08:45:41','2023-07-13 11:45:41',0,0),(152,0,10043,10013,0,NULL,NULL,'proforma','1689244761','2023-07-13 10:40:51','2023-07-13 13:40:51',0,0),(153,0,10043,10013,0,NULL,NULL,'Proforma','1688632986','2023-07-17 05:38:50','2023-07-17 08:38:50',0,0),(154,0,10053,10013,0,NULL,NULL,'Proforma','1688978972','2023-07-17 06:35:31','2023-07-17 09:35:31',0,0),(155,0,10043,10013,0,NULL,NULL,'Proforma','1689658446','2023-07-18 05:41:33','2023-07-18 08:41:33',0,0),(156,0,10005,10013,0,NULL,NULL,'1689657988 ilgili fatura','Suat genç  0506 656 03 40 tel numarası\r\nGenç ve bilge su teknolojileri     3930430169 Ostim vergi dairesi   1689657988 bu faturayı kesip ödendisini takip eder misin? ödendiğinde bu gün gönderelim','2023-07-18 06:15:25','2023-07-18 09:15:25',0,0),(157,0,10053,10013,0,NULL,NULL,'Proforma','1689572336','2023-07-19 06:51:16','2023-07-19 09:51:16',0,0),(158,0,10053,10013,0,NULL,NULL,'Proforma','1688623612','2023-07-19 07:35:00','2023-07-19 10:35:00',0,0),(159,0,10053,10013,0,NULL,NULL,'Proforma','1689055419','2023-07-19 07:51:55','2023-07-19 10:51:55',0,0),(160,0,10053,10013,0,NULL,NULL,'proforma','1688654240','2023-07-19 07:58:17','2023-07-19 10:58:17',0,0),(161,0,10043,10013,0,NULL,NULL,'Proforma','1689753435','2023-07-19 08:04:50','2023-07-19 11:04:50',0,0),(162,0,10043,10013,0,NULL,NULL,'proforma','1689232403','2023-07-19 08:16:36','2023-07-19 11:16:36',0,0),(163,0,10043,10013,0,NULL,NULL,'proforma','1688982991','2023-07-19 08:51:23','2023-07-19 11:51:23',0,0),(164,0,10005,10013,0,NULL,NULL,'1689758147','1689758147 kayıt numaralı cihazı yarın ertek e gönderelim.','2023-07-19 13:29:29','2023-07-19 16:29:29',0,0),(165,0,10053,10013,0,NULL,NULL,'Proforma','1688651616','2023-07-21 06:11:27','2023-07-21 09:11:27',0,0),(166,0,10013,10005,0,NULL,NULL,'Terminal havuz','1688387545 merhaba, müşteri bizden bu cihaz ile alakalı bilgi beklemektedir','2023-07-21 08:57:03','2023-07-21 11:57:03',0,0),(167,0,10005,10013,0,NULL,NULL,'1688983364','İsmet ERTAN BODRUM 1688983364 servis nolu fatura tahsil edilip gönderilecek.','2023-07-22 13:21:45','2023-07-22 16:21:45',0,0),(168,0,10005,10013,0,NULL,NULL,'1688978434','1688978434 SERVİSKAYIT NUMARASI İLE KAYITLI CİHAZ ERTEK E GÖNDERELİM','2023-07-23 13:40:29','2023-07-23 16:40:29',0,0),(169,0,10005,10013,0,NULL,NULL,'1687247541','1687247541 kayıttaki metu havuza ait cihaz hazır gıda arabasına yetiştirebilirmiyiz  ERTEK','2023-07-24 07:37:04','2023-07-24 10:37:04',0,0),(170,0,10005,10013,0,NULL,NULL,'1689316063','1689316063 ilke home Bodrum şubeye ait cihaz hazırdır bu gün bodrum aracına verebilirmiyiz','2023-07-24 08:15:52','2023-07-24 11:15:52',0,0),(171,0,10043,10013,0,NULL,NULL,'Proforma','1688562694','2023-07-24 08:48:26','2023-07-24 11:48:26',0,0),(172,0,10005,10013,0,NULL,NULL,'1681125918 iade','1681125918  Bu pompayı iade edelim 14.05.2023 te iade istenmiş ama gönderilmemmiş','2023-07-24 10:14:10','2023-07-24 13:14:10',0,0),(173,0,10043,10013,0,NULL,NULL,'Proforma','1689325976','2023-07-24 10:47:08','2023-07-24 13:47:08',0,0),(174,0,10005,10013,0,NULL,NULL,'1690275005','1690275005 kayıtlı cihaz için 05385808647 numaralı telefondan ulaşıp Mustafa Talay için ödemesini sağlarmısın','2023-07-25 10:26:11','2023-07-25 13:26:11',0,0),(175,0,10005,10013,0,NULL,NULL,'1690456877','1690456877 koresin bu cihazınıda ali beyle gönderelim','2023-07-27 11:24:14','2023-07-27 14:24:14',0,0),(176,0,10005,10013,0,NULL,NULL,'1690454377','1690454377 kores in bu cihazınıda ali beyle gönderelim','2023-07-27 11:25:46','2023-07-27 14:25:46',0,0),(177,0,10053,10013,0,NULL,NULL,'1689614980','1689614980 ali beyle gönderelim.','2023-07-27 11:53:29','2023-07-27 14:53:29',0,0),(178,0,10043,10013,0,NULL,NULL,'proforma','1690461071','2023-07-27 12:36:46','2023-07-27 15:36:46',0,0),(179,0,10005,10013,0,NULL,NULL,'1688796227','1688796227 Ada apartmanına ait merdiven onarımı tamamlandı akşşam istanbul aracına yetişecek irsaliyesini kesermisin','2023-07-27 13:41:10','2023-07-27 16:41:10',0,0),(180,0,10013,10005,0,NULL,NULL,'1689143670','ilker havuz cihazı için sizden bilgi bekliyor.','2023-07-28 14:45:29','2023-07-28 20:44:33',0,0),(181,180,10005,10013,0,NULL,NULL,NULL,'bu cihaz onaylandımı','2023-07-28 17:44:33','2023-07-28 20:44:33',0,0),(182,0,10055,10005,0,NULL,NULL,'1689146854','1689146854 cihaz onaylanmıştır','2023-07-31 09:17:04','2023-07-31 12:17:04',0,0),(183,0,10055,10011,0,NULL,NULL,'teslim bilgisi','1689234234 teslim edildi düşülmüştür bilginize..','2023-07-31 12:14:13','2023-08-01 09:27:19',0,0),(184,0,10055,10053,0,NULL,NULL,'1690867698','nesa havuzdan bugün itibari ile gelen cihaza  bakılması gerekmektedir','2023-08-01 05:31:44','2023-08-01 08:31:44',0,0),(185,0,10055,10053,0,NULL,NULL,'1689928286','1689928286 ONAYLANMIŞTIR EN KISA SÜREDE TAMİRİNİ YAPILAMSINI RİCA EDERİM','2023-08-01 06:17:16','2023-08-01 09:17:16',0,0),(186,183,10011,10055,0,NULL,NULL,NULL,'Günaydın kolay gelsin \r\nteşekkür ederim . \r\niyi çalışmalar .','2023-08-01 06:27:19','2023-08-01 09:27:19',0,0),(187,0,10005,10013,0,NULL,NULL,'1687438748','1687438748 emin akay ücretini alalım','2023-08-02 12:23:26','2023-08-02 15:23:26',0,0),(188,0,10005,10055,0,NULL,NULL,'1690892001','1690892001 ertek firmasına ait cihazın onarımı tamamlandı. proforma gönderelim ve sevk edelim. İyi çalışmalar.','2023-08-04 08:43:47','2023-08-04 11:43:47',0,0),(189,0,10005,10055,0,NULL,NULL,'1690967305','1690967305  Ertek müşterisi Ediz havuz a ait 06425 YE  elektrot tamiratı yapıldı sevk edebiliriz','2023-08-04 11:57:54','2023-08-04 14:57:54',0,0),(190,0,10005,10055,0,NULL,NULL,'1691156124','1691156124 tamiri tamamlanmış tır sevk işlemini yapalım','2023-08-04 13:41:15','2023-08-04 16:41:15',0,0),(191,0,10053,10055,0,NULL,NULL,'proforma','1690360797 sipariş nolu servisin proformasını gönderelim.','2023-08-07 07:01:37','2023-08-07 10:01:37',0,0),(192,0,10053,10013,0,NULL,NULL,'1692432526','1692432526 fiş numarasında ramada otel cuma günü ödeme yapıyormuş , ödemesini takip edelim fatura kesip gönderelim','2023-08-21 18:37:43','2023-08-21 21:37:43',0,0),(193,0,10005,10056,0,NULL,NULL,'1693037877','Selam   Abicim Lütfen seri numarasını girelim cihazın arkasındadır yoksa içinde mutlaka vardır , şikayet ve  aksesuar bölümlerini dolduralım','2023-08-26 11:22:30','2023-08-28 16:30:36',0,0),(194,193,10056,10005,0,NULL,NULL,NULL,'Ürünün seri numarası beyin kısmının arkasında yer alıyor.Ürünün arıza kısmında belirttigim gibi Teknik servise sadece elektrot geldi . Firmadan beyinin arkasında bulunan seri numarasını istedim ama duvara sabitlendiğini söylüyerek seri numarasını atmadılar. Bilginize.','2023-08-28 07:46:38','2023-08-28 10:46:38',0,0),(195,193,10005,10056,0,NULL,NULL,NULL,'Teşekkür ederim','2023-08-28 13:30:36','2023-08-28 16:30:36',0,0),(196,0,10053,10055,0,NULL,NULL,'proforma','1689327049 proforma gönderilmiş mi kontrol eder misin?','2023-08-31 08:58:12','2023-08-31 11:58:12',0,0),(197,0,10053,10057,0,NULL,NULL,'filtre cam kapak','1692962188 mailden bakar mısın?','2023-08-31 15:34:43','2023-08-31 18:36:19',0,0),(198,197,10053,10057,0,NULL,NULL,NULL,'1691484257','2023-08-31 15:36:19','2023-08-31 18:36:19',0,0),(199,0,10057,10055,0,NULL,NULL,'Proforma Süleyman Öcel','1693288147 bu cihazın proforması gönderilecek','2023-09-01 05:52:31','2023-09-01 08:52:31',0,1),(200,0,10053,10055,0,NULL,NULL,'proforma','1693558667 proforma gönderebilir miyiz?\r\n iyi çalışmalar dilerim.','2023-09-01 09:10:08','2023-09-01 12:10:08',0,1),(201,0,10053,10055,0,NULL,NULL,'İrsaliye','1692264368 kayıt nolu ürün excel e işlenip iade olarak irsaliye kesilecek. İyi çalışmalar.','2023-09-01 10:09:05','2023-09-01 13:09:05',0,1),(202,0,10053,10055,0,NULL,NULL,'İrsaliye','1691659625 servis nolu ürünü excele işlenip irsaliyesi kesilecektir. İyi çalışmalar dilerim.','2023-09-01 10:27:06','2023-09-01 13:27:06',0,1),(203,0,10053,10055,0,NULL,NULL,'İrsaliye','1693566262 servis nolu ürünün irsaliyesi kesilmesi gerekmektedir. İyi çalışmalar dilerim.','2023-09-01 11:15:47','2023-09-01 14:15:47',0,1),(204,0,10053,10055,0,NULL,NULL,'İrsaliye','1693569014 servis nolu ürünün irsaliyesi kesilecektir iyi çalışmalar dilerim.','2023-09-01 12:00:13','2023-09-01 15:00:13',0,1),(205,0,10057,10055,0,NULL,NULL,'proforma','1693470241 proforma gönderilecek.','2023-09-01 17:30:20','2023-09-01 20:30:20',0,1),(206,0,10057,10055,0,NULL,NULL,'proforma','1692777267 servis nolu ürünün proformasını gönderelim.','2023-09-01 17:41:49','2023-09-01 20:41:49',0,1),(207,0,10057,10055,0,NULL,NULL,'proforma','1692089911 servis nolu ürünün proformasını gönderelim.','2023-09-01 18:03:32','2023-09-01 21:03:32',0,0),(208,0,10005,10011,0,NULL,NULL,'1694596267','1694596267  bu tür malzeme ve cihaz için fotoğraf ve video ekleyebilir misin?','2023-09-13 12:11:41','2023-09-13 16:24:54',0,0),(209,208,10011,10005,0,NULL,NULL,NULL,'tamamdır birdahaki sefere dikkate alacağım','2023-09-13 13:24:54','2023-09-13 16:24:54',0,0),(210,0,10005,10055,0,NULL,NULL,'1695023326','1695023326 okyanus havuz ırsali\r\nyesini keselim yarın antalya kamyonuna yetişsin','2023-09-21 18:51:26','2023-09-21 21:51:26',0,0),(211,0,10057,1,0,NULL,NULL,'yedek','https://gemas.com.tr/yedek-parca','2023-09-22 05:47:59','2023-09-22 08:47:59',1,0),(212,0,10057,10055,0,NULL,NULL,'yedek','https://gemas.com.tr/yedek-parca','2023-09-22 05:48:39','2023-09-22 08:48:39',0,0),(213,0,10005,10055,0,NULL,NULL,'1695373813','1695373813   Biotıp  yaşam teknolojilerine servis için gönderelim irsaliyesini kes','2023-10-02 05:35:30','2023-10-02 08:35:30',0,0),(214,0,10005,10043,0,NULL,NULL,'1694689720','1694689720 kadir 300i kaydı nı açtım','2023-10-04 06:58:36','2023-10-04 13:39:56',0,0),(215,214,10043,10005,0,NULL,NULL,NULL,'Orhan abi bana attığın numara Ertek firmasının GSC 201\'ine ait','2023-10-04 10:39:56','2023-10-04 13:39:56',0,0),(216,0,10005,10043,0,NULL,NULL,'1696397937','1696397937 yanlış yazmışım','2023-10-04 11:07:04','2023-10-04 14:07:04',0,0),(217,0,10005,10055,0,NULL,NULL,'1691762066','1691762066 teslim irsaliyesini keselim','2023-10-12 05:08:06','2023-10-12 08:08:06',0,0),(218,0,10005,1,0,NULL,NULL,'1660393584','1660393584 kaman tekniğe fatura keselim','2023-10-14 11:06:03','2023-10-14 14:06:03',0,0),(219,0,10057,10052,0,NULL,NULL,'1689763685','1689763685 24 kw ısıtıcı gönderime hazır','2023-11-02 12:36:51','2023-11-02 15:36:51',0,1),(220,0,10057,10053,0,NULL,NULL,'fiş','1695025537','2023-11-06 08:27:00','2023-11-06 11:27:00',0,0),(221,0,10007,10043,0,NULL,NULL,'220','onay ya da iade maili yok','2023-11-08 11:59:36','2023-11-08 14:59:36',0,0),(222,0,10007,10043,0,NULL,NULL,'76','Onay ve ya iade maili yok','2023-11-08 12:00:17','2023-11-08 15:00:17',0,0),(223,0,10007,10043,0,NULL,NULL,'387','Onay ve ya iade maili yok','2023-11-08 12:06:22','2023-11-08 15:06:22',0,0),(224,0,10007,10043,0,NULL,NULL,'525','Gönderilen proforma maili ve ya başka bir mail yok.','2023-11-08 12:08:31','2023-11-08 15:08:31',0,0),(225,0,10007,1,0,NULL,NULL,'1306','Onay ve ya iade maili yok.','2023-11-08 12:09:06','2023-11-08 15:09:06',0,0),(226,0,10007,10043,0,NULL,NULL,'1395','Onay ve ya iade maili yok.','2023-11-08 12:10:07','2023-11-08 15:10:07',0,0),(227,0,10007,10057,0,NULL,NULL,'595','Bilgi yok.','2023-11-08 12:16:34','2023-11-08 15:16:34',0,0),(228,0,10007,10057,0,NULL,NULL,'969','Bilgi yok.','2023-11-08 12:17:25','2023-11-08 15:17:25',0,0),(229,0,10007,10057,0,NULL,NULL,'1181','Bilgi yok.','2023-11-08 12:33:05','2023-11-08 15:33:05',0,0),(230,0,10007,10057,0,NULL,NULL,'1389','Bilgi yok.','2023-11-08 12:35:08','2023-11-08 15:35:08',0,0),(231,0,10007,10057,0,NULL,NULL,'1507','Bilgi yok.','2023-11-08 12:40:38','2023-11-08 15:40:38',0,0),(232,0,10007,10057,0,NULL,NULL,'350','Bilgi yok.','2023-11-08 13:24:50','2023-11-08 16:24:50',0,0),(233,0,10007,10057,0,NULL,NULL,'1415','Bilgi yok.','2023-11-08 13:26:10','2023-11-08 16:26:10',0,0),(234,0,10007,10057,0,NULL,NULL,'1421','Bilgi yok.','2023-11-08 13:27:33','2023-11-08 16:27:33',0,0),(235,0,10007,10057,0,NULL,NULL,'1353 Yeni servis','Bilgi yok.','2023-11-09 06:09:41','2023-11-09 09:09:41',0,0),(236,0,10007,10043,0,NULL,NULL,'HP4417J80294','Yeni servis.','2023-11-09 07:47:34','2023-11-09 10:47:34',0,0),(237,0,10007,10053,0,NULL,NULL,'B01207747','Bilgi yok.','2023-11-09 10:43:03','2023-11-09 13:43:03',0,0),(238,0,10007,10053,0,NULL,NULL,'1698834942','4 Adem Taş 07.11.2023\r\n07.11.2023 te bodruma gönderilmek üzere gempaşa sevk edildi\r\nadem abi sevk edildiye çekmiş fakat bodrum kapatmamış. Teslim edildi\'mi edilmedi\'mi bilinmiyor. Mailden kontrol edermisin.','2023-11-09 17:45:53','2023-11-09 20:45:53',0,0),(239,0,10007,1,0,NULL,NULL,'1694069625','Bu\'da  238 mesaj ıd si ile aynı olay.','2023-11-09 17:47:27','2023-11-09 20:47:27',0,0),(240,0,10007,10053,0,NULL,NULL,'1663050953','Hilal Hanım 22.12.2022 tarihinde Gempaş\'dan Antalya şubeye gönderim yapmış fakat şube teslim etmiş olarak gözükmüyor.','2023-11-09 17:50:02','2023-11-09 20:50:02',0,0),(241,0,10007,10053,0,NULL,NULL,'1663233090','Hilal hanım 22.12.2022 Gempaş\'dan Bodrum şubeye sevk etmiş fakat bodrum şubeden başka bir işlem yapılmamış.','2023-11-09 17:52:16','2023-11-09 20:52:16',0,0),(242,0,10057,10053,0,NULL,NULL,'sasas','1690449542','2023-11-10 16:50:07','2023-11-10 19:50:07',0,0),(243,0,10057,1,0,NULL,NULL,'Orhan abiye son durum sor','1682417084','2023-11-10 17:49:48','2023-11-10 20:49:48',0,0),(244,0,10053,10057,0,NULL,NULL,'Sevk İşlemi','1661331781','2023-11-13 08:27:21','2023-11-13 11:27:21',0,0),(245,0,10053,10057,0,NULL,NULL,'HatalI Proforma','1695802630','2023-11-16 13:54:22','2023-11-16 16:54:22',0,0),(246,0,10053,10057,0,NULL,NULL,'Hatalı Proforma','1695792733','2023-11-16 13:56:23','2023-11-16 16:56:23',0,0),(247,0,10053,10057,0,NULL,NULL,'1695735314','fdfa','2023-11-16 14:01:02','2023-11-16 17:01:02',0,0),(248,0,10053,10057,0,NULL,NULL,'1695627489','ddfdsfgds','2023-11-16 14:17:24','2023-11-16 17:17:24',0,0),(249,0,10053,10057,0,NULL,NULL,'1695035487','greygd','2023-11-16 14:23:03','2023-11-16 17:23:03',0,0),(250,0,10053,10011,0,NULL,NULL,'1696587560','vana','2023-12-01 08:04:13','2023-12-01 11:04:13',0,0),(251,0,10006,10001,0,NULL,NULL,'8789985456214','dkjasdkjahskhfghsdknf','2023-12-07 12:58:39','2023-12-07 15:58:39',0,0),(252,0,10006,10001,0,NULL,NULL,'123213','123123','2023-12-07 12:59:10','2023-12-07 15:59:10',0,0),(253,0,10053,10006,0,NULL,NULL,'1700468044','Selam abi proforma oluşturulamıyor.','2023-12-08 08:31:25','2023-12-08 11:31:25',0,0),(254,0,10053,10011,0,NULL,NULL,'Stok ekleme','0221500641 \r\n0221501081','2023-12-25 06:44:44','2023-12-25 14:18:48',0,0),(255,254,10011,10053,0,NULL,NULL,NULL,'TAMAM .','2023-12-25 11:18:48','2023-12-25 14:18:48',0,0),(256,0,10005,10053,0,NULL,NULL,'1703657356','1703657356 cihaza bakılsın','2023-12-27 06:10:34','2023-12-27 09:10:34',0,0),(257,0,10057,10005,0,NULL,NULL,'1703657356','1703657356  Müşterinişn aciliyeti var lütfen hızlı bakabilirmiyiz','2023-12-27 06:16:16','2023-12-27 09:16:16',0,0),(258,0,10053,10057,0,NULL,NULL,'ndskjfb','\\\\gemasfile\\GEMAS\\SSTH','2024-01-10 09:11:23','2024-01-10 12:11:23',0,0),(259,0,10057,10053,0,NULL,NULL,'fiş no','1705642052','2024-01-19 05:36:41','2024-01-19 08:36:41',0,0);

--
-- Table structure for table `sy_resimler`
--

CREATE TABLE `sy_resimler` (
  `resim_id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `resim_tur` varchar(155) NOT NULL,
  `resim_link` varchar(255) NOT NULL,
  `resim_tur_id` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
  PRIMARY KEY (`resim_id`)
) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=795 DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- Dumping data for table `sy_resimler`
--

INSERT INTO `sy_resimler` VALUES (1,'servis_fisi','servis_fisi_628399b594a88_1652791733.png',4),(3,'servis_fisi','servis_fisi_62ac5321bdd01_1655460641.jpg',108),(4,'servis_fisi','servis_fisi_62daafa54d756_1658498981.jpg',308),(5,'servis_fisi','servis_fisi_62de4d4c56f3d_1658735948.jpg',321),(6,'servis_fisi','servis_fisi_62ea11f0362f3_1659507184.jpg',384),(7,'servis_fisi','servis_fisi_62ea11f7c3b50_1659507191.jpg',384),(8,'servis_fisi','servis_fisi_62ea196027829_1659509088.jpg',385),(9,'servis_fisi','servis_fisi_62ea19669c2c9_1659509094.jpg',385),(12,'servis_fisi','servis_fisi_632dac008d3f8_1663937536.jpeg',922),(11,'servis_fisi','servis_fisi_632dabe1db7e1_1663937505.jpeg',922),(13,'servis_fisi','servis_fisi_632dac06b45e9_1663937542.jpeg',922),(14,'servis_fisi','servis_fisi_6331572166b01_1664177953.jpeg',970),(15,'servis_fisi','servis_fisi_6331572509762_1664177957.jpeg',970),(16,'servis_fisi','servis_fisi_6331572f4f838_1664177967.jpeg',970),(17,'servis_fisi','servis_fisi_63315736bc0b0_1664177974.jpeg',970),(18,'servis_fisi','servis_fisi_63315739eaa2b_1664177977.jpeg',970),(19,'servis_fisi','servis_fisi_6333dfc3e918a_1664344003.jpeg',993),(20,'servis_fisi','servis_fisi_6333dfcacab94_1664344010.jpeg',993),(21,'servis_fisi','servis_fisi_6333dfd026e34_1664344016.jpeg',993),(22,'servis_fisi','servis_fisi_6333dfd4b11dc_1664344020.jpeg',993),(23,'servis_fisi','servis_fisi_6333dfda1e7a6_1664344026.jpeg',993),(24,'servis_fisi','servis_fisi_633557230f3d2_1664440099.jpg',1013),(25,'servis_fisi','servis_fisi_633d562e70c6c_1664964142.jpeg',660),(26,'servis_fisi','servis_fisi_633d5634ba9e1_1664964148.jpeg',660),(27,'servis_fisi','servis_fisi_633d5639b4633_1664964153.jpeg',660),(30,'servis_fisi','servis_fisi_6358c8eaa68e0_1666762986.jpg',1261),(31,'servis_fisi','servis_fisi_6358c8efce477_1666762991.jpg',1261),(32,'servis_fisi','servis_fisi_6358c8fa86ff1_1666763002.jpg',1261),(34,'servis_fisi','servis_fisi_635f607bd7180_1667195003.jpg',1279),(35,'servis_fisi','servis_fisi_635f608d069fd_1667195021.jpg',1279),(36,'servis_fisi','servis_fisi_635f721057b0d_1667199504.jpg',1282),(37,'servis_fisi','servis_fisi_635f7214dfc8f_1667199508.jpg',1282),(38,'servis_fisi','servis_fisi_635f733fefbda_1667199807.jpg',1283),(39,'servis_fisi','servis_fisi_635f734421c85_1667199812.jpg',1283),(40,'servis_fisi','servis_fisi_635f9cba701b8_1667210426.jpg',1286),(41,'servis_fisi','servis_fisi_6362482a92e3e_1667385386.jpg',1302),(42,'servis_fisi','servis_fisi_636b51e450d69_1667977700.jpg',1317),(43,'servis_fisi','servis_fisi_636b51eca693a_1667977708.jpg',1317),(44,'servis_fisi','servis_fisi_636e2ac390c9f_1668164291.jpg',1325),(45,'servis_fisi','servis_fisi_636e2ad0a8cbb_1668164304.jpg',1325),(46,'servis_fisi','servis_fisi_6399c3efcf92f_1671021551.jpeg',1417),(47,'servis_fisi','servis_fisi_6399c3fb612ef_1671021563.jpeg',1417),(48,'servis_fisi','servis_fisi_63b68a8527596_1672907397.jpg',1509),(49,'servis_fisi','servis_fisi_63b68a95bd38a_1672907413.jpg',1509),(50,'servis_fisi','servis_fisi_63b6d7b090070_1672927152.jpg',1509),(51,'servis_fisi','servis_fisi_63bfa5e5291b0_1673504229.jpg',1452),(52,'servis_fisi','servis_fisi_63c55dc1f3974_1673878977.jpg',1898),(53,'servis_fisi','servis_fisi_63c55dc999442_1673878985.jpg',1898),(54,'servis_fisi','servis_fisi_63c56372ee5ac_1673880434.jpg',1900),(55,'servis_fisi','servis_fisi_63c563786f37e_1673880440.jpg',1900),(56,'servis_fisi','servis_fisi_63c5637f37e1e_1673880447.jpg',1900),(57,'servis_fisi','servis_fisi_63c56385966a1_1673880453.jpg',1900),(58,'servis_fisi','servis_fisi_63c564fbcb518_1673880827.jpg',1901),(59,'servis_fisi','servis_fisi_63c5650116d6f_1673880833.jpg',1901),(60,'servis_fisi','servis_fisi_63c565073fe90_1673880839.jpg',1901),(61,'servis_fisi','servis_fisi_63c6338da7e0c_1673933709.jpg',1902),(62,'servis_fisi','servis_fisi_63c633944dbe0_1673933716.jpg',1902),(63,'servis_fisi','servis_fisi_63c6339b381d5_1673933723.jpg',1902),(64,'servis_fisi','servis_fisi_63c633a32e795_1673933731.jpg',1902),(65,'servis_fisi','servis_fisi_63c634de7c175_1673934046.jpg',1903),(66,'servis_fisi','servis_fisi_63c634e5b6f48_1673934053.jpg',1903),(67,'servis_fisi','servis_fisi_63c634f83088b_1673934072.jpg',1903),(68,'servis_fisi','servis_fisi_63c634ffc6f42_1673934079.jpg',1903),(69,'servis_fisi','servis_fisi_63c635065c3c7_1673934086.jpg',1903),(70,'servis_fisi','servis_fisi_63c6350d275be_1673934093.jpg',1903),(71,'servis_fisi','servis_fisi_63ce2217a9166_1674453527.jfif',1905),(73,'servis_fisi','servis_fisi_63ce22bd3b94d_1674453693.jfif',1905),(74,'servis_fisi','servis_fisi_63ce239d76fc6_1674453917.jfif',1905),(75,'servis_fisi','servis_fisi_63d117a739e67_1674647463.png',1880),(76,'servis_fisi','servis_fisi_63d125377c06c_1674650935.png',1755),(77,'servis_fisi','servis_fisi_63d12542355b6_1674650946.jpeg',1755),(78,'servis_fisi','servis_fisi_63dcca01c4b47_1675414017.jfif',1964),(79,'servis_fisi','servis_fisi_63e492a4b7aa6_1675924132.jpeg',1966),(80,'servis_fisi','servis_fisi_63e4ab45ca138_1675930437.jpeg',1965),(81,'servis_fisi','servis_fisi_63e4ce407fd03_1675939392.jpeg',1981),(83,'servis_fisi','servis_fisi_63e4cea8676d1_1675939496.jpeg',1980),(84,'servis_fisi','servis_fisi_63e4cf19593a9_1675939609.jpeg',1979),(85,'servis_fisi','servis_fisi_63ece46e2d996_1676469358.jpeg',1999),(86,'servis_fisi','servis_fisi_63ece47926810_1676469369.jpeg',1999),(87,'servis_fisi','servis_fisi_63edbc0d6c0e6_1676524557.jpeg',2014),(88,'servis_fisi','servis_fisi_63f70cc609b55_1677135046.jpeg',2039),(89,'servis_fisi','servis_fisi_63f70cd37fdcc_1677135059.jpeg',2039),(90,'servis_fisi','servis_fisi_63f77d113c913_1677163793.png',2010),(91,'servis_fisi','servis_fisi_63f79b646918c_1677171556.jpeg',2051),(92,'servis_fisi','servis_fisi_63fd9fbd546cd_1677565885.jpeg',2082),(93,'servis_fisi','servis_fisi_63fda0281f3dd_1677565992.jpeg',2085),(94,'servis_fisi','servis_fisi_63fda034d8230_1677566004.jpeg',2085),(95,'servis_fisi','servis_fisi_640083c3a8d41_1677755331.jpeg',2099),(97,'servis_fisi','servis_fisi_640093aa4a0b2_1677759402.jpeg',2100),(98,'servis_fisi','servis_fisi_640093c38e7ae_1677759427.jpeg',2100),(99,'servis_fisi','servis_fisi_640093d132567_1677759441.jpeg',2100),(100,'servis_fisi','servis_fisi_64023b0c15a24_1677867788.jpeg',2105),(101,'servis_fisi','servis_fisi_64023b0f51121_1677867791.jpeg',2105),(102,'servis_fisi','servis_fisi_64023b1599c16_1677867797.jpeg',2105),(103,'servis_fisi','servis_fisi_64023b1939a55_1677867801.jpeg',2105),(104,'servis_fisi','servis_fisi_64023b24320ac_1677867812.jpeg',2105),(105,'servis_fisi','servis_fisi_640589727e85e_1678084466.jpg',2106),(106,'servis_fisi','servis_fisi_64058d4da47aa_1678085453.jpg',2108),(107,'servis_fisi','servis_fisi_6405d4299553f_1678103593.jpg',2109),(108,'servis_fisi','servis_fisi_640afc10b93d9_1678441488.jpg',2123),(109,'servis_fisi','servis_fisi_640afc150134b_1678441493.jpg',2123),(110,'servis_fisi','servis_fisi_640afc18ed3a3_1678441496.jpg',2123),(111,'servis_fisi','servis_fisi_640afc1c777f2_1678441500.jpg',2123),(115,'servis_fisi','servis_fisi_640b101dadb48_1678446621.jpg',2124),(114,'servis_fisi','servis_fisi_640b101139c5d_1678446609.jpg',2124),(116,'servis_fisi','servis_fisi_640b10259e953_1678446629.jpg',2124),(117,'servis_fisi','servis_fisi_640b13fb2f77c_1678447611.jpg',2118),(118,'servis_fisi','servis_fisi_640b14003931c_1678447616.jpg',2118),(119,'servis_fisi','servis_fisi_640b1403be3f2_1678447619.jpg',2118),(120,'servis_fisi','servis_fisi_640b1407dcff5_1678447623.jpg',2118),(121,'servis_fisi','servis_fisi_640ebb02af835_1678686978.jpeg',2043),(122,'servis_fisi','servis_fisi_640ebb060ba78_1678686982.jpeg',2043),(123,'servis_fisi','servis_fisi_640ec6db2d0f5_1678690011.jpeg',2135),(124,'servis_fisi','servis_fisi_640ec6e35a776_1678690019.jpeg',2135),(125,'servis_fisi','servis_fisi_640ec6e8cea51_1678690024.jpeg',2135),(126,'servis_fisi','servis_fisi_640ec6f9c1923_1678690041.jpeg',2135),(127,'servis_fisi','servis_fisi_640f0dc3745f0_1678708163.jpeg',2139),(128,'servis_fisi','servis_fisi_640f0dc639f86_1678708166.jpeg',2139),(129,'servis_fisi','servis_fisi_640f0dca636b7_1678708170.jpeg',2139),(130,'servis_fisi','servis_fisi_640f5e39e53d2_1678728761.jpeg',2141),(131,'servis_fisi','servis_fisi_640f5e46e1415_1678728774.jpeg',2141),(132,'servis_fisi','servis_fisi_6411602113cca_1678860321.jpeg',2038),(133,'servis_fisi','servis_fisi_6411a013b1506_1678876691.jpeg',2152),(134,'servis_fisi','servis_fisi_6411ca3c61ff2_1678887484.jpeg',2134),(135,'servis_fisi','servis_fisi_6412b9e86e938_1678948840.jpg',2156),(136,'servis_fisi','servis_fisi_6412ff13c25ef_1678966547.jpg',2162),(137,'servis_fisi','servis_fisi_64131bc5db058_1678973893.jpg',2164),(138,'servis_fisi','servis_fisi_64132198a3b0b_1678975384.jpg',2165),(139,'servis_fisi','servis_fisi_6418410592404_1679311109.jpeg',2150),(148,'servis_fisi','servis_fisi_6419c52ed93e6_1679410478.txt',2188),(147,'servis_fisi','servis_fisi_6419c5227e69f_1679410466.png',2188),(149,'servis_fisi','servis_fisi_641a9c2fcdd1a_1679465519.jpg',2199),(154,'servis_fisi','servis_fisi_64229ec4ded8b_1679990468.pdf',2218),(155,'servis_fisi','servis_fisi_64229ed77cf26_1679990487.xlsx',2218),(156,'servis_fisi','servis_fisi_6422b156c0573_1679995222.xlsx',1900),(157,'servis_fisi','servis_fisi_6422bbf3677a4_1679997939.jpeg',2215),(158,'servis_fisi','servis_fisi_6422bbfc5f231_1679997948.jpeg',2215),(163,'servis_fisi','servis_fisi_6422c41bda415_1680000027.pdf',2222),(162,'servis_fisi','servis_fisi_6422c3d37bd11_1679999955.xlsx',2222),(165,'servis_fisi','servis_fisi_6422c50b0fa8f_1680000267.jpg',2222),(166,'servis_fisi','servis_fisi_6422e3711b7b0_1680008049.xlsx',2260),(167,'servis_fisi','servis_fisi_6422e37a97234_1680008058.xlsx',2260),(168,'servis_fisi','servis_fisi_6422f346a01cc_1680012102.pdf',2264),(169,'servis_fisi','servis_fisi_6422f39d5bb8f_1680012189.jpg',2264),(170,'servis_fisi','servis_fisi_642430bb9557e_1680093371.xlsx',2279),(171,'servis_fisi','servis_fisi_6424449a06729_1680098458.jpeg',2283),(172,'servis_fisi','servis_fisi_642444a5e8a49_1680098469.jpeg',2283),(173,'servis_fisi','servis_fisi_64267ad44e7cf_1680243412.jpeg',1990),(174,'servis_fisi','servis_fisi_6426bae5617bc_1680259813.xlsx',2301),(175,'servis_fisi','servis_fisi_642ac1ad48309_1680523693.jpeg',908),(176,'servis_fisi','servis_fisi_643905586ee43_1681458520.jpeg',2360),(177,'servis_fisi','servis_fisi_6439055f1a830_1681458527.jpeg',2360),(178,'servis_fisi','servis_fisi_64394cbe046f4_1681476798.xlsx',2366),(179,'servis_fisi','servis_fisi_64395cb2769be_1681480882.jpeg',2366),(180,'servis_fisi','servis_fisi_64395cc147c08_1681480897.jpg',2366),(181,'servis_fisi','servis_fisi_64395cd739055_1681480919.jpg',2366),(182,'servis_fisi','servis_fisi_643fc9f18f698_1681902065.jpg',2383),(183,'servis_fisi','servis_fisi_643fc9fb1d11d_1681902075.jpg',2383),(184,'servis_fisi','servis_fisi_643fca0777e4b_1681902087.xlsx',2383),(185,'servis_fisi','servis_fisi_643fecda93846_1681911002.xlsx',2388),(186,'servis_fisi','servis_fisi_644686ada7707_1682343597.xlsx',2397),(187,'servis_fisi','servis_fisi_64476b301815a_1682402096.xlsx',2398),(188,'servis_fisi','servis_fisi_6447ca4fd781b_1682426447.xlsx',2407),(189,'servis_fisi','servis_fisi_6447ca54dc2bc_1682426452.jpg',2407),(190,'servis_fisi','servis_fisi_6447ca5f2c234_1682426463.jpg',2407),(191,'servis_fisi','servis_fisi_644aa06b7072a_1682612331.xlsx',2422),(192,'servis_fisi','servis_fisi_6453908415a12_1683198084.jpeg',2354),(193,'servis_fisi','servis_fisi_6454f1cfcc30c_1683288527.jpeg',2455),(194,'servis_fisi','servis_fisi_6454f1d76ed67_1683288535.jpeg',2455),(195,'servis_fisi','servis_fisi_6454f1ded3889_1683288542.jpeg',2455),(197,'servis_fisi','servis_fisi_64560fe0c3c23_1683361760.jpeg',2462),(198,'servis_fisi','servis_fisi_64560fea20b75_1683361770.jpeg',2462),(199,'servis_fisi','servis_fisi_6458e6e36eb18_1683547875.jpeg',2298),(200,'servis_fisi','servis_fisi_64591c405cdce_1683561536.xlsx',2467),(201,'servis_fisi','servis_fisi_64591d43da675_1683561795.xlsx',2468),(202,'servis_fisi','servis_fisi_645a0a7a996d9_1683622522.xlsx',2471),(203,'servis_fisi','servis_fisi_645c7d3388939_1683782963.jpeg',2485),(204,'servis_fisi','servis_fisi_645c8522a21c9_1683784994.jpeg',2463),(205,'servis_fisi','servis_fisi_645c85555bf66_1683785045.jpeg',2463),(206,'servis_fisi','servis_fisi_645ca526e8c8c_1683793190.jpg',2489),(207,'servis_fisi','servis_fisi_645ca533be30b_1683793203.xlsx',2489),(208,'servis_fisi','servis_fisi_645d3507761a6_1683830023.pdf',2286),(209,'servis_fisi','servis_fisi_646234f06fa84_1684157680.xlsx',2521),(210,'servis_fisi','servis_fisi_646239c51ec93_1684158917.xlsx',2522),(211,'servis_fisi','servis_fisi_6464687325710_1684301939.jpg',2527),(212,'servis_fisi','servis_fisi_6464687ec7309_1684301950.jpg',2527),(213,'servis_fisi','servis_fisi_6464688d20116_1684301965.jpg',2527),(214,'servis_fisi','servis_fisi_6465f04fdbd65_1684402255.xlsx',2548),(215,'servis_fisi','servis_fisi_64666339b967a_1684431673.jpeg',2552),(216,'servis_fisi','servis_fisi_646663c924c8c_1684431817.jpeg',2552),(217,'servis_fisi','servis_fisi_646663e87eee9_1684431848.jpeg',2552),(218,'servis_fisi','servis_fisi_646b21977315e_1684742551.xlsx',2561),(219,'servis_fisi','servis_fisi_646b22d020fa2_1684742864.xlsx',2562),(220,'servis_fisi','servis_fisi_646b24dbf1589_1684743387.xlsx',2563),(221,'servis_fisi','servis_fisi_646b8b7949355_1684769657.jpg',2572),(222,'servis_fisi','servis_fisi_646b8b7f5bb12_1684769663.jpg',2572),(223,'servis_fisi','servis_fisi_646b8b9c33e90_1684769692.xlsx',2572),(224,'servis_fisi','servis_fisi_646b8d27305c6_1684770087.xlsx',2573),(225,'servis_fisi','servis_fisi_646b8d34e311f_1684770100.jpeg',2573),(226,'servis_fisi','servis_fisi_646b92a3e042b_1684771491.jpeg',2574),(227,'servis_fisi','servis_fisi_646b932e11222_1684771630.jfif',2574),(228,'servis_fisi','servis_fisi_646b93de7708c_1684771806.jpeg',2575),(229,'servis_fisi','servis_fisi_646b93e78c633_1684771815.jpeg',2575),(230,'servis_fisi','servis_fisi_646ef5faec316_1684993530.jpeg',2586),(231,'servis_fisi','servis_fisi_646ef606263b8_1684993542.jpeg',2586),(232,'servis_fisi','servis_fisi_646ef61100679_1684993553.jpeg',2586),(233,'servis_fisi','servis_fisi_646ef6959a27a_1684993685.png',2587),(234,'servis_fisi','servis_fisi_646ef6a888a9f_1684993704.txt',2587),(235,'servis_fisi','servis_fisi_646ef6f7b1f15_1684993783.pdf',2587),(236,'servis_fisi','servis_fisi_646f1d2c97057_1685003564.png',2588),(237,'servis_fisi','servis_fisi_64706ba5d1a5e_1685089189.xls',2607),(238,'servis_fisi','servis_fisi_64706bd3874c6_1685089235.xls',2608),(239,'servis_fisi','servis_fisi_64706c0663950_1685089286.xls',2609),(240,'servis_fisi','servis_fisi_64709db02efde_1685102000.pdf',2577),(241,'servis_fisi','servis_fisi_6471f1e6cb17c_1685189094.jpg',2511),(242,'servis_fisi','servis_fisi_6471f1f296e2e_1685189106.jpg',2511),(243,'servis_fisi','servis_fisi_64749de4d79e0_1685364196.jpg',2516),(244,'servis_fisi','servis_fisi_64749dfff052b_1685364223.jpg',2516),(245,'servis_fisi','servis_fisi_64749e11e7328_1685364241.jpg',2516),(246,'servis_fisi','servis_fisi_64773b124f4cf_1685535506.jpg',2646),(247,'servis_fisi','servis_fisi_64773b34ee064_1685535540.jpg',2646),(248,'servis_fisi','servis_fisi_64773d010e44a_1685536001.xlsx',2647),(249,'servis_fisi','servis_fisi_64773d0903672_1685536009.png',2647),(250,'servis_fisi','servis_fisi_64773d127c6db_1685536018.png',2647),(251,'servis_fisi','servis_fisi_64799e3c28da6_1685691964.jpg',2660),(252,'servis_fisi','servis_fisi_64799e4705ced_1685691975.jpg',2660),(253,'servis_fisi','servis_fisi_64799e5b3021f_1685691995.jpg',2660),(254,'servis_fisi','servis_fisi_64799f982dde9_1685692312.jpg',2661),(255,'servis_fisi','servis_fisi_64799fb25fffb_1685692338.jpg',2661),(256,'servis_fisi','servis_fisi_647d8620e6195_1685947936.xlsx',2685),(257,'servis_fisi','servis_fisi_647ec3cb53162_1686029259.txt',2695),(258,'servis_fisi','servis_fisi_647eed20de340_1686039840.jpeg',2710),(259,'servis_fisi','servis_fisi_647eed3de728e_1686039869.jpeg',2710),(260,'servis_fisi','servis_fisi_64897059a4df6_1686728793.jpeg',2779),(261,'servis_fisi','servis_fisi_64897062de603_1686728802.jpeg',2779),(262,'servis_fisi','servis_fisi_6489706bd7c97_1686728811.jpeg',2779),(263,'servis_fisi','servis_fisi_648afb5563abf_1686829909.xlsx',2799),(264,'servis_fisi','servis_fisi_648c010cf1ab7_1686896908.xlsx',2803),(265,'servis_fisi','servis_fisi_648c04add776a_1686897837.xlsx',2805),(266,'servis_fisi','servis_fisi_648c04cbd03c8_1686897867.jpg',2805),(267,'servis_fisi','servis_fisi_648c05abe858e_1686898091.jpeg',2806),(268,'servis_fisi','servis_fisi_648c05b89255c_1686898104.xlsx',2806),(269,'servis_fisi','servis_fisi_648c26c482d5d_1686906564.xlsx',2823),(270,'servis_fisi','servis_fisi_648d46f4bea53_1686980340.jpeg',2707),(271,'servis_fisi','servis_fisi_648d46fd4dec5_1686980349.jpeg',2707),(272,'servis_fisi','servis_fisi_649978a7dd114_1687779495.xlsx',2920),(273,'servis_fisi','servis_fisi_64a2948db2b28_1688376461.jpg',2940),(274,'servis_fisi','servis_fisi_64a29491c3eba_1688376465.jpg',2940),(275,'servis_fisi','servis_fisi_64a294bda467f_1688376509.xlsx',2940),(276,'servis_fisi','servis_fisi_64a414e1557c7_1688474849.xlsx',2968),(277,'servis_fisi','servis_fisi_64a532ff2bd62_1688548095.jpeg',2979),(278,'servis_fisi','servis_fisi_64a5330b9cc9c_1688548107.jpeg',2979),(279,'servis_fisi','servis_fisi_64a5331b72847_1688548123.xlsx',2979),(280,'servis_fisi','servis_fisi_64a7d74a0fe69_1688721226.jpg',3020),(281,'servis_fisi','servis_fisi_64a7d74eed729_1688721230.jpg',3020),(282,'servis_fisi','servis_fisi_64a7d75383621_1688721235.jpg',3020),(283,'servis_fisi','servis_fisi_64a7d75790b9c_1688721239.jpg',3020),(284,'servis_fisi','servis_fisi_64ad131a6a8dc_1689064218.jpg',3071),(285,'servis_fisi','servis_fisi_64ad1b5c99370_1689066332.jpg',3075),(286,'servis_fisi','servis_fisi_64ad1b5f81bd8_1689066335.jpg',3075),(287,'servis_fisi','servis_fisi_64ad1b666b0a3_1689066342.xlsx',3075),(288,'servis_fisi','servis_fisi_64ad1c3b13fca_1689066555.jpg',3024),(289,'servis_fisi','servis_fisi_64ad1c4065dec_1689066560.xlsx',3024),(290,'servis_fisi','servis_fisi_64ad1c66bc90b_1689066598.jpg',3024),(291,'servis_fisi','servis_fisi_64ad22c6705b3_1689068230.xlsx',3076),(292,'servis_fisi','servis_fisi_64ae4dd071e6a_1689144784.jpeg',2962),(293,'servis_fisi','servis_fisi_64ae4df47d866_1689144820.jpeg',2962),(294,'servis_fisi','servis_fisi_64ae63966b1b4_1689150358.jpeg',3077),(295,'servis_fisi','servis_fisi_64ae65e054e43_1689150944.jpeg',3077),(296,'servis_fisi','servis_fisi_64afb6a8d155f_1689237160.jpeg',3119),(297,'servis_fisi','servis_fisi_64afddb09f8ed_1689247152.jpeg',3125),(298,'servis_fisi','servis_fisi_64afddbdb60d5_1689247165.jpeg',3125),(299,'servis_fisi','servis_fisi_64aff8a649717_1689254054.jpg',3126),(300,'servis_fisi','servis_fisi_64aff8c9306bd_1689254089.xlsx',3126),(301,'servis_fisi','servis_fisi_64b0e98c8a5e9_1689315724.jpeg',3129),(302,'servis_fisi','servis_fisi_64b0e99490476_1689315732.jpeg',3129),(303,'servis_fisi','servis_fisi_64b0eade56ec7_1689316062.jpeg',3130),(304,'servis_fisi','servis_fisi_64b0eae691796_1689316070.jpeg',3130),(305,'servis_fisi','servis_fisi_64b1379031edb_1689335696.xlsx',3139),(306,'servis_fisi','servis_fisi_64b137bf0c455_1689335743.jpg',3139),(307,'servis_fisi','servis_fisi_64b137c69b065_1689335750.jpg',3139),(308,'servis_fisi','servis_fisi_64b4e0e8d8b04_1689575656.jpeg',3052),(309,'servis_fisi','servis_fisi_64b4e0fcd4905_1689575676.jpeg',3052),(310,'servis_fisi','servis_fisi_64b7957f92f21_1689752959.jpeg',3188),(311,'servis_fisi','servis_fisi_64b795880b077_1689752968.jpeg',3188),(312,'servis_fisi','servis_fisi_64b79590e6e20_1689752976.jpeg',3188),(313,'servis_fisi','servis_fisi_64b7959950bf6_1689752985.jpeg',3188),(314,'servis_fisi','servis_fisi_64ba52dd232d1_1689932509.jpg',3215),(315,'servis_fisi','servis_fisi_64ba52eb026d6_1689932523.xlsx',3215),(316,'servis_fisi','servis_fisi_64ba5303194d3_1689932547.xlsx',3214),(317,'servis_fisi','servis_fisi_64ba5312b7a43_1689932562.jpeg',3214),(318,'servis_fisi','servis_fisi_64ba531a07bad_1689932570.jpeg',3214),(319,'servis_fisi','servis_fisi_64ba5320a2c7e_1689932576.jpeg',3214),(320,'servis_fisi','servis_fisi_64ba9eadd8e88_1689951917.xlsx',3224),(321,'servis_fisi','servis_fisi_64be332700c7a_1690186535.xlsx',3241),(322,'servis_fisi','servis_fisi_64be3369ad9f1_1690186601.jpg',3241),(323,'servis_fisi','servis_fisi_64be36e49c743_1690187492.jpg',3242),(324,'servis_fisi','servis_fisi_64be3701725c3_1690187521.xlsx',3242),(325,'servis_fisi','servis_fisi_64be5675514fb_1690195573.jpeg',3134),(326,'servis_fisi','servis_fisi_64be63f0d13b8_1690199024.xlsx',3251),(327,'servis_fisi','servis_fisi_64bfa89daa3d3_1690282141.jpg',3270),(328,'servis_fisi','servis_fisi_64bfa8c1ecfb4_1690282177.xlsx',3270),(329,'servis_fisi','servis_fisi_64c0d2369663a_1690358326.jpg',3283),(330,'servis_fisi','servis_fisi_64c0d23b0aa66_1690358331.jpg',3283),(331,'servis_fisi','servis_fisi_64c0d2483f525_1690358344.xlsx',3283),(332,'servis_fisi','servis_fisi_64c0d60dc51bd_1690359309.jpg',3284),(333,'servis_fisi','servis_fisi_64c0d611111ec_1690359313.jpg',3284),(334,'servis_fisi','servis_fisi_64c0d6144a9a9_1690359316.jpg',3284),(335,'servis_fisi','servis_fisi_64c0da480c624_1690360392.jpg',3288),(336,'servis_fisi','servis_fisi_64c0da4baa045_1690360395.jpg',3288),(338,'servis_fisi','servis_fisi_64c0ee01b559b_1690365441.xlsx',3291),(339,'servis_fisi','servis_fisi_64c0ee0c75633_1690365452.jpg',3291),(340,'servis_fisi','servis_fisi_64c0ee0f84792_1690365455.jpg',3291),(341,'servis_fisi','servis_fisi_64c22855a68ac_1690445909.jpeg',3309),(342,'servis_fisi','servis_fisi_64c22866d10ae_1690445926.jpeg',3309),(343,'servis_fisi','servis_fisi_64c2287473e3e_1690445940.jpeg',3309),(344,'servis_fisi','servis_fisi_64c35ffbc1351_1690525691.jpeg',2972),(345,'servis_fisi','servis_fisi_64c3602e3953e_1690525742.jpeg',2972),(346,'servis_fisi','servis_fisi_64c3604ecc1d7_1690525774.jpeg',2972),(347,'servis_fisi','servis_fisi_64c3a23b69349_1690542651.jpeg',3212),(348,'servis_fisi','servis_fisi_64c3a24bc0c0b_1690542667.jpeg',3212),(349,'servis_fisi','servis_fisi_64c402fbacc6f_1690567419.jpg',3237),(350,'servis_fisi','servis_fisi_64c4030514c6c_1690567429.jpg',3237),(351,'servis_fisi','servis_fisi_64c4030ca0d6a_1690567436.jpg',3237),(352,'servis_fisi','servis_fisi_64c7989dbaac8_1690802333.jpeg',3361),(353,'servis_fisi','servis_fisi_64c798a3f0c6f_1690802339.jpeg',3361),(354,'servis_fisi','servis_fisi_64c798ad1333b_1690802349.jpeg',3361),(355,'servis_fisi','servis_fisi_64c798bcf2a82_1690802364.jpeg',3361),(356,'servis_fisi','servis_fisi_64c798c557e0d_1690802373.jpeg',3361),(357,'servis_fisi','servis_fisi_64c798ce71d01_1690802382.jpeg',3361),(358,'servis_fisi','servis_fisi_64c79fb1b6b03_1690804145.xlsx',3362),(359,'servis_fisi','servis_fisi_64c7dbc6b05aa_1690819526.jpg',3371),(360,'servis_fisi','servis_fisi_64c7dbe2528de_1690819554.xlsx',3371),(361,'servis_fisi','servis_fisi_64c90e1bd70c1_1690897947.jpg',3388),(362,'servis_fisi','servis_fisi_64c90e2c08c10_1690897964.xlsx',3388),(363,'servis_fisi','servis_fisi_64ca342820c3d_1690973224.xlsx',3403),(364,'servis_fisi','servis_fisi_64ca342f1e9ee_1690973231.jpg',3403),(365,'servis_fisi','servis_fisi_64cb5debf2773_1691049451.pdf',3417),(367,'servis_fisi','servis_fisi_64cb8d750c734_1691061621.jpeg',3298),(371,'servis_fisi','servis_fisi_64cbd6116f316_1691080209.jpeg',3406),(370,'servis_fisi','servis_fisi_64cbd5fc566f4_1691080188.jpeg',3406),(372,'servis_fisi','servis_fisi_64cbd6263a028_1691080230.jpeg',3406),(373,'servis_fisi','servis_fisi_64cbf75e4a88f_1691088734.jpeg',3405),(374,'servis_fisi','servis_fisi_64cbf776c72da_1691088758.jpeg',3405),(375,'servis_fisi','servis_fisi_64cc0ad9c2d16_1691093721.xlsx',3431),(378,'servis_fisi','servis_fisi_64ce07b40c5b3_1691223988.jpeg',3296),(379,'servis_fisi','servis_fisi_64ce07bcec458_1691223996.jpeg',3296),(380,'servis_fisi','servis_fisi_64d0fd0ef1dd9_1691417870.jpeg',3460),(381,'servis_fisi','servis_fisi_64d0fd1c7180a_1691417884.jpeg',3460),(382,'servis_fisi','servis_fisi_64d13c212c576_1691434017.jpeg',3285),(383,'servis_fisi','servis_fisi_64d13c323fce6_1691434034.jpeg',3285),(384,'servis_fisi','servis_fisi_64d203e982c2e_1691485161.xlsx',3469),(385,'servis_fisi','servis_fisi_64d3719768011_1691578775.xlsx',3484),(386,'servis_fisi','servis_fisi_64d38cb262403_1691585714.xlsx',3500),(387,'servis_fisi','servis_fisi_64d3a4d4d79d9_1691591892.jpeg',3505),(388,'servis_fisi','servis_fisi_64d4734d38311_1691644749.jpeg',3507),(389,'servis_fisi','servis_fisi_64d488ff40074_1691650303.jpeg',3312),(390,'servis_fisi','servis_fisi_64d4890c9c463_1691650316.jpeg',3312),(391,'servis_fisi','servis_fisi_64d5ee571c28b_1691741783.pdf',3519),(392,'servis_fisi','servis_fisi_64d5f165e20b5_1691742565.pdf',3524),(393,'servis_fisi','servis_fisi_64d6247817793_1691755640.xlsx',3533),(394,'servis_fisi','servis_fisi_64d62485c18df_1691755653.jpg',3533),(395,'servis_fisi','servis_fisi_64d6248890499_1691755656.jpg',3533),(396,'servis_fisi','servis_fisi_64d6248b2dc11_1691755659.jpg',3533),(397,'servis_fisi','servis_fisi_64d62d770db85_1691757943.jpeg',3383),(398,'servis_fisi','servis_fisi_64d62dee7db41_1691758062.jpeg',3383),(399,'servis_fisi','servis_fisi_64d62df87fa07_1691758072.jpeg',3383),(402,'servis_fisi','servis_fisi_64d6301b2f4af_1691758619.png',3383),(401,'servis_fisi','servis_fisi_64d62e1191cd0_1691758097.jpeg',3383),(403,'servis_fisi','servis_fisi_64d6344fbdce1_1691759695.xlsx',3534),(404,'servis_fisi','servis_fisi_64d63becc3d27_1691761644.jpg',3534),(405,'servis_fisi','servis_fisi_64d6418268094_1691763074.jpeg',3525),(406,'servis_fisi','servis_fisi_64d6418ec7789_1691763086.jpeg',3525),(407,'servis_fisi','servis_fisi_64d64445d7054_1691763781.jpeg',3525),(408,'servis_fisi','servis_fisi_64d66e15638c7_1691774485.jpeg',3542),(409,'servis_fisi','servis_fisi_64d66e25373ca_1691774501.jpeg',3542),(410,'servis_fisi','servis_fisi_64d71f4dbcd95_1691819853.jpeg',3544),(411,'servis_fisi','servis_fisi_64d72097d55a8_1691820183.jpeg',3545),(413,'servis_fisi','servis_fisi_64da0a01b1d2b_1692011009.jpeg',3475),(414,'servis_fisi','servis_fisi_64da0a0f4e2ae_1692011023.jpeg',3475),(415,'servis_fisi','servis_fisi_64da0a176b95c_1692011031.jpeg',3475),(416,'servis_fisi','servis_fisi_64da0a413a0ac_1692011073.jpeg',3475),(417,'servis_fisi','servis_fisi_64da0a4c86e4e_1692011084.jpeg',3475),(418,'servis_fisi','servis_fisi_64da0d0eca7ba_1692011790.xlsx',3561),(419,'servis_fisi','servis_fisi_64da0d21de567_1692011809.png',3561),(420,'servis_fisi','servis_fisi_64da0d34c6314_1692011828.jpeg',3561),(421,'servis_fisi','servis_fisi_64da0e4f8392e_1692012111.xlsx',3562),(422,'servis_fisi','servis_fisi_64db857bb74cb_1692108155.jpeg',3189),(423,'servis_fisi','servis_fisi_64dcb9aac7f02_1692187050.jpg',3595),(424,'servis_fisi','servis_fisi_64dcb9b6e7ab7_1692187062.jpg',3595),(425,'servis_fisi','servis_fisi_64dcb9c23ae98_1692187074.jpg',3595),(426,'servis_fisi','servis_fisi_64dcb9c63bdaa_1692187078.jpg',3595),(427,'servis_fisi','servis_fisi_64dce437d9181_1692197943.xlsx',3597),(428,'servis_fisi','servis_fisi_64ddbc48a1cfe_1692253256.jpeg',3565),(429,'servis_fisi','servis_fisi_64ddbc626fd56_1692253282.jpeg',3565),(430,'servis_fisi','servis_fisi_64ddbc6f2a0fe_1692253295.jpeg',3565),(431,'servis_fisi','servis_fisi_64de37d353832_1692284883.jpg',3619),(432,'servis_fisi','servis_fisi_64de37deae0fc_1692284894.jpg',3619),(433,'servis_fisi','servis_fisi_64de41bf4f1e0_1692287423.jpeg',3608),(434,'servis_fisi','servis_fisi_64e0758d51cb2_1692431757.jpeg',3577),(435,'servis_fisi','servis_fisi_64e075b0cfd2c_1692431792.jpeg',3577),(436,'servis_fisi','servis_fisi_64e3368f95328_1692612239.jpeg',3647),(437,'servis_fisi','servis_fisi_64e336b7bcb57_1692612279.jpeg',3647),(438,'servis_fisi','servis_fisi_64e4faaeedd01_1692727982.jpeg',3672),(439,'servis_fisi','servis_fisi_64e4fababf7d0_1692727994.jpeg',3672),(442,'servis_fisi','servis_fisi_64e7360e45956_1692874254.xlsx',3701),(441,'servis_fisi','servis_fisi_64e73381db63a_1692873601.xlsx',3705),(443,'servis_fisi','servis_fisi_64ec3a3c95ed7_1693203004.jpeg',3675),(444,'servis_fisi','servis_fisi_64ec3a42c53f8_1693203010.jpeg',3675),(445,'servis_fisi','servis_fisi_64ec535eb40da_1693209438.jpeg',3677),(446,'servis_fisi','servis_fisi_64ecb02d95953_1693233197.xlsx',3785),(447,'servis_fisi','servis_fisi_64ecb03d8054f_1693233213.jpg',3785),(448,'servis_fisi','servis_fisi_64ecb0431a086_1693233219.jpg',3785),(449,'servis_fisi','servis_fisi_64ecbfde9779a_1693237214.xlsx',3787),(450,'servis_fisi','servis_fisi_64ecbfea2c6f5_1693237226.png',3787),(451,'servis_fisi','servis_fisi_64eda0c108112_1693294785.jpeg',3793),(452,'servis_fisi','servis_fisi_64eda0cd4554b_1693294797.jpeg',3793),(453,'servis_fisi','servis_fisi_64eda0fc3c339_1693294844.jpeg',3793),(454,'servis_fisi','servis_fisi_64edaed0c9454_1693298384.jpeg',3794),(455,'servis_fisi','servis_fisi_64edaed7436bb_1693298391.jpeg',3794),(463,'servis_fisi','servis_fisi_64edb629ec3cb_1693300265.xlsx',3794),(457,'servis_fisi','servis_fisi_64edb28e0a9e4_1693299342.jpg',3795),(458,'servis_fisi','servis_fisi_64edb2928788d_1693299346.jpg',3795),(459,'servis_fisi','servis_fisi_64edb296d62ef_1693299350.jpg',3795),(460,'servis_fisi','servis_fisi_64edb2a530bf5_1693299365.xlsx',3795),(461,'servis_fisi','servis_fisi_64edb44c3cf55_1693299788.xlsx',3796),(462,'servis_fisi','servis_fisi_64edb45569553_1693299797.jpg',3796),(464,'servis_fisi','servis_fisi_64f0a6fca5b87_1693492988.xlsx',3816),(465,'servis_fisi','servis_fisi_64f0d65d2e328_1693505117.jpeg',3780),(466,'servis_fisi','servis_fisi_64f0d669ccbba_1693505129.jpeg',3780),(467,'servis_fisi','servis_fisi_64f0d674485fc_1693505140.jpeg',3780),(468,'servis_fisi','servis_fisi_64f0d67d1f9e7_1693505149.jpeg',3780),(469,'servis_fisi','servis_fisi_64f0d68698b2d_1693505158.jpeg',3780),(470,'servis_fisi','servis_fisi_64f0d68f87ec0_1693505167.jpeg',3780),(471,'servis_fisi','servis_fisi_64f0dcd64b71b_1693506774.jpeg',3789),(472,'servis_fisi','servis_fisi_64f0dcdd16ea0_1693506781.jpeg',3789),(473,'servis_fisi','servis_fisi_64f0dce678eb6_1693506790.jpeg',3789),(474,'servis_fisi','servis_fisi_64f0dcf168b55_1693506801.jpeg',3789),(475,'servis_fisi','servis_fisi_64f0dcfa54396_1693506810.jpeg',3789),(476,'servis_fisi','servis_fisi_64f0dd125c3c1_1693506834.jpeg',3789),(477,'servis_fisi','servis_fisi_64f19d3b5a0b2_1693556027.jpg',3821),(478,'servis_fisi','servis_fisi_64f19d464106d_1693556038.xlsx',3821),(479,'servis_fisi','servis_fisi_64f588db2b7fd_1693812955.xlsx',3840),(480,'servis_fisi','servis_fisi_64f588e53bea3_1693812965.jpeg',3840),(481,'servis_fisi','servis_fisi_64f588eb8eef1_1693812971.jpeg',3840),(482,'servis_fisi','servis_fisi_64f588f0bca78_1693812976.jpeg',3840),(483,'servis_fisi','servis_fisi_64f591d12d473_1693815249.jpeg',3843),(484,'servis_fisi','servis_fisi_64f591d82cf0f_1693815256.jpeg',3843),(485,'servis_fisi','servis_fisi_64f591e546dd6_1693815269.xlsx',3843),(486,'servis_fisi','servis_fisi_64f5eb4d03ee6_1693838157.xlsx',3851),(487,'servis_fisi','servis_fisi_64f5eb5a37219_1693838170.jpeg',3851),(488,'servis_fisi','servis_fisi_64f5eb5f85c86_1693838175.jpeg',3851),(489,'servis_fisi','servis_fisi_64f5f78998bc4_1693841289.jpg',3852),(490,'servis_fisi','servis_fisi_64f5f7920547b_1693841298.xlsx',3852),(491,'servis_fisi','servis_fisi_64f85e12580ef_1693998610.xlsx',3864),(492,'servis_fisi','servis_fisi_64f85e5e63761_1693998686.jpg',3864),(493,'servis_fisi','servis_fisi_64f85e62d6804_1693998690.jpg',3864),(494,'servis_fisi','servis_fisi_64f86975bb8e4_1694001525.png',3866),(495,'servis_fisi','servis_fisi_64f895a5d1cba_1694012837.xlsx',3871),(496,'servis_fisi','servis_fisi_64f895b43308c_1694012852.jpg',3871),(497,'servis_fisi','servis_fisi_64f89a572fa82_1694014039.xlsx',3872),(498,'servis_fisi','servis_fisi_64f89a63c7e82_1694014051.jpg',3872),(499,'servis_fisi','servis_fisi_64f89a680a8c4_1694014056.jpg',3872),(500,'servis_fisi','servis_fisi_64f89a6a7e202_1694014058.jpg',3872),(501,'servis_fisi','servis_fisi_64f98025e5d76_1694072869.xlsx',3878),(502,'servis_fisi','servis_fisi_64fef8027ac63_1694431234.jpg',3947),(503,'servis_fisi','servis_fisi_64fef804348ca_1694431236.jpg',3947),(504,'servis_fisi','servis_fisi_64fef80b25141_1694431243.xlsx',3947),(505,'servis_fisi','servis_fisi_65001b423c1ca_1694505794.jpg',3982),(506,'servis_fisi','servis_fisi_65001b449705c_1694505796.jpg',3982),(507,'servis_fisi','servis_fisi_65001c22eefe2_1694506018.jpg',3984),(508,'servis_fisi','servis_fisi_65001c259ed95_1694506021.jpg',3984),(509,'servis_fisi','servis_fisi_65002c3c68e0d_1694510140.jpg',3985),(510,'servis_fisi','servis_fisi_65002c44db3ba_1694510148.xlsx',3985),(511,'servis_fisi','servis_fisi_650043b4f07d5_1694516148.xlsx',3987),(512,'servis_fisi','servis_fisi_650044cb2f285_1694516427.jpg',3987),(513,'servis_fisi','servis_fisi_650044cd79db4_1694516429.jpg',3987),(514,'servis_fisi','servis_fisi_650044d055a92_1694516432.jpg',3987),(515,'servis_fisi','servis_fisi_6500756d025fb_1694528877.jpg',4009),(516,'servis_fisi','servis_fisi_6500757747108_1694528887.jpg',4009),(517,'servis_fisi','servis_fisi_65007d36daf30_1694530870.xlsx',4010),(518,'servis_fisi','servis_fisi_650080309fba8_1694531632.xlsx',4011),(519,'servis_fisi','servis_fisi_65014a47c9bd4_1694583367.jpeg',3540),(520,'servis_fisi','servis_fisi_65014a5d9286a_1694583389.jpeg',3540),(521,'servis_fisi','servis_fisi_65014a6ab2459_1694583402.jpeg',3540),(522,'servis_fisi','servis_fisi_6502e3336d924_1694688051.jpg',4028),(523,'servis_fisi','servis_fisi_6502e33e655aa_1694688062.xlsx',4028),(524,'servis_fisi','servis_fisi_6502e7a8e1dd7_1694689192.xlsx',4031),(525,'servis_fisi','servis_fisi_6502e7af6254e_1694689199.jpg',4031),(526,'servis_fisi','servis_fisi_65042c8892dd0_1694772360.jpeg',4050),(527,'servis_fisi','servis_fisi_65042c928c6d6_1694772370.xlsx',4050),(528,'servis_fisi','servis_fisi_650461d3b4909_1694786003.jpeg',3978),(529,'servis_fisi','servis_fisi_650461dd0facf_1694786013.jpeg',3978),(530,'servis_fisi','servis_fisi_650c69301871a_1695312176.jpeg',4081),(531,'servis_fisi','servis_fisi_650c6936addd5_1695312182.jpeg',4081),(532,'servis_fisi','servis_fisi_650c693e4725a_1695312190.jpeg',4081),(533,'servis_fisi','servis_fisi_650c6946118a7_1695312198.jpeg',4081),(535,'servis_fisi','servis_fisi_650c695749b7f_1695312215.jpeg',4081),(536,'servis_fisi','servis_fisi_650d8985caf1d_1695385989.xlsx',4122),(537,'servis_fisi','servis_fisi_65116683232e3_1695639171.xlsx',4135),(538,'servis_fisi','servis_fisi_651282a940a2e_1695711913.jpeg',4075),(539,'servis_fisi','servis_fisi_651282b4e3aed_1695711924.jpeg',4075),(540,'servis_fisi','servis_fisi_6512de7aebe94_1695735418.jpeg',4153),(541,'servis_fisi','servis_fisi_6512de99e88a9_1695735449.jpeg',4153),(542,'servis_fisi','servis_fisi_6512dea3243ea_1695735459.jpeg',4153),(543,'servis_fisi','servis_fisi_65132346e76b1_1695753030.jpeg',3400),(544,'servis_fisi','servis_fisi_6513bec8c8a8b_1695792840.jpeg',4154),(545,'servis_fisi','servis_fisi_6513bedb020ab_1695792859.jpeg',4154),(546,'servis_fisi','servis_fisi_651423d098108_1695818704.jpeg',4025),(547,'servis_fisi','servis_fisi_651423db41646_1695818715.jpeg',4025),(548,'servis_fisi','servis_fisi_651423e9ea0e1_1695818729.jpeg',4025),(553,'servis_fisi','servis_fisi_651a809ecc636_1696235678.xlsx',4167),(550,'servis_fisi','servis_fisi_6516bfeb9545b_1695989739.jpg',4183),(551,'servis_fisi','servis_fisi_6516d4b799439_1695995063.xlsx',4185),(552,'servis_fisi','servis_fisi_6516d4f217179_1695995122.jpg',4185),(554,'servis_fisi','servis_fisi_651d2c108b608_1696410640.jfif',4204),(556,'servis_fisi','servis_fisi_651fe68656369_1696589446.jpeg',4188),(557,'servis_fisi','servis_fisi_651fe695324aa_1696589461.jpeg',4188),(558,'servis_fisi','servis_fisi_651fe69ec8beb_1696589470.jpeg',4188),(559,'servis_fisi','servis_fisi_6525101a710cb_1696927770.jpg',4242),(560,'servis_fisi','servis_fisi_652510288120c_1696927784.jpg',4242),(561,'servis_fisi','servis_fisi_6525102d11186_1696927789.jpg',4242),(562,'servis_fisi','servis_fisi_652530f552d9c_1696936181.jpeg',4148),(563,'servis_fisi','servis_fisi_652531020e8f6_1696936194.jpeg',4148),(564,'servis_fisi','servis_fisi_652535c2d69d6_1696937410.jpg',4246),(565,'servis_fisi','servis_fisi_652535c51d65f_1696937413.jpg',4246),(566,'servis_fisi','servis_fisi_652535dd1f0d7_1696937437.xlsx',4246),(567,'servis_fisi','servis_fisi_6525382d43e6d_1696938029.png',4247),(568,'servis_fisi','servis_fisi_65265abc235fa_1697012412.jfif',4249),(569,'servis_fisi','servis_fisi_65265acd26c24_1697012429.jfif',4249),(570,'servis_fisi','servis_fisi_65265af628a11_1697012470.jfif',4249),(571,'servis_fisi','servis_fisi_6527ae6e0d1a8_1697099374.jfif',4228),(572,'servis_fisi','servis_fisi_6527ae838b8e4_1697099395.jfif',4228),(573,'servis_fisi','servis_fisi_6527ae8e66327_1697099406.jfif',4228),(574,'servis_fisi','servis_fisi_6527b4ddbb09b_1697101021.jfif',4199),(575,'servis_fisi','servis_fisi_6528de800fb02_1697177216.jfif',4250),(576,'servis_fisi','servis_fisi_6528de924173d_1697177234.jfif',4250),(577,'servis_fisi','servis_fisi_652975e241eec_1697215970.jpeg',4072),(578,'servis_fisi','servis_fisi_652975ec44a73_1697215980.jpeg',4072),(579,'servis_fisi','servis_fisi_652e7a4706701_1697544775.xlsx',4308),(580,'servis_fisi','servis_fisi_652e7a53b2648_1697544787.jpg',4308),(581,'servis_fisi','servis_fisi_652e7b093a621_1697544969.xlsx',4309),(582,'servis_fisi','servis_fisi_652e7c7182fc9_1697545329.xlsx',4310),(583,'servis_fisi','servis_fisi_652e7c7d01a7e_1697545341.jpg',4310),(584,'servis_fisi','servis_fisi_652e7c7fdfe7f_1697545343.jpg',4310),(585,'servis_fisi','servis_fisi_652e7eb654be3_1697545910.jpg',4311),(586,'servis_fisi','servis_fisi_652fae65e6024_1697623653.xlsx',4324),(587,'servis_fisi','servis_fisi_652fae7363e1f_1697623667.png',4324),(588,'servis_fisi','servis_fisi_652fae7ff4147_1697623679.png',4324),(589,'servis_fisi','servis_fisi_652fbf7e9ff1a_1697628030.jpg',4325),(590,'servis_fisi','servis_fisi_652fbf96bab8d_1697628054.xlsx',4325),(591,'servis_fisi','servis_fisi_6530ca312f523_1697696305.jfif',4216),(592,'servis_fisi','servis_fisi_6530ca3d22b24_1697696317.jfif',4216),(593,'servis_fisi','servis_fisi_6530ca495188b_1697696329.jfif',4216),(594,'servis_fisi','servis_fisi_653244ec5bcc3_1697793260.jpg',4338),(595,'servis_fisi','servis_fisi_653244fe2783f_1697793278.xlsx',4338),(596,'servis_fisi','servis_fisi_653261224e239_1697800482.jfif',3853),(597,'servis_fisi','servis_fisi_6532671849bf2_1697802008.jpg',4339),(598,'servis_fisi','servis_fisi_6532671b9105e_1697802011.jpg',4339),(599,'servis_fisi','servis_fisi_65326728ab010_1697802024.xlsx',4339),(600,'servis_fisi','servis_fisi_653663b4dd167_1698063284.jpeg',4250),(601,'servis_fisi','servis_fisi_653663c05989d_1698063296.jpeg',4250),(602,'servis_fisi','servis_fisi_65366e6404bb6_1698066020.xlsx',4355),(603,'servis_fisi','servis_fisi_65366e6f866b5_1698066031.jpg',4355),(604,'servis_fisi','servis_fisi_65366e725dba4_1698066034.jpg',4355),(605,'servis_fisi','servis_fisi_65367b728c8e0_1698069362.jpeg',4218),(606,'servis_fisi','servis_fisi_65367b7d62ca5_1698069373.jpeg',4218),(607,'servis_fisi','servis_fisi_65367b86ebf5a_1698069382.jpeg',4218),(608,'servis_fisi','servis_fisi_65367b92a6c6b_1698069394.jpeg',4218),(609,'servis_fisi','servis_fisi_653783616e45f_1698136929.jfif',4359),(610,'servis_fisi','servis_fisi_6537836fa89a1_1698136943.jfif',4359),(611,'servis_fisi','servis_fisi_65378378ab6f5_1698136952.jfif',4359),(612,'servis_fisi','servis_fisi_65378531055bf_1698137393.jfif',4360),(613,'servis_fisi','servis_fisi_65378572c56d8_1698137458.jfif',4360),(614,'servis_fisi','servis_fisi_6537864ee787f_1698137678.jfif',4361),(615,'servis_fisi','servis_fisi_6537a6b06085e_1698145968.jpg',4365),(616,'servis_fisi','servis_fisi_6537a6b2c444f_1698145970.jpg',4365),(617,'servis_fisi','servis_fisi_6537a6c925b59_1698145993.xlsx',4365),(618,'servis_fisi','servis_fisi_65380207cab65_1698169351.jpg',4342),(620,'servis_fisi','servis_fisi_653802788dd5b_1698169464.jpg',4342),(621,'servis_fisi','servis_fisi_6538b170656f6_1698214256.jpeg',4361),(622,'servis_fisi','servis_fisi_6538b6eb5095f_1698215659.jpeg',4359),(624,'servis_fisi','servis_fisi_653be105cfbcc_1698423045.jpeg',4327),(626,'servis_fisi','servis_fisi_653be8845a1d9_1698424964.jpeg',4326),(627,'servis_fisi','servis_fisi_653bea0d1e0ce_1698425357.jpeg',4328),(628,'servis_fisi','servis_fisi_653bea186d53d_1698425368.jpeg',4328),(629,'servis_fisi','servis_fisi_653fb0366e11f_1698672694.mp4',4397),(634,'servis_fisi','servis_fisi_654384e737b99_1698923751.xlsx',4411),(631,'servis_fisi','servis_fisi_65420c3fdb7e2_1698827327.jpg',4413),(632,'servis_fisi','servis_fisi_65420c42d3165_1698827330.jpg',4413),(633,'servis_fisi','servis_fisi_654250cb98a54_1698844875.xlsx',4424),(635,'servis_fisi','servis_fisi_6544e76e3200f_1699014510.jpeg',4432),(636,'servis_fisi','servis_fisi_6544e7ec387d0_1699014636.jpeg',4432),(637,'servis_fisi','servis_fisi_6544f7018ef07_1699018497.xlsx',4438),(638,'servis_fisi','servis_fisi_6544f8b4876a3_1699018932.xlsx',4440),(639,'servis_fisi','servis_fisi_6549eee2e7747_1699344098.xlsx',4452),(640,'servis_fisi','servis_fisi_6549eefd23a93_1699344125.jpg',4452),(641,'servis_fisi','servis_fisi_654a0a2299002_1699351074.jpg',4453),(642,'servis_fisi','servis_fisi_654a0a9e1954d_1699351198.jpg',4454),(643,'servis_fisi','servis_fisi_654a1bfba069c_1699355643.jpeg',4455),(644,'servis_fisi','servis_fisi_654a1c016c9b5_1699355649.jpeg',4455),(645,'servis_fisi','servis_fisi_654a1c11c10e2_1699355665.xlsx',4455),(646,'servis_fisi','servis_fisi_654cb788f034d_1699526536.jpeg',4429),(647,'servis_fisi','servis_fisi_654cb7963c341_1699526550.jpeg',4429),(648,'servis_fisi','servis_fisi_654e0c052ea18_1699613701.jpg',4473),(649,'servis_fisi','servis_fisi_654e197392c95_1699617139.pdf',4394),(650,'servis_fisi','servis_fisi_654e1e6a04172_1699618410.jpeg',4394),(651,'servis_fisi','servis_fisi_654e1e7b5341e_1699618427.jpeg',4394),(652,'servis_fisi','servis_fisi_654e264d1f4cf_1699620429.jpeg',4394),(654,'servis_fisi','servis_fisi_654e26d5e0ba2_1699620565.jpeg',4394),(655,'servis_fisi','servis_fisi_654f3ad88d153_1699691224.jpeg',3585),(661,'servis_fisi','servis_fisi_654f3b622be4f_1699691362.jpeg',3585),(662,'servis_fisi','servis_fisi_654f3b89b0ab6_1699691401.jpeg',3585),(663,'servis_fisi','servis_fisi_654f3b9578a50_1699691413.jpeg',3585),(665,'servis_fisi','servis_fisi_654f3bb2a9488_1699691442.jpeg',3585),(666,'servis_fisi','servis_fisi_654f5b12a1905_1699699474.jpeg',4476),(667,'servis_fisi','servis_fisi_6551f5aa4ae4f_1699870122.pdf',3585),(668,'servis_fisi','servis_fisi_6552087e8a519_1699874942.jpg',4481),(669,'servis_fisi','servis_fisi_655208980d6c8_1699874968.jpg',4481),(670,'servis_fisi','servis_fisi_6552092e22f41_1699875118.jpg',4479),(671,'servis_fisi','servis_fisi_65520947ae8f1_1699875143.jpg',4479),(672,'servis_fisi','servis_fisi_655332da1b5f2_1699951322.jpeg',4442),(673,'servis_fisi','servis_fisi_655332fb19e1d_1699951355.jpeg',4442),(674,'servis_fisi','servis_fisi_655333065ae00_1699951366.jpeg',4442),(675,'servis_fisi','servis_fisi_6553331221794_1699951378.jpeg',4442),(677,'servis_fisi','servis_fisi_6555b46d06ced_1700115565.jpeg',4494),(678,'servis_fisi','servis_fisi_6555b474dd13e_1700115572.jpeg',4494),(679,'servis_fisi','servis_fisi_655718ab063cc_1700206763.jpg',4502),(681,'servis_fisi','servis_fisi_655718ba50ab9_1700206778.jpg',4502),(682,'servis_fisi','servis_fisi_65571ea5a7dea_1700208293.jpg',4503),(683,'servis_fisi','servis_fisi_65571ea9510cc_1700208297.jpg',4503),(684,'servis_fisi','servis_fisi_655722b3ce9fa_1700209331.jpg',4504),(685,'servis_fisi','servis_fisi_65574f5a40c3e_1700220762.jpg',4441),(686,'servis_fisi','servis_fisi_65574f5f950d1_1700220767.jpg',4441),(687,'servis_fisi','servis_fisi_6558b4119bbcf_1700312081.jpeg',4459),(688,'servis_fisi','servis_fisi_6558b41c6df80_1700312092.jpeg',4459),(689,'servis_fisi','servis_fisi_6558b426b835d_1700312102.jpeg',4459),(690,'servis_fisi','servis_fisi_655b3f5f2afeb_1700478815.jpg',4512),(691,'servis_fisi','servis_fisi_655b3f6781fd9_1700478823.jpg',4512),(692,'servis_fisi','servis_fisi_655b3f7d81ba7_1700478845.jpg',4512),(693,'servis_fisi','servis_fisi_655b3f81a79af_1700478849.jpg',4512),(694,'servis_fisi','servis_fisi_655b3f8730290_1700478855.jpg',4512),(695,'servis_fisi','servis_fisi_655b3fed5354c_1700478957.jpg',4512),(696,'servis_fisi','servis_fisi_655ca36d602e8_1700569965.jpg',4520),(697,'servis_fisi','servis_fisi_655ca37242028_1700569970.jpg',4520),(698,'servis_fisi','servis_fisi_655ca375edb8c_1700569973.jpg',4520),(699,'servis_fisi','servis_fisi_655ca37a10fb6_1700569978.jpg',4520),(700,'servis_fisi','servis_fisi_655ca37ea91a0_1700569982.jpg',4520),(701,'servis_fisi','servis_fisi_65607ee9780a8_1700822761.xlsx',4535),(702,'servis_fisi','servis_fisi_65607ef144405_1700822769.jpg',4535),(703,'servis_fisi','servis_fisi_65607ef6eccd6_1700822774.jpg',4535),(704,'servis_fisi','servis_fisi_6561a17285522_1700897138.pdf',3792),(705,'servis_fisi','servis_fisi_65643cb89bddf_1701067960.jpeg',4534),(706,'servis_fisi','servis_fisi_65643cc1a5904_1701067969.jpeg',4534),(707,'servis_fisi','servis_fisi_65643cc9cd4d7_1701067977.jpeg',4534),(708,'servis_fisi','servis_fisi_65643cd21ec35_1701067986.jpeg',4534),(709,'servis_fisi','servis_fisi_6565935ca835c_1701155676.jpg',4546),(710,'servis_fisi','servis_fisi_6565936df2677_1701155693.xlsx',4546),(711,'servis_fisi','servis_fisi_65686cc4a2ce1_1701342404.jpg',4556),(712,'servis_fisi','servis_fisi_65686ccf3665e_1701342415.jpg',4556),(713,'servis_fisi','servis_fisi_65686ecfd3694_1701342927.xlsx',4556),(714,'servis_fisi','servis_fisi_6568759a9498f_1701344666.jpg',4557),(715,'servis_fisi','servis_fisi_656875a6da0fa_1701344678.xlsx',4557),(716,'servis_fisi','servis_fisi_6568b79bba64c_1701361563.png',4559),(717,'servis_fisi','servis_fisi_6568ba2b4c020_1701362219.png',4560),(718,'servis_fisi','servis_fisi_6568bb40ade59_1701362496.png',4561),(719,'servis_fisi','servis_fisi_6568bcdb68006_1701362907.png',4562),(720,'servis_fisi','servis_fisi_6568bde920224_1701363177.png',4563),(721,'servis_fisi','servis_fisi_656ae584da1c1_1701504388.jpeg',4510),(722,'servis_fisi','servis_fisi_656ae58cc1d93_1701504396.jpeg',4510),(723,'servis_fisi','servis_fisi_656ae593395af_1701504403.jpeg',4510),(724,'servis_fisi','servis_fisi_656ae59a22aa5_1701504410.jpeg',4510),(765,'servis_fisi','servis_fisi_65841679c9652_1703155321.jpg',4661),(726,'servis_fisi','servis_fisi_656d8fcd71412_1701679053.jpg',4581),(727,'servis_fisi','servis_fisi_656d8fd3643cb_1701679059.jpg',4581),(728,'servis_fisi','servis_fisi_656d8fdb2eb5b_1701679067.jpg',4581),(733,'servis_fisi','servis_fisi_656d9017e52ea_1701679127.jpg',4581),(734,'servis_fisi','servis_fisi_656d90216d341_1701679137.jpg',4581),(731,'servis_fisi','servis_fisi_656d8ff20010b_1701679090.jpg',4581),(735,'servis_fisi','servis_fisi_656d924440398_1701679684.jpg',4582),(736,'servis_fisi','servis_fisi_656d925452394_1701679700.xlsx',4582),(737,'servis_fisi','servis_fisi_656db55f96968_1701688671.xlsx',4584),(738,'servis_fisi','servis_fisi_656db56723b3f_1701688679.jpg',4584),(739,'servis_fisi','servis_fisi_656db6870dbd6_1701688967.jpg',4585),(740,'servis_fisi','servis_fisi_656db6b0e68cf_1701689008.xlsx',4585),(741,'servis_fisi','servis_fisi_656dd9cae2adc_1701697994.xlsx',4588),(742,'servis_fisi','servis_fisi_656dd9e35910f_1701698019.jpeg',4588),(743,'servis_fisi','servis_fisi_656f1ff8425c4_1701781496.jpg',4595),(744,'servis_fisi','servis_fisi_656f1ffad4111_1701781498.jpg',4595),(745,'servis_fisi','servis_fisi_656f239543200_1701782421.xlsx',4596),(746,'servis_fisi','servis_fisi_656f23a9ec9fb_1701782441.jpg',4596),(747,'servis_fisi','servis_fisi_656f23b39ec4a_1701782451.jpg',4596),(748,'servis_fisi','servis_fisi_656f4d8a670c0_1701793162.jpg',4600),(749,'servis_fisi','servis_fisi_656f4d9e1d9f2_1701793182.xlsx',4600),(750,'servis_fisi','servis_fisi_65715758051f3_1701926744.jpeg',4602),(751,'servis_fisi','servis_fisi_6573079977361_1702037401.jpg',4611),(752,'servis_fisi','servis_fisi_65730b61ac7dd_1702038369.jpg',4573),(754,'servis_fisi','servis_fisi_65730b7663254_1702038390.jpg',4573),(755,'servis_fisi','servis_fisi_657315ec1078c_1702041068.mp4',4611),(756,'servis_fisi','servis_fisi_657334280c2d5_1702048808.jpeg',4591),(757,'servis_fisi','servis_fisi_65733434c4496_1702048820.jpeg',4591),(758,'servis_fisi','servis_fisi_6573343da4c5b_1702048829.jpeg',4591),(759,'servis_fisi','servis_fisi_65733452aa2cd_1702048850.jpeg',4591),(760,'servis_fisi','servis_fisi_657826a008f9f_1702373024.jpg',2648),(761,'servis_fisi','servis_fisi_658127a23f9e6_1702963106.jpeg',4617),(762,'servis_fisi','servis_fisi_65812a1e8b31a_1702963742.jpeg',4618),(763,'servis_fisi','servis_fisi_65812a285373a_1702963752.jpeg',4618),(764,'servis_fisi','servis_fisi_658414010dbcd_1703154689.mp4',4580),(766,'servis_fisi','servis_fisi_65841691aa623_1703155345.xlsx',4661),(767,'servis_fisi','servis_fisi_658573cfa5c67_1703244751.jpeg',4658),(769,'servis_fisi','servis_fisi_658573ef891d0_1703244783.jpeg',4658),(770,'servis_fisi','servis_fisi_65898f92f1af0_1703514002.xlsx',4675),(771,'servis_fisi','servis_fisi_65898f9d66213_1703514013.jpg',4675),(772,'servis_fisi','servis_fisi_658995adb78b3_1703515565.jpg',4676),(773,'servis_fisi','servis_fisi_658995bfc4842_1703515583.xlsx',4676),(774,'servis_fisi','servis_fisi_658d8276333e5_1703772790.jpg',4663),(775,'servis_fisi','servis_fisi_65984ee06a08d_1704480480.jpg',4705),(776,'servis_fisi','servis_fisi_65984eeb11011_1704480491.jpg',4705),(777,'servis_fisi','servis_fisi_6598feafe4831_1704525487.jpg',4668),(778,'servis_fisi','servis_fisi_6598febc339ec_1704525500.jpg',4668),(779,'servis_fisi','servis_fisi_65aa09e3d8798_1705642467.jpeg',4781),(780,'servis_fisi','servis_fisi_65aa09f4719c0_1705642484.jpeg',4781),(781,'servis_fisi','servis_fisi_65aa09fd97de7_1705642493.jpeg',4781),(782,'servis_fisi','servis_fisi_65ae1238905a5_1705906744.jpg',4807),(783,'servis_fisi','servis_fisi_65ae124a13f2b_1705906762.jpg',4807),(784,'servis_fisi','servis_fisi_65ae125a7967c_1705906778.jpg',4807),(785,'servis_fisi','servis_fisi_65ae16782afee_1705907832.jpg',4808),(786,'servis_fisi','servis_fisi_65ae1687a5eab_1705907847.jpg',4808),(787,'servis_fisi','servis_fisi_65ae17025b232_1705907970.jpg',4809),(788,'servis_fisi','servis_fisi_65ae1708db2dd_1705907976.jpg',4809),(789,'servis_fisi','servis_fisi_65ae7f552f548_1705934677.jpeg',4766),(790,'servis_fisi','servis_fisi_65ae7f62f0d1d_1705934690.jpeg',4766),(791,'servis_fisi','servis_fisi_65ae7f6dad5b6_1705934701.jpeg',4766),(792,'servis_fisi','servis_fisi_65ae7f777fcc1_1705934711.mp4',4766),(793,'servis_fisi','servis_fisi_65ae7f9421ba2_1705934740.mp4',4766),(794,'servis_fisi','servis_fisi_65ae7fec5ad2f_1705934828.jpeg',4766);

--
-- Table structure for table `sy_servis_islemleri`
--

CREATE TABLE `sy_servis_islemleri` (
  `servis_islem_id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `servis_fis_id` int(10) unsigned NOT NULL,
  `servis_tutar` decimal(10,2) unsigned NOT NULL,
  `ekleyen_id` int(10) unsigned NOT NULL,
  `durum_id` int(10) unsigned NOT NULL,
  `servis_islem_tarihi` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `servis_islem_aciklama` varchar(255) NOT NULL,
  `servis_islem_sil` tinyint(3) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',
  `servis_formunda_goster` tinyint(3) unsigned NOT NULL DEFAULT '1',
  `gider_aciklama` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `gider_tutar` decimal(10,2) NOT NULL DEFAULT '0.00',
  `hata_aciklama` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `hata_kod` int(11) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`servis_islem_id`),
  KEY `servis_fis_id` (`servis_fis_id`),
  KEY `ekleyen_id` (`ekleyen_id`),
  KEY `durum_id` (`durum_id`),
  KEY `servis_islem_tarihi` (`servis_islem_tarihi`)
) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=9634 DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- Dumping data for table `sy_servis_islemleri`
--

INSERT INTO `sy_servis_islemleri` VALUES (14,11,0.00,10004,8,'2022-05-24 21:00:00','TEst edildi. 26.05.2022 günü sevk edilecek',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(13,11,0.00,10004,0,'2022-05-24 21:00:00','Elektronik kart üzerindeki trafo yanmış yenisi ile değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(771,15,0.00,10004,1,'2022-08-05 21:00:00','Cihaz tamiri yapıldıktan sonra kargo ile sevki sağlandı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(12,10,0.00,10004,6,'2022-05-24 21:00:00','Smps arızalı garanti kapsamında değiştirildi.Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(18,14,0.00,10004,8,'2022-05-25 21:00:00','Garanti kapsamında yenisi ile değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(21,15,0.00,10004,0,'2022-05-25 21:00:00','Cihaz su altında kalmış. Alt gövde ve üst kapak kırık. Elektronik kartta sıvı teması var. Elektronik kart temizlendi. Normal şartlarda şu an çalışıyor ancak tevzi motoru ve elektronik kart su altında kaldığından dolayı ileride yaşanacak aksaklıklar da sor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(22,31,0.00,10007,7,'2022-05-26 21:00:00','Teste gidip arızası bulunucak.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(23,34,0.00,10005,0,'2022-05-26 21:00:00','Cihaz su almış .Elektronik kart yenisi ile değişmesi gerekli gerek Dozaj pompası elektronik kart değişecek.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(62,23,0.00,10004,0,'2022-06-03 21:00:00','Cihaz durgun suda çalışıtırılmıs. Elektrot en sol eleman kopmuş. Hazne aşırı ısıdan dolayı erimiş. Elektrot tamir edilmeli. Cihaz su almış elektronik kart değişmesi gerekli. Elektrot kablosu değişmeli.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(25,27,0.00,10004,0,'2022-05-29 21:00:00','Cihaz durgun suda çalışmaktan dolayı elektrot ve hazne erimiş. Elektrot tamir edilmeli, hazne ise yenisi ile değiştirilmelidir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(26,36,0.00,10007,7,'2022-05-29 21:00:00','Teste arızasına bakılacak',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(27,31,0.00,10007,6,'2022-05-29 21:00:00','Hiç bir arızaya rastlanmadı robot sağlam.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(73,58,0.00,10007,6,'2022-06-06 21:00:00','Kayış, fan.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(75,50,0.00,10007,1,'2022-06-06 21:00:00','Teslim edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(76,50,0.00,10007,8,'2022-06-06 21:00:00','İstanbul Gemaş\'a sevk edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(29,39,0.00,10004,0,'2022-05-29 21:00:00','Cihaza yetkisiz müdahele de bulunulmuş. Cihaz su almış ve tamiri mümkün değil. Yenisi tavsiye edilir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(30,26,0.00,10004,0,'2022-05-30 21:00:00','Cihazda herhangi bir arızaya rastlanılmadı. Ph prob kontrol edilmeli',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(31,26,0.00,10004,8,'2022-05-30 21:00:00','Test edildi. Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(34,41,0.00,10007,0,'2022-05-30 21:00:00','Arızalı parçalar; trafo güç kablosu, fan, motor, kablo motor ucu soketi, kayış, gergi rulmanı, şaft rulmanı, aktif fırça.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(35,41,0.00,10007,5,'2022-05-30 21:00:00','Proforma gönderildi onay bekleniyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(38,47,0.00,10004,8,'2022-05-31 21:00:00','Cihazda herhangi bir arıza tespit edilemedi. Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(41,30,0.00,10004,0,'2022-05-31 21:00:00','Dozaj pompası su almış yada rutubet ve nemden kaynaklı çürümüş tamiri mümkün değildir yenisi tavsiye. Tuz klor cihazında sıvı teması mevcut ana kart tamiri gerekli. Alt kasa vida kanalları kırılmış. Üst kapak da kırık mevcut. Ph elektrot yok',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(40,28,0.00,10004,0,'2022-05-31 21:00:00','Cihaz durgun suda çalıştırıldığı için elektrot sarı pinlerini eritmiş. Hazne de deformeler mevcut tamir gerekli',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(42,29,0.00,10004,0,'2022-05-31 21:00:00','Cihazda herhangi bir arıza tespit edilemedi. Elektrot durgun suda çalıştığı için tamiri gerekli',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(43,29,0.00,10004,8,'2022-05-31 21:00:00','Ürün sevk edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(44,28,0.00,10004,8,'2022-05-31 21:00:00','Sevk edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(50,49,0.00,10004,0,'2022-05-31 21:00:00','Lm 7905 voltaj regülatörü arızalı garanti kapsamında değiştirildi. Ph elektrot çalışıyor fakat cihaza giren soket kısmındaki kabloda aşınma var değiştirilmesi tavsiye edilir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(51,50,0.00,10007,7,'2022-06-01 21:00:00','Arızası teste belli olucak',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(52,52,0.00,10007,7,'2022-06-01 21:00:00','Trafo değişti. Test ediliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(53,51,0.00,10007,5,'2022-06-01 21:00:00','Bakım kiti, kayış, gergi rulmanı, tekerlek tüp rulmanı yıpranmış.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(54,51,0.00,10004,8,'2022-06-02 21:00:00','Cihazn arızası tespit edildi. Gerekli parçalar değiştirildi. İstanbul şubeye sevk edilmek üzere gönderildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(59,45,0.00,10004,0,'2022-06-02 21:00:00','Elktrot orta eleman kopuk tamir edilmeli.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(64,44,0.00,10004,0,'2022-06-03 21:00:00','Anahtarlı güç giriş yuvası arızalı değiştirilmeli. Elektrot elemanlarında kopukluk var tamiri gerekli.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(61,53,0.00,10004,0,'2022-06-02 21:00:00','2 adet BTA24 triyak arızalı. 11 adet buton arızalı. 3 Adet 7.62  3\'lü dişi klemens arızalı değişmesi gerekli',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(63,49,0.00,10004,8,'2022-06-03 21:00:00','Cihaz sevk edilmeye hazır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(65,55,0.00,10004,8,'2022-06-03 21:00:00','Cihaz conta kısmından su almış temizlendi. 20 şor conta takıldı. Elektrot bağlantı kablosu değiştirildi. Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(66,52,0.00,10004,8,'2022-06-05 21:00:00','Trafo değiştirildi. Test edildi ve sevke hazır',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(67,31,0.00,10007,7,'2022-06-05 21:00:00','Garantiden motor değişti test yapılıcak.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(127,85,0.00,10004,8,'2022-06-14 21:00:00','Garanti kapsamında tamir edildi. sevk edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(74,58,0.00,10004,8,'2022-06-06 21:00:00','Garanti kapsamında Kayış ve fan değiştirildi. Test edildi. Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(72,37,0.00,10004,0,'2022-06-06 21:00:00','Cihaz durgun suda uzun sure çalıştırılmasından dolayı elektrot haznesi şişmiş. Elektrot elemanlarında kopuk olanlar var. Elektrot oringi yerine başka bir conta takılmış. Elektrot kablosunda kireçlenme ve oksitlenme mevcut. Cihazda arızaya rastlanılmadı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(78,60,0.00,10007,6,'2022-06-06 21:00:00','Garantiden arızalı parçalar değiştirldi. Servo motor, drive motor Z12 dişli parçası, gri tekerlek, burç, kayış, tekerlek tüp rulmanı, tekerlek tüp rulman adaptörü.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(79,31,0.00,10004,8,'2022-06-07 21:00:00','Sevk edilmek için gönderildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(148,62,0.00,10004,13,'2022-06-16 21:00:00','Servis verilmeden iade',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(81,63,0.00,10007,5,'2022-06-07 21:00:00','24 metre fırdöndülü kablo. Fırdöndünün içinden su çıktı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(82,64,0.00,10007,6,'2022-06-07 21:00:00','Komple Fırça, gri tekerlek, burç, drive motoru Z12 dişlisi, aktif fırça dişlisi, kayış. Fazla Aşınmadan dolayı robotun hareket sistemi çalışmıyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(403,166,0.00,10004,16,'2022-07-18 21:00:00','Elektrot tamir edildi. Cihaz faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(402,167,0.00,10004,16,'2022-07-18 21:00:00','Cihaz kasası değiştirildi. Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(91,53,0.00,10004,8,'2022-06-08 21:00:00','Cihaz tamir edildi. Sevk edildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(90,67,0.00,10007,5,'2022-06-08 21:00:00','Hareket sisteminde aşınmalar var.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(7609,68,0.00,10007,1,'2023-10-30 21:00:00','Müşteri yeni robot aldığından dolayı garanti kapsamında iade edilmiştir. Sevk maili 31.10.2023 tarihinde gönderilmiştir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(95,69,0.00,10007,0,'2022-06-09 21:00:00','Hareket sisteminde aşınma ve kırıklar var. Motor arızalı',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(96,69,0.00,10007,5,'2022-06-09 21:00:00','Hareket sisteminde aşınma ve kırıklar var. Motor arızalı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(97,52,0.00,10010,1,'2022-06-09 21:00:00','CİHAZ MÜŞTERİYE TESLİM EDİLDİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(98,70,0.00,10010,0,'2022-06-09 21:00:00','Cihazın smps trafosu arızalı',0,1,'0642515',163.00,NULL,NULL),(99,70,0.00,10010,0,'2022-06-09 21:00:00','smps degişimi',0,1,'servis bakım',30.00,NULL,NULL),(100,70,0.00,10010,5,'2022-06-09 21:00:00','cihaz fiyat onayı beklemektedir',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(101,71,0.00,10010,1,'2022-06-09 21:00:00','Cihaz üst kapak contasından su almış elektrot haznesi garanti kapsamında degişti elektronik ana kart ekran kartı ile birlikte degişti cihaz test edildi faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(102,72,0.00,10004,5,'2022-06-09 21:00:00','Cihaz su altında kaldıktan sonra çalışmaya devam etmiş. Bu sebepten dolayı cihaz garanti kapsamında değerlendirilmemiştir.  Su altında kaldıktan sonra pompaya gelen elektrik kesilmeli ve servise yollanmalı. Aksi takdirde rulmanlar kendini kilitler ve moto',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(103,73,0.00,10010,1,'2022-06-09 21:00:00','CİHAZ GARANTİ KAPSAMINDA ANAKART DEGİŞİMİ YAOILDI TEST EDİLDİ FAAL.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(104,64,0.00,10010,1,'2022-06-09 21:00:00','CİHAZ TESLİM EDİLDİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(105,60,0.00,10010,1,'2022-06-10 21:00:00','cihaz müşteriye teslim edsilmiştir',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(106,74,0.00,10010,6,'2022-06-10 21:00:00','elektrote elemanın bir tanesi kaplamasız bozuk ve aşırı deform olmuş garanti kapsamında degiştirildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(107,70,193.50,10010,5,'2022-06-10 21:00:00','cihazın toplam  fiyatı',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(108,74,0.00,10010,1,'2022-06-10 21:00:00','cihaz teslim edildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(109,70,0.00,10010,1,'2022-06-10 21:00:00','cihaz teslim edildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(110,75,0.00,10010,10,'2022-06-12 21:00:00','CİHAZ FABRİKAYA GÖNDERİLDİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(111,76,0.00,10007,5,'2022-06-12 21:00:00','Motoru arızalı çalışmıyor. Kablo hasar var kablolar birbirlerine temas ediyor. Hareket sisteminde aşınmalar var.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(112,77,0.00,10010,10,'2022-06-12 21:00:00','CİHAZ FABRİKAYA GÖNDERİLDİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(113,78,0.00,10007,0,'2022-06-12 21:00:00','Kablo motor ucu soketinden motora su girmiş.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(114,78,0.00,10007,5,'2022-06-12 21:00:00','Kablo motor ucu soketinden motora su girmiş.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(147,98,0.00,10004,13,'2022-06-16 21:00:00','Cihazda herhangi bir arızaya rastlanılmadı. Elektrot su seviye çubuğu kopmus. tamir edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(116,83,0.00,10004,0,'2022-06-12 21:00:00','Orp elektrotu pool director\'e giren kısımda kopukluk var. Ph elektrotu arızalı ölçüm yapmıyor. Değişmesi gerekli.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(117,83,0.00,10004,5,'2022-06-12 21:00:00','Proforma gönderildi. Fiyat onayı bekleniyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(118,84,0.00,10004,8,'2022-06-13 21:00:00','Cihaz su aldığından dolayı garanti kapsamında 052200065067 seri numaralı ürün ile değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(120,85,0.00,10007,6,'2022-06-13 21:00:00','Fan kapağı yapışma yerlerinden ayrılmış. Kayış esnemiş.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(122,87,0.00,10004,8,'2022-06-13 21:00:00','Servis verilmeden iade edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(123,88,0.00,10007,5,'2022-06-13 21:00:00','Hareket sistemi aşınmış ve kırılmış, fan ve çarkın dönmesini engelleyen cisim ve pislikler var.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(124,90,0.00,10010,10,'2022-06-14 21:00:00','cihaz fabrikaya gönderildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(125,92,0.00,10004,8,'2022-06-14 21:00:00','Cihaz contadan su almış. Elektrot hariç değiştirildi. Seri numarası aynı',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(126,36,0.00,10004,8,'2022-06-14 21:00:00','Sevk edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(128,92,0.00,10004,8,'2022-06-14 21:00:00','Garanti kapsamında elektrot harici kasa ön kapak ve kartlar değiştirildi.Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(129,91,0.00,10004,8,'2022-06-14 21:00:00','Cihazda herhangi bir arıza tespit edilemedi. Bakımları yapıldı. Ön panel &quot;kırık seri&quot; olduğundan dolayı garanti kapsamında değiştirildi. Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(130,83,0.00,10004,8,'2022-06-14 21:00:00','Tamir Yapılıp sevk edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(146,80,0.00,10007,2,'2022-06-15 21:00:00','Servis verilmeden iade.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(145,41,0.00,10004,13,'2022-06-15 21:00:00','Sevk edilmek üzere lojistiğe teslim edildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(135,97,0.00,10004,0,'2022-06-14 21:00:00','100 nano farat 630w seramik kondansatör arızalı. 5.08 3 lü dişi klemens değişecek. Elektronik kart tamiri',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(144,100,0.00,10007,1,'2022-06-15 21:00:00','Müşteriye elden teslim edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(216,150,0.00,10018,1,'2022-06-22 21:00:00','montaj yapıldı',0,1,'montaj bedeli',500.00,NULL,NULL),(139,100,0.00,10007,5,'2022-06-15 21:00:00','Hareket sisteminde aşınma ve kırılmalar var.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(140,101,0.00,10004,0,'2022-06-15 21:00:00','Elektrot Hazne kırılıp yeniden yapıldı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(141,101,0.00,10004,8,'2022-06-15 21:00:00','Tamir yapıldı. Sevk edildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(143,105,0.00,10004,7,'2022-06-15 21:00:00','Cihazlar garanti kapsamında değiştirildi. Seri numaraları 052200065569 - 052200065574 seri şeklinde değiştirilmiştir. Toplamda 6 adet',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(151,110,0.00,10004,0,'2022-06-17 21:00:00','Cihazlar su almış Garanti kapsamında 052200067543 - 67544 -67545 - 67546 - 67547 - 67548 - 67549 - 67550 - 67551 - 67552 seri numaralı cihazlar ile değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(150,63,0.00,10004,16,'2022-06-16 21:00:00','Sevk edilmeye hazır. Mail Atıldı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(152,111,0.00,10004,17,'2022-06-17 21:00:00','Garanti kapsamında K00502505 Seri numaralı ürün ile değiştirilmiştir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(153,103,0.00,10004,17,'2022-06-17 21:00:00','Smps Arızalı değiştirildi. Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(159,118,0.00,10004,17,'2022-06-19 21:00:00','toplamda 3 adet su almış. Garanti kapsamında 052200068819 -  052200068820 - 052200068821 seri numaralı cihazlar ile değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(158,116,0.00,10004,17,'2022-06-19 21:00:00','1 ADet garanti kapsamında değiştirildi. Seri numarası 052200068818',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(157,106,0.00,10005,0,'2022-06-17 21:00:00','Cihaz faal arıza tespit edilemedi ancak elektrot üst ten su aldığı için sarı pinler aşırı oksitli kablo soketi oksitli .Elektrot kireci temizlenmemiş. elektrot pinleri değiştirildi kablo temizlendi elektrot temizlendi faal.',0,1,'sarı elektrot bağlantı elemanı',3.00,NULL,NULL),(160,117,0.00,10004,17,'2022-06-19 21:00:00','Toplamda 5 adet su aldığından dolayı garanti kapsmaında 052200068822 052200068823 052200068224 052200068225 - 052200068826',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(161,119,0.00,10004,13,'2022-06-19 21:00:00','Cihaz Yıldız üçgen bağlanması gerekirken sadece yıldız bağlantı yapılmış. Motor üstünde bağlantı şeması olduğu halde yanlış bağlantı sonucu ısınma yapıyormuş',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(167,110,0.00,10004,13,'2022-06-19 21:00:00','Teknik servisten alındı',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(164,116,0.00,10004,13,'2022-06-19 21:00:00','Teknik servisten alındı',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(165,117,0.00,10004,13,'2022-06-19 21:00:00','Teknik servisten alındı',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(166,118,0.00,10004,13,'2022-06-19 21:00:00','Teknik servisten alındı',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(168,106,0.00,10004,13,'2022-06-19 21:00:00','Teknik servisten alındı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(169,105,0.00,10004,13,'2022-06-19 21:00:00','Teknik servisten alındı',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(170,103,0.00,10004,13,'2022-06-19 21:00:00','Teknik servisten alındı',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(171,125,0.00,10007,5,'2022-06-19 21:00:00','Motor\'un içinde su çıktı. Hareket sisteminde aşınmalar var.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(172,126,0.00,10004,17,'2022-06-19 21:00:00','Bypass vanası açık olarak çalıştırılmış. Adaptör su almış. Kasa ve 20 şor conta değiştirildi. Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(173,30,0.00,10004,16,'2022-06-19 21:00:00','Cihaz sevk edilmeye hazır',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(174,89,0.00,10004,17,'2022-06-19 21:00:00','10 K NTC ARIZALI DEĞİŞTİRİLDİ.tEST EDİLDİ.fAAL',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(175,117,0.00,10016,14,'2022-06-19 21:00:00','DFGHJKLŞİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(176,106,0.00,10016,14,'2022-06-19 21:00:00','MIR2022000006685\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(177,104,0.00,10004,5,'2022-06-19 21:00:00','Ams 1117 regülatör arızalı tamir gerekli. Ekran filmi arızalı değişmesi gerekli',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(178,126,0.00,10004,13,'2022-06-19 21:00:00','Cihaz teknik servisten alındı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(179,111,0.00,10004,13,'2022-06-19 21:00:00','Cihaz teknik servisten alındı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(180,107,0.00,10004,1,'2022-06-19 21:00:00','Cihaz elektrot tamiri yapıldı. Elektronik kart yenisi ile değiştirildi ve yerinde montaj yapıldı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(181,30,0.00,10004,13,'2022-06-19 21:00:00','Cihaz teknik servisten alındı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(182,129,0.00,10004,17,'2022-06-19 21:00:00','Cihazın butonları arızalı değiştirildi.Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(183,130,0.00,10007,7,'2022-06-20 21:00:00','Trafoya su girmiş.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(184,132,0.00,10007,5,'2022-06-20 21:00:00','Kasa iskeleti kırık, aktif fırça aşınmış.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(185,129,0.00,10004,16,'2022-06-20 21:00:00','Sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(186,130,0.00,10004,16,'2022-06-20 21:00:00','Sevk edilmek üzere bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(187,133,0.00,10007,5,'2022-06-20 21:00:00','Kablo motor ucu soketi kopmuş.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(488,156,0.00,10016,14,'2022-07-21 21:00:00','2022000008252\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(202,136,0.00,10004,0,'2022-06-21 21:00:00','Anakart sviç mod aşırı rutubetten arızalanmış. Elektronik kart tamiri yapılacak',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(190,135,0.00,10007,5,'2022-06-20 21:00:00','Fan ve fan kapağı yok. Tutamak yuvalarında kırıklar var. Kablo motor ucu hasarlı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(191,137,0.00,10004,16,'2022-06-21 21:00:00','Hortum kopuk. Garanti kapsamında ürünün yenisi gönderildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(192,139,0.00,10004,16,'2022-06-21 21:00:00','Kapak ve camda çatlak var. Garanti kapsamında değiştirildi. Sevk bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(193,138,0.00,10004,16,'2022-06-21 21:00:00','Kapak ve camda çatlak var. Garanti kapsamında değiştirildi. Sevk bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(194,140,0.00,10004,16,'2022-06-21 21:00:00','Kırık. Garanti kapsamında yenileri ile değiştirildi. Purjör ve ışık yeni cama aktarıldı',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(195,141,0.00,10004,16,'2022-06-21 21:00:00','Ürünler Garanti kapsamında yenileri ile değiştirildi. sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(196,141,0.00,10004,16,'2022-06-21 21:00:00','052200070383 - 052200070384 seri numaralı ürünler ile değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(197,141,0.00,10004,13,'2022-06-21 21:00:00','Teslim edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(198,140,0.00,10004,13,'2022-06-21 21:00:00','Teslim edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(199,139,0.00,10004,13,'2022-06-21 21:00:00','Teslim edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(200,138,0.00,10004,13,'2022-06-21 21:00:00','Teslim edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(201,137,70.00,10004,13,'2022-06-21 21:00:00','Teslim edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(203,146,0.00,10004,16,'2022-06-21 21:00:00','Garanti kapsamında 052200069941 - 052200069942 - 052200069943 - 052200069944 - 052200069945 - 052200069946 - 052200069947 - 052200069948 - seri numaralı ürünler ile değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(204,90,0.00,10004,16,'2022-06-21 21:00:00','Elektrot hariç cihaz yenilendi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(205,77,0.00,10004,16,'2022-06-21 21:00:00','Cihaz su almış. Elektrot hariç cihaz yenilendi. Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(206,93,0.00,10004,16,'2022-06-21 21:00:00','Elektrot hariç cihaz yenilendi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(207,147,0.00,10004,13,'2022-06-21 21:00:00','Ürünler su almış. Garanti kapsamında 052200070340 - 052200070341 seri numaralı cihazlar ile değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(208,146,0.00,10004,13,'2022-06-21 21:00:00','Ürünler teknik servisten alındı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(209,147,0.00,10004,13,'2022-06-21 21:00:00','Ürünler teknik servisten alındı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(210,97,0.00,10004,13,'2022-06-21 21:00:00','Ürünler teknik servisten alındı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(211,77,0.00,10004,13,'2022-06-21 21:00:00','Ürünler teknik servisten alındı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(212,94,0.00,10004,5,'2022-06-21 21:00:00','Elektrot orta eleman kopuk. Tamir gerekli',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(213,150,0.00,10018,4,'2022-06-22 21:00:00','parça değişimi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(214,150,0.00,10018,5,'2022-06-22 21:00:00','müşteri onayı bekleniyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(215,150,0.00,10018,1,'2022-06-22 21:00:00','tamir edildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(217,99,0.00,10007,5,'2022-06-22 21:00:00','Trafo arızalı, fan aşınmış, trafo güç kablosu hasarlı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3854,145,0.00,10004,4,'2023-01-16 21:00:00','Böyle bir ürün teknik servise gelmedi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(221,152,0.00,10018,6,'2022-06-22 21:00:00','ANA KART DEĞİŞTİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(222,152,0.00,10018,6,'2022-06-22 21:00:00','ANA KART DEĞİŞİMİ YAPILDI',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(223,155,0.00,10018,10,'2022-06-22 21:00:00','fabçkv',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(229,146,0.00,10010,13,'2022-06-23 21:00:00','lambalar yenileriyle degiştirildi montaj yapıldı test edildi faal',0,1,'servis bakım montaj',30.00,NULL,NULL),(228,132,0.00,10004,16,'2022-06-23 21:00:00','Sevk edilmek üzere mail atıldı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(227,131,0.00,10010,17,'2022-06-23 21:00:00','pompada keçelerde ve fanda erime var salmastra takımı degişti difrizör contası degişti Pompa Gövde O-Ring degişti test edildi faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(230,146,0.00,10010,1,'2022-06-23 21:00:00','lambalar yenileriyle degiştirildi montaj yapıldı test edildi faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(231,167,0.00,10018,0,'2022-06-24 21:00:00','onarım için izmir e gonderildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(232,166,0.00,10018,0,'2022-06-24 21:00:00','onarım için izmir e gönderildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(233,168,0.00,10004,16,'2022-06-26 21:00:00','Dozaj pompası bobin arızalı değiştirildi. Cihazda herhangi bir arızaya rastlanılmadı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(234,169,0.00,10004,5,'2022-06-26 21:00:00','Cihaz muhtemelen düşürülmüş içteki smps ayağı kırılmış. Elektrot bakımı yapılmamış oksit ve kireçleme mevcut. Bu durum cihazın sağlıklı çalışması ve üretimi için sorun yaratır. Düzenli periyotlarda temizliğinin yapılması önemlidir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(235,170,0.00,10004,16,'2022-06-26 21:00:00','Anahtarlı güç giriş soketi değiştirildi. Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(236,99,0.00,10004,13,'2022-06-26 21:00:00','Servis verilmeden iade',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(237,141,0.00,10013,8,'2022-06-26 21:00:00','PIR10504 - GIDA ARACI',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(238,93,0.00,10010,1,'2022-06-26 21:00:00','CİHAZ MÜŞTERİYE TESLİM EDİLMİŞTİR',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(239,175,0.00,10004,16,'2022-06-27 21:00:00','Elektrot 10 gr olarak takılmış. Cihaz Gsc 20. Herhangi bir arızaya rastlanılmadı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(240,179,0.00,10007,16,'2022-06-27 21:00:00','Fan motoru arızalı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(241,183,0.00,10004,17,'2022-06-27 21:00:00','Tamiri mümkün olmadığından dolayı garanti kapsamında yenisi ile değiştirilecektir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(242,175,0.00,10004,13,'2022-06-27 21:00:00','Ürün Teknik Servisten alındı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(243,170,0.00,10004,13,'2022-06-27 21:00:00','Ürün Teknik Servisten alındı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(244,169,0.00,10004,13,'2022-06-27 21:00:00','Ürün Teknik Servisten alındı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(245,168,0.00,10004,13,'2022-06-27 21:00:00','Ürün Teknik Servisten alındı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(246,184,0.00,10004,17,'2022-06-27 21:00:00','Ürünler çalışmıyor bazıları da su almış Garanti kapsamında 152200000295 - 152200000296 - 152200000297 - 152200000298 - 152200000299 - 152200000300 - 152200000301 - 152200000302 - 152200000303 - 152200000304 - 152200000305 - 152200000306 seri numaralı ürün',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(247,184,0.00,10004,13,'2022-06-27 21:00:00','Ürünler teknik servisten alındı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(248,175,0.00,10016,14,'2022-06-27 21:00:00','MIR2022000007227\r\n YUKİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(249,170,0.00,10016,14,'2022-06-27 21:00:00','MIR2022000007227 YUKİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(250,169,0.00,10016,14,'2022-06-27 21:00:00','MIR2022000007227 YUKİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(251,168,0.00,10016,14,'2022-06-27 21:00:00','MIR2022000007227 YUKİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(252,88,0.00,10016,5,'2022-06-28 21:00:00','2022000007255\r\n35 GD 7080',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(253,88,0.00,10016,14,'2022-06-28 21:00:00','2022000007255 35 GD 7080',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(254,133,0.00,10016,14,'2022-06-28 21:00:00','2022000007255\r\n35 GD 7080',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(255,184,0.00,10016,14,'2022-06-28 21:00:00','2022000007231\r\nYUKİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(256,188,0.00,10004,13,'2022-06-28 21:00:00','Cihazda herhangi bir arızaya rastlanılmadı. Versiyon 10.2\'ye güncellendi. Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(257,187,0.00,10004,13,'2022-06-28 21:00:00','Garanti kapsamında yenisi ile değiştirildi. Sevk edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(258,186,0.00,10004,13,'2022-06-28 21:00:00','Garanti kapsamında yenisi ile değiştirildi.Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(259,189,0.00,10004,17,'2022-06-28 21:00:00','Cihazda herhangi bir arızaya rastlanılmadı. Elektrik kablosu kesilmiş. Yeni kablo takıldı',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(260,190,0.00,10007,5,'2022-06-28 21:00:00','Hareket sisteminde aşınma var.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(261,188,0.00,10016,14,'2022-06-28 21:00:00','2022000007274\r\n35 GB 5345',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(262,187,0.00,10016,14,'2022-06-28 21:00:00','2022000007274\r\n35GB 5345',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(263,186,0.00,10016,14,'2022-06-28 21:00:00','2022000007274\r\n35 GB 5345',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(268,195,0.00,10007,5,'2022-06-29 21:00:00','Kablo trafo ucu soketi hasarlı. Tutamak ve kablosuz yan panel kırık. Kayış aşınmış. Fan ve Fan kapağı robotun üstünde yoktu.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(266,191,0.00,10007,5,'2022-06-28 21:00:00','Kablo trafo ucu soketi kopmuş. Robotun içinde hareket sistemini engelleyen cisimler var.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(269,177,0.00,10004,16,'2022-06-29 21:00:00','Cihaz çalışmıyor şikayeti ile geldi. Cihaz hava yaptığından dolayı dozajlama yapmadığı görüldü. Müşteriye bildirildi. Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(270,196,0.00,10010,18,'2022-06-29 21:00:00','cihazın elektrotu sökülüp temizlendi hazne temizlendi test edildi fall.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(271,55,0.00,10013,1,'2022-06-29 21:00:00','PIR 8592 - GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(272,49,0.00,10013,1,'2022-06-29 21:00:00','PIR 8583 - EGE ULAŞIM',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(273,58,0.00,10013,1,'2022-06-29 21:00:00','PIR 8829 - MÜŞTERİYE ELDEN TESLİM EDİLDİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(274,52,0.00,10013,1,'2022-06-29 21:00:00','PIR 8869 - BODRUM ARACI',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(275,31,0.00,10013,1,'2022-06-29 21:00:00','PIR 8936 - YURTİÇİ KARGO',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(276,53,0.00,10013,1,'2022-06-29 21:00:00','PIR 9137 - YURTİÇİ KARGO',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1270,562,0.00,10004,16,'2022-08-24 21:00:00','Kasa değiştirildi. Elektronik kart temizlendi.TEst edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(278,84,0.00,10013,1,'2022-06-29 21:00:00','PIR 9598 - YURTİÇİ KARGO',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(279,87,0.00,10013,1,'2022-06-29 21:00:00','PIR 9650 -  YURTİÇİ KARGO',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(280,36,0.00,10013,1,'2022-06-29 21:00:00','PIR 9864 - YURTİÇİ KARGO',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(281,85,0.00,10013,1,'2022-06-29 21:00:00','PIR 9665 - BODRUM ARACI',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(282,92,0.00,10013,1,'2022-06-29 21:00:00','PIR 9857 - İSTANBUL ARACI',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(283,91,0.00,10013,1,'2022-06-29 21:00:00','PIR 9857 - İSTANBUL ARACI',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(284,83,0.00,10013,1,'2022-06-29 21:00:00','PIR 9862 - YURTİÇİ KARGO',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(285,101,0.00,10013,1,'2022-06-29 21:00:00','PIR 9910 GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(286,41,0.00,10013,1,'2022-06-29 21:00:00','PIR 9984 - YURTİÇİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(287,80,0.00,10013,1,'2022-06-29 21:00:00','PIR 10001 GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(288,62,0.00,10013,1,'2022-06-29 21:00:00','PIR 10017 - GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(289,98,0.00,10013,1,'2022-06-29 21:00:00','PIR 10013 GIDA ARACI',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(290,63,0.00,10013,1,'2022-06-29 21:00:00','PIR 10069 - GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(291,110,0.00,10013,1,'2022-06-29 21:00:00','PIR 10235 - YURTİÇİ KARGO',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(292,105,0.00,10013,1,'2022-06-29 21:00:00','PIR 10236 - GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(293,103,0.00,10013,1,'2022-06-29 21:00:00','PIR 10231 - YURTİÇİ KARGO',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(294,111,0.00,10013,1,'2022-06-29 21:00:00','PIR 10232 - GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(295,106,0.00,10013,6,'2022-06-29 21:00:00','PIR 10229 - GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(296,116,0.00,10013,1,'2022-06-29 21:00:00','PIR 10355 KENAN ÇETİN',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(297,118,0.00,10013,1,'2022-06-29 21:00:00','PIR 10355 KENAN ÇETİN',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(298,117,0.00,10013,1,'2022-06-29 21:00:00','PIR 10355 KENAN ÇETİN',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(299,119,0.00,10013,1,'2022-06-29 21:00:00','PIR 10384 YURT İÇİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(300,97,0.00,10013,1,'2022-06-29 21:00:00','PIR 10385 - YURTİÇİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(301,126,0.00,10013,1,'2022-06-29 21:00:00','PIR 10386 YURTİÇİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(302,89,0.00,10013,1,'2022-06-29 21:00:00','PIR 10389 - YURTİÇİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(303,30,0.00,10013,1,'2022-06-29 21:00:00','PIR 10390 - YURTİÇİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(304,129,0.00,10013,1,'2022-06-29 21:00:00','PIR 10449 - EGE ULAŞIM',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(305,130,0.00,10013,1,'2022-06-29 21:00:00','PIR 10452 - YURTİÇİ KARGO',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(306,120,0.00,10013,1,'2022-06-29 21:00:00','PIR 10364 - GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(307,137,0.00,10013,1,'2022-06-29 21:00:00','PIR 10504 - GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(308,138,0.00,10013,1,'2022-06-29 21:00:00','PIR 10504 - GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(309,139,0.00,10013,1,'2022-06-29 21:00:00','PIR 10497 - GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(310,140,0.00,10013,1,'2022-06-29 21:00:00','PIR 10497 * GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(311,141,0.00,10013,1,'2022-06-29 21:00:00','PIR 10504 - GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(312,94,0.00,10016,14,'2022-06-29 21:00:00','2022000007363\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(313,177,0.00,10016,14,'2022-06-29 21:00:00','2022000007376\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(314,146,0.00,10013,1,'2022-06-29 21:00:00','PIR 10545 - BODRUM ARAC',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(315,77,0.00,10013,1,'2022-06-29 21:00:00','PIR 10546 BODRUM ARAÇ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(316,90,0.00,10013,1,'2022-06-29 21:00:00','PIR 10546 - BODRUM ARAC',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(317,94,0.00,10013,1,'2022-06-29 21:00:00','PIR 11451 BODRUM ARAÇ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(318,177,0.00,10013,1,'2022-06-29 21:00:00','PIR 11450 - BODRUM ARAÇ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(319,173,0.00,10013,1,'2022-06-29 21:00:00','PIR 11386 - EGE ULAŞIM',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(320,189,0.00,10013,1,'2022-06-29 21:00:00','PIR 11385 YURTİÇİ KARGO',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(321,88,0.00,10013,1,'2022-06-29 21:00:00','PIR 11247 - KARGOKAR',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(322,179,0.00,10013,1,'2022-06-29 21:00:00','PIR 11249 - GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(323,133,0.00,10013,1,'2022-06-29 21:00:00','PIR 11248 - GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(324,187,0.00,10013,1,'2022-06-29 21:00:00','PIR 11261 - GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(325,186,0.00,10013,1,'2022-06-29 21:00:00','PIR 11261 - GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(326,185,0.00,10013,1,'2022-06-29 21:00:00','PIR 11261 - GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(327,188,0.00,10013,1,'2022-06-29 21:00:00','PIR 11261 - GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(328,198,0.00,10007,5,'2022-06-29 21:00:00','Kablo kısa kısım hasarlı. Trafo güç kablosu hasarlı. Kayış aşınmış. Tutamak tırnağı kırık.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(329,184,0.00,10013,1,'2022-06-29 21:00:00','PIR 11181 - NAK KARGO. Ürün sistemsel bir hatadan dolayı Ankara havuz olarak kaydedilmiş. Fakat ürün Nakıboğlu Carisine aittir',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(330,183,0.00,10013,1,'2022-06-29 21:00:00','PIR 11141 EGE ULASIM',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(331,175,0.00,10013,1,'2022-06-29 21:00:00','PIR 11134 - EGE ULAŞIM',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(332,170,0.00,10013,1,'2022-06-29 21:00:00','PIR 11134 - EGE ULASIM',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(333,168,0.00,10013,1,'2022-06-29 21:00:00','PIR 11134 - EGE ULASIM',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(334,168,0.00,10013,1,'2022-06-29 21:00:00','PIR 11134 - EGE ULASIM',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(335,169,0.00,10013,1,'2022-06-29 21:00:00','PIR 11135 - YURTİÇİ KARGO',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(336,132,0.00,10013,1,'2022-06-29 21:00:00','PIR 11144 - NAK KARGO',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(337,199,0.00,10004,0,'2022-06-29 21:00:00','Elektrot kablosu arızalı. Değiştirildi. Cihaz test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(338,37,0.00,10004,2,'2022-06-29 21:00:00','Müşteri onaylamadığı için servis verilmeden iade.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(339,164,0.00,10004,17,'2022-06-29 21:00:00','Smps arızalı değiştirildi. Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(340,165,0.00,10004,0,'2022-06-29 21:00:00','Cihazda sıvı teması mevcut. Smps trafosu arızalı. elektronik kart tamir edilecek.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(341,164,0.00,10013,1,'2022-06-30 21:00:00','PIR 11549 - GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(342,37,0.00,10013,1,'2022-06-30 21:00:00','PIR 11550 - KENAN ÇETİNE TESLİM EDİLDİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1564,102,0.00,10004,1,'2022-09-04 21:00:00','Gönderilen proformanın onaylanmamasına istinaden servis iade bedeli oluşturulmuştu.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(344,37,0.00,10016,14,'2022-06-30 21:00:00','2022000007418 \r\nMÜŞTERİ ALDI',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(345,182,0.00,10004,17,'2022-06-30 21:00:00','Motor,Kablo,Ve Kayış Değiştirildi.Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(346,164,0.00,10016,1,'2022-06-30 21:00:00','2022000007418\r\nMÜSTERİYE ELDEN TESLİM EDİLDİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(347,215,0.00,10007,5,'2022-06-30 21:00:00','Motor arızalı. Hareket sisteminde aşınmalar var.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(348,171,0.00,10004,17,'2022-07-01 21:00:00','Ön Kapak kırık. Cihazda herhangi bir arızaya rastlanılmadı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(349,216,0.00,10004,0,'2022-07-01 21:00:00','Cihazda herhangi bir arızaya rastlanılmadı. Hava yapmış havası alındı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(350,217,0.00,10004,16,'2022-07-01 21:00:00','Cihaz bağlantıları ters yapılmıs. Düzeltildi. Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(351,218,0.00,10004,5,'2022-07-01 21:00:00','Cihaz su altında kaldığından dolayı elektronik kartın tamiri mümkün değildir. Yenisi ile değiştirilmelidir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(352,109,0.00,10004,17,'2022-07-01 21:00:00','Rezistanslar patlak. Garanti kapsamında değiştirildi. Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(353,182,0.00,10016,1,'2022-07-03 21:00:00','2022000007451 \r\nMÜŞTERİYE TESLİM \r\nEDİLDİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(354,217,0.00,10016,14,'2022-07-03 21:00:00','2022000007484\r\n34 AL 0898',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(355,171,0.00,10016,14,'2022-07-03 21:00:00','2022000007484\r\n34 AL 0898',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(356,216,0.00,10016,14,'2022-07-03 21:00:00','2022000007484\r\n34 AL  0898',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(357,219,0.00,10016,14,'2022-07-03 21:00:00','2022000007484\r\n34 AL 0898',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(358,109,0.00,10016,14,'2022-07-03 21:00:00','2022000007484\r\n\r\n34 AL 0898',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(359,220,0.00,10007,5,'2022-07-03 21:00:00','Motor arızalı. Hareket sistemi aşınmış ve hasarlı. Tutamak kırık.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(360,221,0.00,10007,5,'2022-07-03 21:00:00','Hareket sistemi arızalı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(361,222,0.00,10007,5,'2022-07-03 21:00:00','Motor arızalı. Hareket sistemi aşınmış.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(362,222,0.00,10007,5,'2022-07-03 21:00:00','Yan panel kırık.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(363,222,0.00,10007,5,'2022-07-03 21:00:00','Yan panel kırık.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(364,216,0.00,10013,1,'2022-07-04 21:00:00','PIR11832 YURTİÇİ KARGO',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(365,216,0.00,10013,1,'2022-07-04 21:00:00','PIR11808 EGE ULAŞIM İLE',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(366,219,0.00,10013,1,'2022-07-04 21:00:00','PIR11807 EGE ULAŞIM',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(367,223,0.00,10007,5,'2022-07-04 21:00:00','Trafo arızalı. Üst kapak kırık. Fan\'da aşınma var.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(369,228,0.00,10010,3,'2022-07-05 21:00:00','cihaz garanti kapsamından elektrot degişimi yapıldı',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(370,230,0.00,10007,5,'2022-07-05 21:00:00','Servo kapak ve impeller motor arızalı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(371,231,0.00,10007,5,'2022-07-06 21:00:00','Kablo trafo ucu soketi hasarlı, kablo kısa kısım arızalı. Filtre yırtık.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(372,200,0.00,10004,0,'2022-07-06 21:00:00','Cihazda herhangi bir arıza tespit edilemedi. Test edildi. Faal. Ön Kapak kırık değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(373,200,0.00,10004,14,'2022-07-06 21:00:00','Cihaz Elden Gempaş\'a sevk edilecektir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(374,232,0.00,10004,17,'2022-07-06 21:00:00','-5 v voltaj regülatörü arızalı. Değiştirildi. Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(375,232,0.00,10004,14,'2022-07-06 21:00:00','Elden Gempaş\'a teslim edilecek.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(376,233,0.00,10004,18,'2022-07-06 21:00:00','Motor yanmış. Yenisi ile değiştirlmesi gerekli.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(377,235,0.00,10007,5,'2022-07-12 21:00:00','Trafo arızalı. Hareket sisteminde aşınmalar var.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(378,198,0.00,10004,14,'2022-07-12 21:00:00','Cihaz müşteri onayına istinaden tamir edilip sevk edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(379,236,0.00,10007,5,'2022-07-12 21:00:00','İmpeller motoru arızalı. Hareket sisteminde aşınmalar var.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1554,406,0.00,10004,5,'2022-09-04 21:00:00','Servis bakım sağlanmalıdır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(381,127,0.00,10004,16,'2022-07-12 21:00:00','Anahtarlı güç giriş soketi değiştirildi. Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(382,237,0.00,10004,16,'2022-07-12 21:00:00','Elektronik kart üzerindeki sigorta atmış. Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(383,238,0.00,10004,16,'2022-07-12 21:00:00','Cşhazda herhangi bir arızaya rastlanılmadı. Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(384,239,0.00,10007,5,'2022-07-12 21:00:00','Müşteri servis verilmeden iade istedi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(385,240,0.00,10004,16,'2022-07-12 21:00:00','Smps arızalı değiştirildi. Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(386,202,0.00,10004,16,'2022-07-12 21:00:00','Smps ve anahtarlı güç giriş yuvası arızalı değiştirildi.Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(387,241,0.00,10004,1,'2022-07-12 21:00:00','Kablo kısa kısımdaki fır döndü değiştirildi. Test edildi.Faal\r\n\r\nMüşteri gelip kendii elden teslim aldı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(388,194,0.00,10004,1,'2022-07-12 21:00:00','Cihaz tamir edilip sevk edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(645,242,0.00,10004,2,'2022-07-28 21:00:00','Servis iade bedeli',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(646,354,0.00,10007,5,'2022-07-28 21:00:00','Motor arızalı. Hareket sisteminde aşınmalar var. Yan paneller kırık. Filtre hasarlı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(390,215,0.00,10016,14,'2022-07-12 21:00:00','2022000007820\r\n YUKİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(391,127,0.00,10016,14,'2022-07-12 21:00:00','2022000007819\r\nYUKİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(392,237,0.00,10016,14,'2022-07-12 21:00:00','2022000007819\r\nYUKİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(393,238,0.00,10016,14,'2022-07-12 21:00:00','2022000007819\r\nYUKİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(394,240,0.00,10016,14,'2022-07-12 21:00:00','2022000007819\r\nYUKİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(395,239,0.00,10016,14,'2022-07-12 21:00:00','2022000007821\r\nYUKİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(396,202,0.00,10016,14,'2022-07-12 21:00:00','2022000007821\r\nYUKİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(437,245,0.00,10007,2,'2022-07-20 21:00:00','Gönderilen proformanın onaylanmamasına istinaden servis iade bedeli oluşturulmuştur.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(398,250,0.00,10007,3,'2022-07-17 21:00:00','Servo kapak arızalı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(399,251,0.00,10007,3,'2022-07-17 21:00:00','Servo motor arızalı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(400,256,0.00,10007,5,'2022-07-17 21:00:00','Kablo kısa kısım arızalı. Hareket sisteminde aşınmalar var. Filtre hasarlı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(401,263,0.00,10007,5,'2022-07-17 21:00:00','İmpeller arızalı. Hareket sisteminde aşınmalar var.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(404,264,0.00,10007,5,'2022-07-18 21:00:00','Kablo arızalı. Hareket sisteminde aşınmalar var.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(405,167,0.00,10016,14,'2022-07-18 21:00:00','2022000007979\r\n34 CE 972',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(406,166,0.00,10016,14,'2022-07-18 21:00:00','2022000007979\r\n34 CE 972',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(408,235,0.00,10004,16,'2022-07-19 21:00:00','Cihaz tamiri yapıldı. Sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(409,236,0.00,10004,0,'2022-07-19 21:00:00','Cihaz tamiri tamamlandı. Sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(410,278,0.00,10004,0,'2022-07-19 21:00:00','Cihaz elektrot plakaları erimiş tamiri mümkün olmadığından dolayı yenisi tavsiye edildi. Yenisi ile değiştirildi. Test edildi. Elden teslim edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(411,278,0.00,10004,1,'2022-07-19 21:00:00','19.07.2022 Günü fabrikada elden teslim edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(412,251,0.00,10004,13,'2022-07-19 21:00:00','Cihaz tamiri yapıldı. sevk edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(413,250,0.00,10004,13,'2022-07-19 21:00:00','Cihaz tamiri yapılıp sevk edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(414,279,0.00,10004,16,'2022-07-19 21:00:00','Sıfır ürün çalışmadığı için yenisi ile değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(415,262,0.00,10004,13,'2022-07-19 21:00:00','Servis verilmeden iade olacaktır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(416,280,0.00,10004,5,'2022-07-20 21:00:00','Cihazda sıvı teması var. Ana kart tamir edilmeli',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(417,281,0.00,10004,16,'2022-07-20 21:00:00','Garanti kapsamında K00604471 K00604472 K00604472 seri numaralı ürünler ile değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(418,282,0.00,10004,16,'2022-07-20 21:00:00','Garanti kapsamında K00587398 K00587395 seri numaralı ürünler ile değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(419,283,0.00,10004,16,'2022-07-20 21:00:00','Garanti kapsamında K00604474 seri numaralı ürün ile değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(420,284,0.00,10004,16,'2022-07-20 21:00:00','Garanti kapsamında K00593966 K00593967 seri numaralı ürünler ile değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(421,285,0.00,10004,16,'2022-07-20 21:00:00','Garanti kapsamında K00454993 seri numaralı ürün ile değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(422,286,0.00,10004,16,'2022-07-20 21:00:00','Garanti kapsamında K00587399 seri numaralı ürün ile değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(423,287,0.00,10004,16,'2022-07-20 21:00:00','Garanti kapsamında gamak motor kondansatörü ile değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(424,288,0.00,10004,16,'2022-07-20 21:00:00','Şeffaf kapak garanti kapsamında yenisi ile değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(425,190,0.00,10004,16,'2022-07-20 21:00:00','Cihaz tamiri yapılıp maili atıldı sevk bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(426,191,0.00,10004,16,'2022-07-20 21:00:00','Tamiratı tamamlandı. Maili atıldı sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(427,289,0.00,10004,16,'2022-07-20 21:00:00','Garanti kapsamında yenisi ile değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(428,290,0.00,10004,16,'2022-07-20 21:00:00','Somun ve kapak kırık garanti kapsamında yenisi ile değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(429,291,0.00,10004,16,'2022-07-20 21:00:00','Su almış garanti kapsamında yenisi ile değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(430,292,0.00,10004,16,'2022-07-20 21:00:00','Garanti kapsamında Gempaş depodan yenisi verilecektir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(431,293,0.00,10004,16,'2022-07-20 21:00:00','Garanti kapsamında Gempaş depodan yenisi verilecektir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(432,294,0.00,10004,16,'2022-07-20 21:00:00','Garanti kapsamında Gempaş depodan yenisi verilecektir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(433,296,0.00,10004,16,'2022-07-20 21:00:00','Garanti kapsamında Gempaş depodan sevk edilecektir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(434,297,0.00,10004,16,'2022-07-20 21:00:00','işlemci değiştirildi. test edildi faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(435,104,0.00,10004,16,'2022-07-20 21:00:00','Cihaz tamiri yapıldı. Test edildi.Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(436,299,0.00,10004,13,'2022-07-20 21:00:00','Garanti kapsamında elektronik kart yenilendi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(438,245,0.00,10007,2,'2022-07-20 21:00:00','Gönderilen proforma\'nın onaylanmamasına istinaden servis iade bedeli oluşturulmuştur.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(439,206,0.00,10004,16,'2022-07-21 21:00:00','Sigorta yuvası yanmış değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(440,156,0.00,10004,16,'2022-07-21 21:00:00','Tamiratı yapıldı. TEst edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(441,153,0.00,10004,16,'2022-07-21 21:00:00','CA3140 değiştirildi.Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(442,154,0.00,10004,16,'2022-07-21 21:00:00','Servis cihazı tamiratı yapıldı. Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(443,158,0.00,10004,16,'2022-07-21 21:00:00','Teknik servis cihazı tamiratı yapıldı. Test edild.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(444,157,0.00,10004,16,'2022-07-21 21:00:00','Teknik servis cihazı tamiratı yapıldı. Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(445,160,0.00,10004,16,'2022-07-21 21:00:00','teknik servis cihazı tamiratı yapıldı. Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(446,143,0.00,10004,10,'2022-07-21 21:00:00','Mosfet ve sigorta değiştirildi. Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(447,142,0.00,10004,10,'2022-07-21 21:00:00','Mosfet ve sigorta değiştirildi.Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(448,300,0.00,10004,16,'2022-07-21 21:00:00','Teknik servis de kullanılan elektrotlar. Tamir edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(449,301,0.00,10004,16,'2022-07-21 21:00:00','Teknik servis de kullanılan ürünlerdir. Tamiri yapıldı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(450,302,0.00,10004,16,'2022-07-21 21:00:00','Lm2575 ve panasonic 5 v röle arızalı değiştirildi.TEst edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(451,125,0.00,10004,1,'2022-07-21 21:00:00','Ertek çalışanı ali bey\'e elden teslim edilecek',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(452,303,0.00,10004,0,'2022-07-21 21:00:00','Garanti kapsamında trafo gri tekerlek burc ve kayış değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(453,303,0.00,10004,1,'2022-07-21 21:00:00','Ali bey\'e elden teslim edilecektir',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(454,263,0.00,10004,16,'2022-07-21 21:00:00','Sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(455,221,0.00,10004,1,'2022-07-21 21:00:00','Ertek çalışanı Ali Bey\'e teslim edilecektir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(456,204,0.00,10004,16,'2022-07-21 21:00:00','Lm7812 değiştirildi.Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(457,201,70.00,10004,16,'2022-07-21 21:00:00','Contadan su almış. kasa değiştirildi. Elektrot kendi elektrotu',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(458,148,0.00,10004,16,'2022-07-21 21:00:00','Ntc değiştirildi. Yazılım güncellendi. TEst edildi. Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2464,203,0.00,10004,1,'2022-10-13 21:00:00','Ali Kayabaş bilgisi dahilinde  garanti kapsamında elektrot ve ekran tamiri yapıldı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(460,304,0.00,10004,0,'2022-07-21 21:00:00','Anahtarlı güç giriş yuvası,lm2575 voltaj regülatörünün değişmesi gerekli.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(461,23,0.00,10004,2,'2022-07-21 21:00:00','Servis verilmeden iade',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(462,23,0.00,10004,2,'2022-07-21 21:00:00','Servis veirlmeden iade. Ali Ertek\'e elden teslim edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(464,265,0.00,10004,16,'2022-07-21 21:00:00','Cihaz kasası değiştirildi. ana kart tamir edildi. TEst edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(465,226,0.00,10004,0,'2022-07-21 21:00:00','dozaj pompası kasa değiştirildi. Ph prob arızalı değiştirildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(466,226,0.00,10004,16,'2022-07-21 21:00:00','Sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(467,227,0.00,10004,16,'2022-07-21 21:00:00','Dozaj pompası sigortası patlak değiştirildi. Kalibre edildi.Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(468,190,0.00,10016,14,'2022-07-21 21:00:00','2022000008186\r\n 34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(469,191,0.00,10016,14,'2022-07-21 21:00:00','2022000008186',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(470,287,0.00,10016,14,'2022-07-21 21:00:00','2022000008188\r\n 34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(471,265,0.00,10016,14,'2022-07-21 21:00:00','2022000008281 \r\nYUKİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(472,227,0.00,10016,14,'2022-07-21 21:00:00','2022000008281\r\nYUKİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(473,226,0.00,10016,14,'2022-07-21 21:00:00','2022000008282\r\nYUKİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(474,144,0.00,10004,16,'2022-07-21 21:00:00','Anakart değiştirildi. Ön panel değiştirildi. Ekran tamir edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(476,305,0.00,10004,14,'2022-07-21 21:00:00','Garanti kapsamında motor değişimi yapıldı. Seri numarası AF5006968 ile değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(477,306,0.00,10007,5,'2022-07-21 21:00:00','Motor arızalı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(480,307,0.00,10004,0,'2022-07-21 21:00:00','Mehmet Bey\'in bildirdiği arıza, cihazın klor üretmediği ve tuz eksik hatası verdiği şeklindedir. Cihaz elektrodu aşırı kireçli olduğundan klor üretmiyor ve Err-1 hatasına giriyor.Ancak ph elektrot hücresinden su geçişi çok az dı ve elektrot koruması çıkar',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(481,158,0.00,10016,14,'2022-07-21 21:00:00','2022000008252\r\n 34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(482,160,0.00,10016,14,'2022-07-21 21:00:00','2022000008252\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(483,308,0.00,10010,0,'2022-07-21 21:00:00','cihazın elektrotu temizlendi ayarları kontrol edildi havuzun klor ve ph degeri test kitleriyle ölçüldü sonuç faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(484,300,0.00,10016,16,'2022-07-21 21:00:00','2022000008252\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(485,300,0.00,10016,14,'2022-07-21 21:00:00','2022000008252\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(486,300,0.00,10016,14,'2022-07-21 21:00:00','1658420200\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(487,206,0.00,10016,14,'2022-07-21 21:00:00','2022000008252\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(489,156,0.00,10016,14,'2022-07-21 21:00:00','2022000008252\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(490,154,0.00,10016,14,'2022-07-21 21:00:00','2022000008252\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(492,309,0.00,10010,0,'2022-07-22 21:00:00','cihazın emiş ve basma valfleri arızalı yenisi takıldı test edildi faal.',0,1,'06E4102',15.60,NULL,NULL),(493,309,0.00,10010,0,'2022-07-22 21:00:00','basma valfide degişti',0,1,'06E4101',21.00,NULL,NULL),(494,311,0.00,10004,16,'2022-07-22 21:00:00','elektrot haznesi değiştirilecek.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(495,124,0.00,10004,16,'2022-07-22 21:00:00','Cihaz garanti kapsamında temizliği yapıldı,yenilendi.TEst edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(496,280,0.00,10004,16,'2022-07-22 21:00:00','Tamir edildi.Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1582,319,0.00,10007,15,'2022-09-05 21:00:00','Müşteri isteği üzerine servis verilmeden iade.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1563,162,0.00,10004,5,'2022-09-04 21:00:00','Hareket sisteminde aşınmalar var.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(499,323,0.00,10007,5,'2022-07-24 21:00:00','Hareket sisteminde aşınmalar var.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(500,280,0.00,10013,1,'2022-07-24 21:00:00','PIR13395 GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(501,302,0.00,10013,1,'2022-07-24 21:00:00','PIR13400',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(502,125,0.00,10013,1,'2022-07-24 21:00:00','PIR13398',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(503,303,0.00,10013,1,'2022-07-24 21:00:00','PIR13400',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(504,263,0.00,10013,1,'2022-07-24 21:00:00','ELDEN TESLİM EDİLDİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(505,221,0.00,10013,1,'2022-07-24 21:00:00','PIR13397',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(506,245,0.00,10013,1,'2022-07-24 21:00:00','PIR13387 NAK KARGO',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(507,124,0.00,10016,14,'2022-07-24 21:00:00','2022000008331\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(508,311,0.00,10016,14,'2022-07-24 21:00:00','2022000008332\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1566,697,0.00,10004,5,'2022-09-05 21:00:00','Cihazın ana kart üzerinde opto değiştirilmelidir  yazılım güncellenmesi gerekmektedir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(510,324,0.00,10004,16,'2022-07-24 21:00:00','Mosfet sürücü arızalı değiştirildi. Ph prob kırık, ücret dahilinde yenisi ile değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(511,311,0.00,10013,1,'2022-07-24 21:00:00','PIR13393',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(512,124,0.00,10013,1,'2022-07-24 21:00:00','PIR13394',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(513,305,0.00,10013,1,'2022-07-24 21:00:00','PIR13289',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(514,144,0.00,10013,1,'2022-07-24 21:00:00','PIR13287',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(515,265,0.00,10013,1,'2022-07-24 21:00:00','PIR13259 EGE ULASIM',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(516,226,0.00,10013,1,'2022-07-24 21:00:00','PIR 13277 BODRUM ARAC',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(517,227,0.00,10013,1,'2022-07-24 21:00:00','PIR13277',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(518,300,0.00,10013,1,'2022-07-24 21:00:00','PIR 13275',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(519,301,0.00,10013,1,'2022-07-24 21:00:00','PIR13275',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(520,143,0.00,10013,1,'2022-07-24 21:00:00','PIR 13274',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(521,142,0.00,10013,10,'2022-07-24 21:00:00','PIR 13274',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(975,325,0.00,10007,15,'2022-08-14 21:00:00','Müşteri isteği üzerine servis verilmeden iade.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3856,1914,60.00,10007,5,'2023-01-17 21:00:00','Gövde Kırık. Motor ve trafo arızalı. Hareket sisteminde aşınmalar var.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(524,142,0.00,10013,1,'2022-07-24 21:00:00','PIR13274',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(525,158,0.00,10013,1,'2022-07-24 21:00:00','PIR 13272',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(526,157,0.00,10013,1,'2022-07-24 21:00:00','PIR 13272',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(528,160,0.00,10013,1,'2022-07-24 21:00:00','PIR 13272',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(529,206,0.00,10013,1,'2022-07-24 21:00:00','pır 13271',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(530,156,0.00,10013,1,'2022-07-24 21:00:00','PIR 13271',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(531,153,0.00,10013,1,'2022-07-24 21:00:00','PIR 13271',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(532,154,0.00,10013,1,'2022-07-24 21:00:00','PIR 13271',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(533,198,0.00,10013,1,'2022-07-24 21:00:00','PIR 13266 NAK',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1553,163,0.00,10004,1,'2022-09-04 21:00:00','Motor arızalı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(535,204,0.00,10013,1,'2022-07-24 21:00:00','PIR13263',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(536,201,0.00,10013,1,'2022-07-24 21:00:00','PIR13263',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(537,148,0.00,10013,1,'2022-07-24 21:00:00','PIR13263',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(538,23,0.00,10013,1,'2022-07-24 21:00:00','PIR13246 ALİ ÇETİN TESLİM ALDI',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(539,297,0.00,10013,1,'2022-07-24 21:00:00','PIR 13186 YURTİÇİ KARGO',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(540,299,0.00,10013,1,'2022-07-24 21:00:00','PIR13185 GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(541,167,0.00,10013,1,'2022-07-24 21:00:00','PIR12867 EGE ULASIM',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(542,166,0.00,10013,1,'2022-07-24 21:00:00','PIR12867 EGE ULASIM',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(543,235,0.00,10013,1,'2022-07-24 21:00:00','PIR13073 YURTİÇİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(544,236,0.00,10013,1,'2022-07-24 21:00:00','PIR13076 GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(545,251,0.00,10013,1,'2022-07-24 21:00:00','PIR13077',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(546,250,0.00,10013,1,'2022-07-24 21:00:00','PIR13077',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(547,279,0.00,10013,1,'2022-07-24 21:00:00','PIR13079 YURTİÇİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(548,262,0.00,10013,1,'2022-07-24 21:00:00','PIR13080',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(549,281,0.00,10013,1,'2022-07-24 21:00:00','PIR13087 GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(550,282,0.00,10013,1,'2022-07-24 21:00:00','PIR13087 GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(551,283,0.00,10013,3,'2022-07-24 21:00:00','PIR13087 GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(552,284,0.00,10013,1,'2022-07-24 21:00:00','PIR13087 GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(553,285,0.00,10013,1,'2022-07-24 21:00:00','PIR13087 GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(554,286,0.00,10013,1,'2022-07-24 21:00:00','PIR13087 GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(555,190,0.00,10013,1,'2022-07-24 21:00:00','PIR13105',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(556,191,0.00,10013,1,'2022-07-24 21:00:00','PIR13106',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(557,287,0.00,10013,1,'2022-07-24 21:00:00','PIR13111 GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(558,288,0.00,10013,1,'2022-07-24 21:00:00','PIR13111 GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(559,289,0.00,10013,1,'2022-07-24 21:00:00','PIR13130',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(560,290,0.00,10013,1,'2022-07-24 21:00:00','PIR13130',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(561,291,0.00,10013,1,'2022-07-24 21:00:00','PIR13130',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(562,292,0.00,10013,1,'2022-07-24 21:00:00','PIR13128 ALİ ÇETİNE TESLİM',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(563,293,0.00,10013,1,'2022-07-24 21:00:00','PIR13128 ALİ ÇETİNE TESLİM',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(564,294,0.00,10013,1,'2022-07-24 21:00:00','PIR13128 ALİ ÇETİNE TESLİM',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(565,296,0.00,10013,1,'2022-07-24 21:00:00','PIR13128 ALİ ÇETİNE TESLİM',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(566,202,0.00,10013,1,'2022-07-24 21:00:00','PIR12728 YURTİÇİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(567,237,0.00,10013,1,'2022-07-24 21:00:00','PIR12731 GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(568,238,0.00,10013,1,'2022-07-24 21:00:00','PIR12731 GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(569,240,0.00,10013,1,'2022-07-24 21:00:00','PIR12731 GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(570,215,0.00,10013,1,'2022-07-24 21:00:00','PIR12733',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(571,239,0.00,10013,1,'2022-07-24 21:00:00','PIR12734 EGE',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(572,200,0.00,10013,1,'2022-07-24 21:00:00','PIR12345 EGE',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(573,232,0.00,10013,1,'2022-07-24 21:00:00','PIR12346 YURTİÇİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(574,171,0.00,10013,1,'2022-07-24 21:00:00','PIR11831 YURTİÇİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(575,217,0.00,10013,1,'2022-07-24 21:00:00','PIR11808 EGE',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(576,109,0.00,10013,1,'2022-07-24 21:00:00','PIR11804',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(577,99,0.00,10013,1,'2022-07-24 21:00:00','PIR11556 NAK',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(578,37,0.00,10013,1,'2022-07-24 21:00:00','PIR11550 GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(580,211,0.00,10004,5,'2022-07-24 21:00:00','2 adet 10 gr. elektrot ve 1 adet 20 gr elektrot orta elemanlar kopuk tamir gerekli. peristaltik seri no 061938269 peristaltik dozaj pompası yenisi tavsiye edilir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(582,327,0.00,10004,16,'2022-07-25 21:00:00','Ntc arızalı değiştirildi. Kasa zylex ile değiştirildi. Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(584,327,0.00,10016,14,'2022-07-25 21:00:00','KEREM BİŞKİN\r\n35 GD 7899',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(588,328,0.00,10016,14,'2022-07-25 21:00:00','KEREM BİŞKİN\r\nYUKİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(587,215,0.00,10016,14,'2022-07-25 21:00:00','KEREM BİŞKİN\r\nYUKİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(589,329,0.00,10004,16,'2022-07-25 21:00:00','Elektrot sarıları ve bağlantı pabuçları değiştirildi. Test eidldi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(590,330,0.00,10004,5,'2022-07-25 21:00:00','Elektrot seviye çubuğu kopmuş, orta eleman aşınmış tamir gerekli. 24 v smps kablosunda kopukluk var. Ph elektrotu ve dozaj pompası sağlam',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(591,205,0.00,10004,16,'2022-07-25 21:00:00','12 v trafo arızalı değiştirildi.Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(592,225,0.00,10004,16,'2022-07-25 21:00:00','Versiyon güncellendi. Elektrot kablosu değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(593,277,0.00,10004,16,'2022-07-25 21:00:00','Sigorta yuvası erimiş değiştirildi.TEst edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(594,210,0.00,10004,16,'2022-07-25 21:00:00','İşlemci ve smps arızalı değiştirildi.Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(595,249,0.00,10004,0,'2022-07-25 21:00:00','Cihazda herhangi bir arızaya rastlanılmadı. Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(596,176,0.00,10004,16,'2022-07-25 21:00:00','Sigorta yuvası değiştirildi.Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(597,333,0.00,10004,16,'2022-07-25 21:00:00','Cihazda herhangi bir arızaya rastlanılmadı. Elektrodu kontrol edilmeli.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(598,332,0.00,10004,5,'2022-07-25 21:00:00','Cihazda herhangi bir arızaya rastlanılmadı. Elektrot aşırı kireçli, düzenli periyotlarda temizlenmesi gereklidir. Cihaz kalibrasyon ayarları yapılmıştır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(599,275,0.00,10004,5,'2022-07-25 21:00:00','Elektrot haznesi erimiş,plakalarda aşınmalar mevcut. Tamir gerekli',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(600,276,0.00,10004,5,'2022-07-25 21:00:00','Elektrot orta eleman kopuk tamir gerekli',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4739,2386,0.00,10004,1,'2023-04-18 21:00:00','Salmastra değiştirildi. Kaçak yok. Test edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4737,2383,0.00,10004,19,'2023-04-18 21:00:00','Sızıntı olduğu belirtiliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(603,333,0.00,10016,14,'2022-07-26 21:00:00','ERKAN KARAKÖSE\r\n35 GB 5345',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(604,277,0.00,10016,14,'2022-07-26 21:00:00','ERKAN KARAKÖSE\r\n35 GB 5345',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(605,210,0.00,10016,14,'2022-07-26 21:00:00','ERKAN KARAKÖSE\r\n35 GB 5345',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(606,249,0.00,10016,14,'2022-07-26 21:00:00','ERKAN KARAKÖSE\r\n35 GB 5345',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(607,176,0.00,10016,14,'2022-07-26 21:00:00','ŞABAN EFE\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(608,329,0.00,10016,14,'2022-07-26 21:00:00','ŞABAN EFE\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(609,205,0.00,10016,14,'2022-07-26 21:00:00','ŞABAN EFE\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(610,225,0.00,10016,14,'2022-07-26 21:00:00','ŞABAN EFE\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(611,243,0.00,10004,17,'2022-07-26 21:00:00','Elektrot uçları kısa devre olduğundan kart altındaki yolları kopmuş.Tamir edildi,test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(612,298,0.00,10004,17,'2022-07-26 21:00:00','Elektronik kart üzerindeki trafo değiştirildi.Dozaj pompasında sigorta ve varistor değiştirildi.Kalibre edildi.Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4734,267,75.00,10043,5,'2023-04-18 21:00:00','Hareket sisteminde aşınmalar var.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(614,268,0.00,10004,16,'2022-07-27 21:00:00','Gövde zylex kasa ile değiştirildi. Kart tamiri yapıldı. Elektrotu değiştirilmedi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(615,304,0.00,10004,16,'2022-07-27 21:00:00','Anahtarlı güç giriş soketi değiştirildi. Lm7525 voltaj regülatörü değiştirildi. Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(925,339,0.00,10004,15,'2022-08-09 21:00:00','Gönderilen proforma onaylanmadığı için servis verilmeden iade.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2585,1090,0.00,10004,16,'2022-10-19 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlandı. Sevk edilmeye hazır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2584,1132,0.00,10004,16,'2022-10-19 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlandı . Sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(621,341,0.00,10007,17,'2022-07-27 21:00:00','Servo motor arızalı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(622,332,0.00,10016,14,'2022-07-27 21:00:00','ŞABAN EFE\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(623,268,0.00,10016,14,'2022-07-27 21:00:00','ŞABAN EFE\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(624,304,0.00,10016,14,'2022-07-27 21:00:00','ŞABAN EFE\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(625,342,0.00,10004,1,'2022-07-27 21:00:00','Garanti kapsamında kayış değiştirildi.TEst edildi.Faal. Yurt içi KArgo. 27.07.2022',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(626,331,0.00,10004,0,'2022-07-27 21:00:00','Elektrot orta eleman kopuk. Tamir gerekli',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(627,331,0.00,10004,16,'2022-07-27 21:00:00','Elektrot tamir edildi.Sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(628,343,0.00,10004,16,'2022-07-27 21:00:00','CİHAZDA HERHANGİ BİR ARIZAYA RASTLANILMADI.TEST EDİLDİ.fAAL',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(629,345,0.00,10004,16,'2022-07-27 21:00:00','Garanti kapsamında. 051130ER 3 adet 052200082414 - 052200082415 - 052200082416 seri numaralı cihazlar ile değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(630,346,0.00,10004,16,'2022-07-27 21:00:00','Garanti kapsamında 052200082422 seri numaralı cihaz ile değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(631,347,0.00,10004,16,'2022-07-27 21:00:00','Garanti kapsamında . 052200082412 - 052200082413 seri numaralı ürünler ile değiştirildi.Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(632,348,0.00,10004,16,'2022-07-27 21:00:00','Su almış. Garanti kapsamında 052200082411 seri numaralı ürün ile değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(633,349,0.00,10004,16,'2022-07-27 21:00:00','Ürünler su almış garanti kapsamında 052200082417 - 052200082418 - 052200082419 - 052200082420 - 052200082421 seri numaralı ürünler ile değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(634,345,0.00,10016,14,'2022-07-28 21:00:00','KEREM BİÇKİN\r\nYUKİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(635,345,0.00,10016,14,'2022-07-28 21:00:00','KEREM BİÇKİN\r\nYUKİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(636,346,0.00,10016,14,'2022-07-28 21:00:00','KEREM BİÇKİN\r\nYUKİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(637,347,0.00,10016,14,'2022-07-28 21:00:00','KEREM BİÇKİN\r\nYUKİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(638,348,0.00,10016,14,'2022-07-28 21:00:00','KEREM BİÇKİN\r\nYUKİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(641,331,0.00,10016,14,'2022-07-28 21:00:00','KEREM BİÇKİN\r\nYUKİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(640,349,0.00,10016,14,'2022-07-28 21:00:00','KEREM BİÇKİN\r\nYUKİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(642,343,0.00,10016,14,'2022-07-28 21:00:00','KEREM BİÇKİN\r\nYUKİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(643,342,0.00,10016,14,'2022-07-28 21:00:00','ŞABAN EFE\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(644,242,0.00,10004,2,'2022-07-28 21:00:00','Müşteri talebi doğrultusunda servis verilmeden iade olacaktır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(651,355,0.00,10004,15,'2022-07-28 21:00:00','Cihaz sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(652,355,0.00,10016,14,'2022-07-28 21:00:00','LEVENT AKBULUTO\r\n34 AL 0898',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(650,242,0.00,10016,14,'2022-07-28 21:00:00','İBRAHİM DOĞRUYOL\r\n34 CEE 972',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(653,357,0.00,10004,0,'2022-07-28 21:00:00','Motor Yanık. Orta gövde bağlantı kısımında ezilme ve deformasyon var değişmesi gerekli.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(882,385,0.00,10004,16,'2022-08-09 21:00:00','Kasa değişimi yapıldı. Anakart tamiri yapıldı. Test edildi. Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(655,242,0.00,10013,1,'2022-07-31 21:00:00','PIR13885',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(656,331,0.00,10013,1,'2022-07-31 21:00:00','PIR13874 GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(657,343,0.00,10013,1,'2022-07-31 21:00:00','PIR13874 GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(658,345,0.00,10013,1,'2022-07-31 21:00:00','PIR13872 GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(659,346,0.00,10013,1,'2022-07-31 21:00:00','PIR13872 GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(660,347,0.00,10013,1,'2022-07-31 21:00:00','PIR13872 GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(661,348,0.00,10013,1,'2022-07-31 21:00:00','PIR13872 GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(662,349,0.00,10013,1,'2022-07-31 21:00:00','PIR13872 GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(663,355,0.00,10013,1,'2022-07-31 21:00:00','PIR13992 EGE ULASIM',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(664,332,0.00,10013,1,'2022-07-31 21:00:00','PIR13798 GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(665,268,0.00,10013,1,'2022-07-31 21:00:00','PIR13743 YURTİÇİ KARGO',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(666,304,0.00,10013,1,'2022-07-31 21:00:00','PIR 13748',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(667,323,0.00,10013,1,'2022-07-31 21:00:00','MÜŞTERİ TESLİM ALDI',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(668,329,0.00,10013,1,'2022-07-31 21:00:00','PIR 13602 YURTİÇİ KARGO',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(669,205,0.00,10013,1,'2022-07-31 21:00:00','PIR13600 EGE ULASIM',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(670,225,0.00,10013,1,'2022-07-31 21:00:00','PIR13600 EGE ULASIM',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(671,176,0.00,10013,1,'2022-07-31 21:00:00','PIR13600 EGE ULASIM',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(672,333,0.00,10013,1,'2022-07-31 21:00:00','PIR13599 GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(673,277,0.00,10013,1,'2022-07-31 21:00:00','PIR13597 GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(674,210,0.00,10013,1,'2022-07-31 21:00:00','PIR13597 GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(675,249,0.00,10013,1,'2022-07-31 21:00:00','PIR13597 GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(676,328,0.00,10013,1,'2022-07-31 21:00:00','PIR13570 EGE ULASIM',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(677,215,0.00,10013,1,'2022-07-31 21:00:00','PIR13571 ALCAN SEVKLİ YURTİÇİ KARGO',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(678,359,0.00,10010,0,'2022-07-31 21:00:00','CİHAZ YERİNDE GÖRÜLDÜ PH PROBU ARIZALI YENİ PROB TAKILARAK KALİBRASYON YAPILDI TEST EDİLDİ FALL.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(679,360,0.00,10010,0,'2022-07-31 21:00:00','cihaz yerinde görüldü elektrotun kablosu baglantı yerinden pinleriyle birlikte erimiş pinler degişti kablo degişti kalibrasyon yapıldı test edildi fall.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(680,243,0.00,10004,16,'2022-07-31 21:00:00','Cihaz tamiratı yapıldı sevk edilmeye hazır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(681,234,0.00,10004,17,'2022-07-31 21:00:00','Kasa zylex ile değiştirildi. Elektronik kart tamiri yapıldı. Elektrot değiştirilmedi. Sevk edilmeye hazır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(682,196,0.00,10004,1,'2022-07-31 21:00:00','Teslim edild.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(683,361,0.00,10004,16,'2022-07-31 21:00:00','Kasa zylex ile değiştirildi. Elektronik kart tamiri yapıldı. Sevk edilmeye hazır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(684,362,0.00,10007,17,'2022-07-31 21:00:00','Hareket sisteminde aşınmalar var.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(7151,4151,0.00,10055,20,'2023-10-01 21:00:00','ürün geldi teknik servis incelemesini yapacak',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(686,243,0.00,10016,14,'2022-07-31 21:00:00','2022000008731\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(687,234,0.00,10016,14,'2022-07-31 21:00:00','2022000008731 \r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(688,361,0.00,10016,14,'2022-07-31 21:00:00','2022000008731\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(689,373,0.00,10004,5,'2022-07-31 21:00:00','Anahtarlı güç giriş yuvası arızalı değişmesi gerekli',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(690,312,0.00,10004,16,'2022-07-31 21:00:00','Sigorta yuvası yanmış.Değiştirildi.Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(691,352,0.00,10004,0,'2022-07-31 21:00:00','0-40 mekanik termostat, akış sivici, ve 18 kw rezistans değiştirilmesi gerekli.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(693,375,0.00,10007,5,'2022-08-01 21:00:00','Hareket sisteminde aşınma ve kırıklar var. (Önder Havuz)',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(694,376,0.00,10007,17,'2022-08-01 21:00:00','Servo Kapak arızalı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(696,377,0.00,10004,5,'2022-08-01 21:00:00','Su altında kalmış. Lamba,quartz tube ve balast arızalı değişmesi gerekli.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(697,378,0.00,10007,17,'2022-08-01 21:00:00','Trafo arızalı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(698,379,0.00,10007,5,'2022-08-01 21:00:00','Trafo ve trafo güç kablosunda arıza var. Fanda aşınma var.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(699,376,0.00,10004,16,'2022-08-01 21:00:00','Servo kapak arızalı değiştirildi. Sevk edilmeye hazır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(700,380,0.00,10007,5,'2022-08-01 21:00:00','Tutamak ve fan kapağı kırık. Trafo güç kablosu hasarlı. Hareket sisteminde aşınmalar var.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(701,378,0.00,10004,16,'2022-08-01 21:00:00','Trafo arızalı değiştirildi. Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(702,312,0.00,10016,14,'2022-08-01 21:00:00','2022000008767\r\n35 AL 0898',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(703,376,0.00,10016,14,'2022-08-01 21:00:00','2022000008778\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(704,378,0.00,10016,14,'2022-08-01 21:00:00','2022000008794\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(705,372,0.00,10004,5,'2022-08-02 21:00:00','Cihaz su altında kalmış.Anakart ve ekran temizliği yapıldı. TEst edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(706,382,0.00,10004,16,'2022-08-02 21:00:00','Cihazda herhangi bir arızaya rastlanılmadı. Cihaz sorunsuz çalışıyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(708,378,0.00,10013,1,'2022-08-02 21:00:00','PIR14290 KARGOKAR',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(709,376,0.00,10013,1,'2022-08-02 21:00:00','PIR14258 KARGOKAR',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(710,243,0.00,10013,1,'2022-08-02 21:00:00','PIR14172 BODRUM  ARACI İLE SEVK',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(711,234,0.00,10013,1,'2022-08-02 21:00:00','PIR14172 BODRUM ARACI İLE SEVK',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(712,361,0.00,10013,1,'2022-08-02 21:00:00','PIR14174 YURTİÇİ KARGO İLE SEVK EDİLDİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(713,369,0.00,10004,5,'2022-08-02 21:00:00','Cihaz su altında kalmış. Tamiri mümkün olmadığından yenisi tavsiye edilir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(714,327,0.00,10013,1,'2022-08-02 21:00:00','PIR14166 YURTİÇİ KARGO İLE SEVK EDİLDİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(715,393,0.00,10007,17,'2022-08-02 21:00:00','Motor arızalı. Kabloya su girmiş. Filtre ve motor koruma muhafazası hasarlı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(719,391,0.00,10004,0,'2022-08-02 21:00:00','Elektrot kablosu yeni tip ve elektrot sarı somunları değiştirildi.TEst edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(720,393,0.00,10004,16,'2022-08-02 21:00:00','Sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(721,69,0.00,10004,16,'2022-08-02 21:00:00','Sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(722,357,0.00,10004,2,'2022-08-02 21:00:00','Müşteri talebi doğrultusunda servis verilmeden iade oalcaktır',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(723,362,0.00,10007,17,'2022-08-02 21:00:00','Fanda aşınmalar var.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(724,394,0.00,10007,5,'2022-08-02 21:00:00','Fan ve filtre hasarlı. Trafo ve trafo güç kablosu arızalı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(725,362,0.00,10004,16,'2022-08-02 21:00:00','Sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(726,395,0.00,10004,5,'2022-08-02 21:00:00','220 rölesi yanmış değiştirilecek.Yazılım güncellenecek.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(727,165,0.00,10004,16,'2022-08-02 21:00:00','Cihaz tamiri yapıldı. Sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(728,371,0.00,10004,0,'2022-08-02 21:00:00','0.25 Amper sigorta atmış. Değiştirildi.Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(729,371,0.00,10004,16,'2022-08-02 21:00:00','Cihaz tamiri yapıldı. Sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(733,209,0.00,10004,5,'2022-08-02 21:00:00','Cihaz test edildi cihazda arıza tespit edilemedi ancak akış olmadan çalıştığı için elektrot aşırı deforme olmuş ve dış pvs yamulmuş. Elektrotun tamir edilmesi gerekli.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(734,246,0.00,10004,5,'2022-08-02 21:00:00','İşlemci arızalı değişmesi gerekli.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(736,397,0.00,10007,5,'2022-08-02 21:00:00','Kablo kısa kısmında ve uzaktan kumandasında arıza var. Hareket sisteminde aşınma var.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2904,320,0.00,10004,16,'2022-11-16 21:00:00','Elektrot 7294 saat çalışmış. Bakımları düzgün yapılmadığından dolayı deforme olmuş. Elektrot orta eleman değişmeli ve tamir edilmeli. Orhan Seyfi Koç bilgisi dahilinde garanti kapsamında tamir edilmiştir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(738,315,0.00,10004,17,'2022-08-03 21:00:00','SMPS trafosu değiştirildi . Ön kapak değiştirildi . Test edildi . Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(739,365,0.00,10004,16,'2022-08-03 21:00:00','Cihazda herhangi bir hata ile karşılaşılmadı.Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(740,315,0.00,10004,16,'2022-08-03 21:00:00','SMPS trafosu değiştirildi . Ön kapak değiştirildi . Test edildi . Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(741,246,0.00,10004,8,'2022-08-03 21:00:00','Elektronik kart tamir edildi.Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(742,314,0.00,10004,16,'2022-08-03 21:00:00','Smps trafosu değiştirildi.Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(743,368,0.00,10004,16,'2022-08-03 21:00:00','Arıza tespit edilemedi.Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(744,400,0.00,10007,17,'2022-08-03 21:00:00','Kablo arızalı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(746,401,0.00,10007,17,'2022-08-03 21:00:00','Kablo.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(747,402,0.00,10007,17,'2022-08-03 21:00:00','Kablo.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(748,365,0.00,10016,14,'2022-08-03 21:00:00','2022000008909\r\n35 AKB 752',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(749,315,0.00,10016,14,'2022-08-03 21:00:00','2022000008909\r\n35 AKB 752',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(750,314,0.00,10016,14,'2022-08-03 21:00:00','2022000008909\r\n35 AKB 752',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(751,368,0.00,10016,14,'2022-08-03 21:00:00','2022000008909\r\n35 AKB 752',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(752,403,0.00,10007,17,'2022-08-03 21:00:00','Kablo arızalı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(753,404,0.00,10007,17,'2022-08-03 21:00:00','Kablo arızalı',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(754,405,0.00,10007,17,'2022-08-03 21:00:00','Kablo arızalı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(755,407,0.00,10007,17,'2022-08-03 21:00:00','Trafo arızalı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(761,316,0.00,10004,5,'2022-08-03 21:00:00','Elektort arzalı tamiri gerekli.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(757,408,0.00,10007,17,'2022-08-03 21:00:00','Kablo arızalı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(758,409,0.00,10007,17,'2022-08-03 21:00:00','Motor arızalı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(759,410,0.00,10007,17,'2022-08-03 21:00:00','Motor arızalı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(760,313,0.00,10004,5,'2022-08-03 21:00:00','Elektronik kart tamir edilmesi gerekmektedir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(762,415,0.00,10004,5,'2022-08-03 21:00:00','Rediktör dişlileri zarar gördüğü için motor montaj parçası ve rediktör değiştirilmelidir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(763,416,0.00,10004,5,'2022-08-03 21:00:00','Cihaz su almış  olduğu için elektronik kart ve ekran kartı tamiri yapılmalıdır. Üst kapak kırık olduğu için değiştirilmelidir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2466,417,0.00,10004,5,'2022-10-13 21:00:00','Elektrot bağlantı elemanları deforme olmuş ve kopmuş. Müşteri isteği doğrultusunda sıfır fiyatı verilmiştir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1557,338,0.00,10004,1,'2022-09-04 21:00:00','Müşteri talebi doğrultusunda servis verilmeden iade olacaktır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(766,211,0.00,10004,16,'2022-08-04 21:00:00','Elektrotların onayına istinaden tamiratı yapıldı. Dozaj pompası geri iade.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(767,419,0.00,10004,16,'2022-08-04 21:00:00','Garanti kapsamında yenisi gönderiliyor. Tümer Tarım',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(769,330,0.00,10004,16,'2022-08-04 21:00:00','Elektrot tamir edildi.Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(770,420,0.00,10004,5,'2022-08-04 21:00:00','Anahtarlı güç giriş yuvası arızalı olduğu için değiştirilmelidir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(772,16,0.00,10004,1,'2022-08-05 21:00:00','Cihaz su almış, garanti kapsamında yenisi ile değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(773,17,0.00,10004,1,'2022-08-05 21:00:00','Cihazlar su almış garanti kapsamında yenileri ile değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(774,18,0.00,10004,1,'2022-08-05 21:00:00','Cihazlar su almış garanti kapsamında yenileri ile değiştirildi.Serileri yanı',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(775,19,0.00,10004,1,'2022-08-05 21:00:00','Sap kısmında kırık var. Garanti kapsamında yenisi ile değiştirildi.Serisi aynı',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(776,20,0.00,10004,1,'2022-08-05 21:00:00','Pürjör kısmındaki çatlaktan dolayı garanti kapsamında değişim yapıldı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(777,22,0.00,10004,1,'2022-08-05 21:00:00','Su almış, garanti kapsamında yenileri ile değiştirildi.2. ürün serisi yırtık faturaya istinaden değişimi yeni seri ile yapııldı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(779,14,0.00,10004,1,'2022-08-05 21:00:00','26.05.2022 tarihinde gıda aracı ile sevk edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(780,11,0.00,10004,1,'2022-08-05 21:00:00','26.05.2022 tarihinde sevki kargo ile sağlandı',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(781,24,0.00,10004,1,'2022-08-05 21:00:00','Garanti kapsamında tamir edilip sevki gıda aracı ile sağlandı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(782,26,0.00,10004,1,'2022-08-05 21:00:00','Cihaz tamiri tamamlanıp gıda aracı ile sevk edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(942,32,0.00,10004,16,'2022-08-10 21:00:00','Cihazlar su almış. Garanti kapsamında 052200084872 - 052200084873 - 052200084874 - 052200084875 - 052200084876 olarak değiştirildi. Sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(784,33,0.00,10004,1,'2022-08-05 21:00:00','Cihaz tamiri yapıldıktan sonra 27.05.2022 tarihinde müşteri adresine kargolanmıştır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(785,27,0.00,10004,5,'2022-08-05 21:00:00','Tamir onayı bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(786,28,0.00,10004,1,'2022-08-05 21:00:00','01.06.2022 tarihinde sevki,Pekcan Havuz personelinin fabrikaya yükleme yapmaya geldiği esnada elden kendilerine teslim edilmiştir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(787,29,0.00,10004,1,'2022-08-05 21:00:00','01.06.2022 Tarihinde Pekcan Havuz çalışanı Nihat Bey\'e elden fabrikada teslim edilmiştir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(979,34,0.00,10004,1,'2022-08-15 21:00:00','Cihaz tamirat işlemleri tamamlanıp teslim edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(789,35,0.00,10004,1,'2022-08-05 21:00:00','Sevk edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(790,39,0.00,10004,5,'2022-08-05 21:00:00','Cihaz tamiri mümkün olmadığından dolayı yenisi tavsiye edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(791,44,0.00,10004,5,'2022-08-05 21:00:00','Proformaya onay bekleniyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(792,45,0.00,10004,5,'2022-08-05 21:00:00','Proforma onayı bekleniyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(793,50,0.00,10004,1,'2022-08-05 21:00:00','Cihazda işlem yapılmadan istanbul gemaş\'a gönderildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(794,51,0.00,10004,1,'2022-08-05 21:00:00','Cihazda arıza tespit ve değişmesi gereken parçalar değiştirildikten sonra istanbul gemaş\'a gönderildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(795,425,0.00,10010,1,'2022-08-05 21:00:00','CİHAZA YENİ ELEKTROT  VERİLDİ TEST EDİLDİ FAAL.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(796,222,0.00,10004,14,'2022-08-05 21:00:00','Cihaz sevk edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(797,231,0.00,10004,14,'2022-08-05 21:00:00','Gempaşa sevk edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(798,428,0.00,10004,1,'2022-08-05 21:00:00','Bakım kiti ve kumanda paneli değiştirildi. 06.08.2022 günü İzzet Bey\'in bilgisinde Karabük spor gençlik il müdürlüğünden Zekeriya Şahan\'a elden fabrikada teslim edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(799,419,0.00,10004,1,'2022-08-05 21:00:00','Şöför erkan\'a teslim edildi sevk edilmek üzere',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(800,78,0.00,10004,16,'2022-08-05 21:00:00','Sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(801,264,0.00,10004,16,'2022-08-05 21:00:00','Sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(802,429,0.00,10004,16,'2022-08-05 21:00:00','Kablo,kayış,fan ve filtre garanti kapsamında değiştirildi. TEst edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(803,318,0.00,10004,16,'2022-08-05 21:00:00','Garanti kapsamında mosfet,mosfet sürücü,diyot değiştirildi. TEst edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(804,430,0.00,10004,1,'2022-08-05 21:00:00','Mekanik salmastra değiştirildi.Test edildi.Faal. İzzet Özer Elden Teslim etti.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(805,431,0.00,10004,1,'2022-08-05 21:00:00','Garanti kapsamında mekanik salmastra değiştirildi. Test edildi.Faal .   İzzet Özer Elden Ertek Havuz\'a teslim etti.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1323,427,0.00,10004,5,'2022-08-27 21:00:00','Elektrot contası tam oturtulmadığından dolayı üst kısım su almış ve sarı pinlerin olduğu kısın camurlaşmış. Durgun suda çalıştığı için hazne şişmiş ve deforme olmuş. .Plakalarda erimeler mevcut.Ali Bey bilgisi dahilinde garanti kapsamında değiştirilmiştir',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(807,410,0.00,10004,1,'2022-08-05 21:00:00','İzzet Özer tarafından elden teslim edilmiştir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(808,409,0.00,10004,1,'2022-08-05 21:00:00','İzzet Özer tarafından elden teslim edilmiştir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(809,408,0.00,10004,1,'2022-08-05 21:00:00','İzzet Özer tarafından elden teslim edilmiştir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(816,407,0.00,10004,1,'2022-08-05 21:00:00','İzzet Özer tarafından elden teslim edilmiştir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(817,405,0.00,10004,1,'2022-08-05 21:00:00','İzzet Özer tarafından elden teslim edilmiştir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(818,404,0.00,10004,1,'2022-08-05 21:00:00','İzzet Özer tarafından elden teslim edilmiştir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(819,403,0.00,10004,1,'2022-08-05 21:00:00','İzzet Özer tarafından elden teslim edilmiştir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(821,402,0.00,10004,1,'2022-08-05 21:00:00','İzzet Özer tarafından elden teslim edilmiştir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(820,401,0.00,10004,1,'2022-08-05 21:00:00','İzzet Özer tarafından elden teslim edilmiştir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(822,72,0.00,10004,2,'2022-08-05 21:00:00','Müşteri isteği doğrultusunda servis verilmeden iade edilecektir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(823,432,0.00,10007,5,'2022-08-07 21:00:00','Motor arızalı. Hareket sisteminde aşınmalar var.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(824,434,0.00,10007,17,'2022-08-07 21:00:00','Kablo arızalı. Hareket sisteminde aşınmalar var.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(825,330,0.00,10016,14,'2022-08-07 21:00:00','2022000009002\r\n35 BBD 290',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(826,78,0.00,10016,14,'2022-08-07 21:00:00','2022000008988\r\n35 BBD 290',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(827,264,0.00,10016,14,'2022-08-07 21:00:00','2022000008988\r\n35 BBD 290',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(828,429,0.00,10016,16,'2022-08-07 21:00:00','2022000008988\r\n35 BBD 290',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(829,429,0.00,10016,14,'2022-08-07 21:00:00','2022000008988\r\n35BBD 290',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(830,435,0.00,10004,5,'2022-08-07 21:00:00','Cihaz sisteme ters bağlandığından dolayı, sarı pinler oksitlenmiş ve deforme olmuş. Orta bağlantı elemanı ise kopmuş. Tamir gerekli',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(831,434,0.00,10004,16,'2022-08-07 21:00:00','30 m kablo ve kayış değiştirildi.Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(832,195,0.00,10004,16,'2022-08-07 21:00:00','Çıkış mailleri atıldı.Sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(833,306,0.00,10004,16,'2022-08-07 21:00:00','Çıkış mailleri atıldı. Sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(834,436,0.00,10007,17,'2022-08-07 21:00:00','Trafo arızalı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(835,79,0.00,10004,1,'2022-08-07 21:00:00','Reaktör Bakım Onarımı,iç elektrod değişimi,Conta Değişimi,Anakart onarımı ve yarı iletken değişimi gerçekleşecektir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(7380,4259,0.00,10007,3,'2023-10-16 21:00:00','Kablo arızalı. Hareket sisteminde aşınmalar var.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(838,441,0.00,10004,17,'2022-08-08 21:00:00','Ön kapak kırık seri olduğundan garanti kapsamında değiştirildi. TEst edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(839,415,0.00,10004,16,'2022-08-08 21:00:00','Sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(840,420,0.00,10004,16,'2022-08-08 21:00:00','Sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(841,442,0.00,10004,16,'2022-08-08 21:00:00','Elektrot haznesi üretim hatasından dolayı çatlamış. Garanti kapsamında yenisi ile değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(842,274,0.00,10004,16,'2022-08-08 21:00:00','Smps trafosu arızalı değiştirildi.Test edildi. Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(843,443,0.00,10004,16,'2022-08-08 21:00:00','Elektrot sağ eleman kopuk. Garanti kapsamında 072210364 seri numaralı yeni elektrot ile değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(844,372,0.00,10004,16,'2022-08-08 21:00:00','Ana kart tamiri yapıldı . sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(845,416,0.00,10004,16,'2022-08-08 21:00:00','Ön panel,Ekran leksanı,ekran tamiri ve elektronik kart tamiri yapıldı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(846,248,0.00,10004,16,'2022-08-08 21:00:00','Kart üzerindeki trafo patlamış. İşlemci arızalı değiştirildi. Versiyon güncellendi. TEst edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(847,334,0.00,10004,2,'2022-08-08 21:00:00','Servis verilmeden İADE',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(848,444,0.00,10004,16,'2022-08-08 21:00:00','Tamir edilmek üzere İStanbul Sabo Elektriğe gönderiliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(849,388,0.00,10004,5,'2022-08-08 21:00:00','Cihazda sıvı teması mevcut. Elektronik kart temizliği ve tamiri yapılmalıdır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(850,436,0.00,10004,16,'2022-08-08 21:00:00','Sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(851,394,0.00,10004,16,'2022-08-08 21:00:00','Sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(852,449,0.00,10006,7,'2022-08-08 21:00:00','fgdjpadsfpos',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(862,399,0.00,10004,17,'2022-08-09 21:00:00','Cihazda herhangi bir arızaya rastlanılmadı. Elektrotu kontrol edilmeli',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(854,446,0.00,10027,6,'2022-08-08 21:00:00','tamir yapıl',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3841,445,0.00,10004,1,'2023-01-16 21:00:00','Garanti kapsamında yenisi gönderilmiştir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1244,541,0.00,10013,1,'2022-08-24 21:00:00','PIR16082 GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(859,392,0.00,10004,16,'2022-08-09 21:00:00','Sigorta yuvası değiştirildi. Test edildi. Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(860,383,0.00,10004,16,'2022-08-09 21:00:00','Sigorta yuvası değiştirildi. Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(861,389,0.00,10004,16,'2022-08-09 21:00:00','Ir2101 değiştirildi. Bobin değiştirildi. Sigorta yuvası değiştirildi.\r\nTest edildi. Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1560,592,0.00,10004,5,'2022-09-04 21:00:00','01.09.2022 tarihinde gönderilen proforma müşteri tarafından onaylanmadı. Müşteri değişmeyen parçaların ileride sorun çıkaracağı konusunda bilgilendirildi. Müşteri isteği doğrultusunda yeni proforma hazırlandı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(864,454,0.00,10007,17,'2022-08-09 21:00:00','Fan hasarlı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(865,95,0.00,10004,16,'2022-08-09 21:00:00','Cihazda herhangi bir arızaya rastlanılmadı. 12.08.2022 tarihinde sevk edilecektir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(866,123,0.00,10004,1,'2022-08-09 21:00:00','Cihazlar su aldığından dolayı garanti kapsamında yenileri ile değiştirildi. Fabrikada Ertek personeli Ali Bey\'e elden teslim edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(869,122,0.00,10004,1,'2022-08-09 21:00:00','Cihazlar su aldığından dolayı garanti kapsamında yenileri ile değiştirildi. Fabrikada Ertek personeli Ali Bey\'e elden teslim edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(868,121,0.00,10004,16,'2022-08-09 21:00:00','12.08.2022 tarihinde sevk edilecek',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(870,136,0.00,10004,5,'2022-08-09 21:00:00','onay bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(871,147,0.00,10004,1,'2022-08-09 21:00:00','Cihazlar Müşterinin kıbrıs adresine gönderilmiştir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2241,197,0.00,10004,19,'2022-10-05 21:00:00','Cşhaz tamiratı yapıldı. Sevk edilmeye hazır',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(873,199,0.00,10004,1,'2022-08-09 21:00:00','Cihaz tamiratı yapılıp. Fabrikada elden teslim edilmiştir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(874,208,0.00,10004,1,'2022-08-09 21:00:00','Cihaz tamiratı yapılıp. Else havuza sevk edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(876,255,0.00,10004,1,'2022-08-09 21:00:00','Elektrot aşırı deforme olduğundan dolayı yenisi tavsiye edildi. Yeni elektrot montaj yapıldı. Ödeme gempaşa\'a yapıldı. Cihaz fabrikada elden teslim edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(877,274,0.00,10004,1,'2022-08-09 21:00:00','Cihaz tamiratı yapıldıktan sonra Else havuza sevk edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(878,298,0.00,10004,1,'2022-08-09 21:00:00','Cihaz else havuza sevk edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(879,307,0.00,10004,1,'2022-08-09 21:00:00','Yerinde teknik servis hizmeti verilmiş ve fatura edilmek üzere oluşturulmuştur. Proforma olarak gönderildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(880,324,0.00,10004,1,'2022-08-09 21:00:00','Cihaz sevk edildi. Mustafa Barışçı\'dan gelen onaya istinaden prob değiştirildi. Müşteri onayladı ve kargolandı',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(881,344,0.00,10004,16,'2022-08-09 21:00:00','Cihazların üretimi yapıldı 12.08.2022 tarihinde sevk edilecektir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(883,386,0.00,10004,16,'2022-08-09 21:00:00','Polyester dökümün altındaki 220V faz kablosu kopmuş tamir edildi. Test edildi. Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(884,443,0.00,10013,1,'2022-08-09 21:00:00','PIR14946 GÖKHAN ÇEKİ ELDEN TESLİM',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(885,372,0.00,10013,1,'2022-08-09 21:00:00','PIR14947 GÖKHAN ÇEKİ ELDEN TESLİM',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(886,416,0.00,10013,1,'2022-08-09 21:00:00','PIR14948 GÖKHAN ÇEKİ ELDEN TESLİM',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(887,248,0.00,10013,1,'2022-08-09 21:00:00','PIR14940 ANTALYA ARACI İLE',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(888,334,0.00,10013,1,'2022-08-09 21:00:00','PIR 14941 BODRUM ARACI İLE',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1739,444,0.00,10013,4,'2022-09-08 21:00:00','10.08.2022 tarihinde 14943 nolu irsaliye ile sabo elektriğe teslim edilmek üzere istanbul aracı ile cendere depoya gönderilmiştir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(890,436,0.00,10013,1,'2022-08-09 21:00:00','PIR14934 YURTİÇİ KARGO İLE GÖNDERİLDİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(891,394,0.00,10013,1,'2022-08-09 21:00:00','PIR14924 GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(892,441,0.00,10013,1,'2022-08-09 21:00:00','PIR14877 YURTİÇİ KARGO \r\n310281681802 TAKİP NO',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(895,415,0.00,10013,1,'2022-08-09 21:00:00','PIR14879 YURTİÇİ KARGO\r\n310281681791 TAKİP NO',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(894,442,0.00,10013,1,'2022-08-09 21:00:00','PIR14882 YURTİÇİ KARGO \r\n310281681798 TAKİP NO',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(896,456,0.00,10007,17,'2022-08-09 21:00:00','Motor arızalı. Alt kapak ve filtrede hasar var.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(897,222,0.00,10013,1,'2022-08-09 21:00:00','PIR14633 EGE ULAŞIM İLE KONYA SEVKLİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(898,231,0.00,10013,1,'2022-08-09 21:00:00','PIR14865 YURTİÇİ KARGO',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(899,318,0.00,10013,1,'2022-08-09 21:00:00','PIR14838',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(900,330,0.00,10013,1,'2022-08-09 21:00:00','PIR14831 GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(901,78,0.00,10013,1,'2022-08-09 21:00:00','PIR14824 GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(902,264,0.00,10013,1,'2022-08-09 21:00:00','PIR14825 GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(903,429,0.00,10013,1,'2022-08-09 21:00:00','PIR14826 GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(904,435,0.00,10013,1,'2022-08-09 21:00:00','MÜŞTERİ GEMPAYA ÖDEME YAPTI ELDEN TESLİM EDİLDİ.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(905,434,0.00,10013,1,'2022-08-09 21:00:00','PIR14759 KARGOKAR',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(906,195,0.00,10013,1,'2022-08-09 21:00:00','PIR14764 EGE ULAŞIM',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(907,306,0.00,10013,1,'2022-08-09 21:00:00','PIR14765 EGE ULAŞIM',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(908,72,0.00,10013,1,'2022-08-09 21:00:00','PIR14742 KARGOKAR',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1556,381,0.00,10004,1,'2022-09-04 21:00:00','Hareket sistemi müşterinin istediğine göre değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(911,365,0.00,10013,1,'2022-08-09 21:00:00','PIR14471',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(912,315,0.00,10013,1,'2022-08-09 21:00:00','PIR14585 EGE ULAŞIM',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(913,246,0.00,10013,1,'2022-08-09 21:00:00','PIR14514',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(914,314,0.00,10013,1,'2022-08-09 21:00:00','PIR14585 EGE ULAŞIM',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(915,368,0.00,10013,1,'2022-08-09 21:00:00','PIR14473',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(916,211,0.00,10013,1,'2022-08-09 21:00:00','PIR14572 EGE',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(917,165,0.00,10013,1,'2022-08-09 21:00:00','PIR14400 GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(918,371,0.00,10013,1,'2022-08-09 21:00:00','PIR14404 GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(919,382,0.00,10013,1,'2022-08-09 21:00:00','PIR14396 YURTİÇİ KARGO',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(920,362,0.00,10013,1,'2022-08-09 21:00:00','PIR14365 YURTİÇİ KARGO',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(921,69,0.00,10013,1,'2022-08-09 21:00:00','PIR14350',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(922,393,0.00,10013,1,'2022-08-09 21:00:00','PIR14352',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(923,357,0.00,10013,1,'2022-08-09 21:00:00','PIR14342 YURTİÇİ KARGO',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(924,454,0.00,10004,17,'2022-08-09 21:00:00','Fan tamir edildi. Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(927,455,0.00,10004,5,'2022-08-10 21:00:00','Elektrot orta elemanı kopuk tamir edilmelidir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(929,214,0.00,10004,17,'2022-08-10 21:00:00','Cihazda herhangi bir arızaya rastlanılmadı. Test edildi,video çekildi. Tuşlar çalışıyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(930,229,0.00,10004,5,'2022-08-10 21:00:00','Elektrot orta eleman kopuk tamir gerekli.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(931,228,0.00,10004,16,'2022-08-10 21:00:00','Orta ve sol elemanda kopukluk var garanti kapsamında yenisi Bodrum şubeye gönderilecektir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(932,352,0.00,10004,16,'2022-08-10 21:00:00','Cihaz tamirat ve tadilat işlemleri tamamlandı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(933,459,0.00,10007,17,'2022-08-10 21:00:00','Robot duvara çıkamıyor zorlanıyor, zeminde hareket ederken ağır hareket ediyor. Motor arızalı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(934,384,0.00,10004,16,'2022-08-10 21:00:00','Garanti kapsamında kasa zylex kasa ile değiştirildi. Ana kart tamiri yapıldı. Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(935,459,0.00,10004,16,'2022-08-10 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlandı sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(936,275,0.00,10004,16,'2022-08-10 21:00:00','Elektrot tamir edildi.Sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(937,276,0.00,10004,16,'2022-08-10 21:00:00','Elektrot tamir edildi.Sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(938,44,0.00,10004,16,'2022-08-10 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlandı. Sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(939,460,0.00,10004,5,'2022-08-10 21:00:00','Dozaj pompası kafa kısmı basma çekvalfinin olduğu kısımdan kırık kafada hasar var değişmesi gerekli.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(940,461,0.00,10004,16,'2022-08-10 21:00:00','Peristaltik dozaj pompası değiştirildi. Kart temizliği yapıdlı. Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(941,344,0.00,10004,16,'2022-08-10 21:00:00','Cihazlar su almış Garanti kapsamında. 052200084864 - 052200084865 - 052200084866 - 052200084867 seri numaralı cihazlar ile değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(943,384,0.00,10016,14,'2022-08-10 21:00:00','2022000009214\r\n35 BBD290',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(944,459,0.00,10016,14,'2022-08-10 21:00:00','2022000009214\r\n35 BBD 290',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(945,214,0.00,10016,14,'2022-08-10 21:00:00','2022000009214\r\n35 BBD 290',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(946,228,0.00,10016,14,'2022-08-10 21:00:00','2022000009214\r\n35 BBD 290',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(947,95,0.00,10016,14,'2022-08-10 21:00:00','2022000009214\r\n35 BBD 290',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(948,352,0.00,10016,14,'2022-08-10 21:00:00','2022000009214\r\n35 BBD 290',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(949,275,0.00,10016,14,'2022-08-10 21:00:00','2022000009213\r\n35 BBD 290',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(950,276,0.00,10016,14,'2022-08-10 21:00:00','2022000009213\r\n35 BBD 290',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(951,44,0.00,10016,14,'2022-08-10 21:00:00','2022000009213\r\n35 BBD 290',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(952,462,0.00,10004,16,'2022-08-10 21:00:00','Cihazda herhangi bir arızaya rastlanılmadı. Müşteri panosundaki sigorta yada kaçak akımın kontrol edilmesi gerekli. Cihazın amper değerleri normal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(953,464,0.00,10007,17,'2022-08-10 21:00:00','Kablo fırdöndü kısmında çatlak vardı ve içine su girmiş bundan dolayı kablo çalışmıyor. Kayış\'da esneme ,fanda hasar var.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(954,465,0.00,10004,16,'2022-08-11 21:00:00','Mosfet ve sigorta değiştirildi.Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(955,464,0.00,10004,16,'2022-08-11 21:00:00','Cihaz sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(956,375,0.00,10004,16,'2022-08-11 21:00:00','Sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(957,474,0.00,10010,0,'2022-08-11 21:00:00','cihaz yerinde görüldü ph ölçümleri yanlış ölçüm yapıyordu muhtemelen şoklama sonucu probu kalibre etmek gerekti \r\nkalibrasyon yapıldı ph dozaj pompası kontrol edildi çalışıyor \r\ntest kitleriyle havuzun ölçümleri yapıldı faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(959,464,0.00,10016,14,'2022-08-11 21:00:00','2022000009281\r\nYUKI',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(960,475,0.00,10004,5,'2022-08-11 21:00:00','Sıvı temasından dolayı elektronik kart ve bobin değişmesi gerekli. Gms-1058235072 numarası ile eski sistemde kaydı var fakat sisteme girilemediği için kayıt burdan oluşturulmuştur.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(961,462,0.00,10016,14,'2022-08-11 21:00:00','2022000009247\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(962,465,0.00,10016,14,'2022-08-11 21:00:00','2022000009247\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(963,375,0.00,10016,14,'2022-08-11 21:00:00','2022000009294\r\nYUKI',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(964,477,0.00,10004,17,'2022-08-11 21:00:00','Polyester altındaki 220 V girişi kopmuştur. Polyester kırıldı. Tamir edildi.Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(965,477,0.00,10004,16,'2022-08-11 21:00:00','Sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(966,455,0.00,10004,16,'2022-08-11 21:00:00','Elektrot tamir edildi.Sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(967,482,0.00,10007,17,'2022-08-11 21:00:00','Motor\'da Wifi kartı arızalı. Kablo\'da aşınmalar ve hasarlar var. Trafo arızalı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(968,482,0.00,10004,16,'2022-08-11 21:00:00','13.08.2022 Tarihinde Cihaz İzzet Özer tarafından elden teslim edilecektir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(969,480,0.00,10027,15,'2022-08-12 21:00:00','test edildi,belirtilen arıza görülmedi,servis verilmeden geri iade edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(970,480,0.00,10025,1,'2022-08-12 21:00:00','emir adı güzel',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(971,485,0.00,10010,0,'2022-08-12 21:00:00','cihazın kalibrasyonu kurulumdan beri yapılmadıgı için kalibrasyonları yapıldı ph+orp elektrotun kreç oluşumu dahilinde temizlenmesi gerektigi belirtildi  test edildi faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(972,485,0.00,10010,0,'2022-08-12 21:00:00','tuz seviyesi eksik olarak gösteriyordu tuzun tamamlanması gerektigi belirtildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(973,486,0.00,10010,18,'2022-08-12 21:00:00','cihazın elektrot kablosu kopmuş degiştirildi kalibrasyonları yapıldı test edildi faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(974,495,0.00,10007,15,'2022-08-14 21:00:00','Müşterinin isteği üzerine servis verilmeden iade.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(994,496,0.00,10004,5,'2022-08-15 21:00:00','Ampuller patlak ve balastın değişmesi gerekli.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(977,476,0.00,10004,17,'2022-08-14 21:00:00','12v polarite rölesi,elektrot sarıları,elektrot bağlantı pabuçları değiştirildi.Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(978,27,0.00,10004,2,'2022-08-15 21:00:00','Proforma onayı 15 gün içerisinde verilmediğinden dolayı servis verilmeden iade edilmiştir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(980,44,0.00,10004,1,'2022-08-15 21:00:00','Gıda aracı ile teslim edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(981,45,0.00,10004,2,'2022-08-15 21:00:00','Proforma onayı 15 gün içerisinde verilmediğinden dolayı servis verilmeden iade edilmiştir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(982,136,0.00,10004,2,'2022-08-15 21:00:00','Proforma onayı 15 gün içerisinde verilmediğinden dolayı servis verilmeden iade edilmiştir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(983,178,0.00,10004,1,'2022-08-15 21:00:00','Tamirat işlemleri tamamlanıp 23.08.2022 de gönderilecek',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(984,257,0.00,10004,1,'2022-08-15 21:00:00','Tamirat işlemleri tamamlanıp 23. 08.2022 tarihinde teslim edilecektir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2242,1106,0.00,10004,16,'2022-10-05 21:00:00','Garanti kapsamında 022200030140 seri numaralı filtre ile değiştirilmiştir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(986,25,0.00,10004,1,'2022-08-15 21:00:00','Ana kart tamiri yapıldı test edildi. Ali Bey\'e elden teslim edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(987,54,0.00,10004,1,'2022-08-15 21:00:00','Cihaz da herhangi bir arızaya rastlanılmadı. Cihaz Akbük Havuz çalışanına fabrikada elden teslim edilmiştir. Teknik servis formu ile teslim edilmiştir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(988,106,0.00,10004,1,'2022-08-15 21:00:00','Teslim edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(989,121,0.00,10004,1,'2022-08-15 21:00:00','Gıda aracı ile sevk edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(990,283,0.00,10004,1,'2022-08-15 21:00:00','Gıda aracı ile teslim edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(991,344,0.00,10004,1,'2022-08-15 21:00:00','Gıda Aracı ile sevk edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1199,503,0.00,10004,16,'2022-08-22 21:00:00','Cihaza elektrot kablosundan su yürümüş, elektronik kartta pas ve korozyon vardı. Ali bey bilgisi dahilinde garanti kapsamında elektronik kart değişimi yapıldı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1200,589,0.00,10004,16,'2022-08-22 21:00:00','Sevk sırasında alt rekor ve iç takım kırılmış. Garanti kapsamında alt,üst iç takımla birlikte 63 mm rekor gönderilmiştir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(993,505,0.00,10007,17,'2022-08-15 21:00:00','Kablo fırdöndüsüne su girmiş kablo arızalı. Fanda aşınmalar var.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(995,32,0.00,10004,1,'2022-08-15 21:00:00','Gıda aracı ile sevk edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(996,104,0.00,10004,14,'2022-08-15 21:00:00','Cihaz tamir bedeli yatırılmadığından dolayı bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(997,128,0.00,10004,5,'2022-08-15 21:00:00','Elektrot orta eleman kopmuş. Tamir gerekli.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1006,507,0.00,10007,17,'2022-08-15 21:00:00','Motorun içine su girmiş. Motor arızalı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(999,161,0.00,10004,15,'2022-08-15 21:00:00','Ürünler polisaj için bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1000,172,0.00,10004,1,'2022-08-15 21:00:00','Cihaz tamiri yapıldı. Yenilenip geri gönderildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1738,690,35.40,10027,3,'2022-09-08 21:00:00','fanda pislik birikmiş,genel bakım yapıldı.trafo arızalı,değişti.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1004,458,0.00,10027,5,'2022-08-15 21:00:00','cihaz beklemede...',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1005,440,0.00,10004,5,'2022-08-15 21:00:00','Elektrot orta elemanı kopuk tamir edilmelidir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1007,508,0.00,10007,17,'2022-08-15 21:00:00','Filtre torbası hasarlı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1761,863,0.00,10016,14,'2022-09-11 21:00:00','2022000010570\r\n35 BBD 290',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1762,673,0.00,10016,14,'2022-09-11 21:00:00','2022000010571\r\n35 BBD 290',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1022,325,0.00,10004,16,'2022-08-15 21:00:00','Servis verilmeden iade ücreti İzzet Özer Bilgisi dahilinde alınmayacaktır. Müşteri Ertek Havuz\'dan sıfır robot almıştır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1018,511,0.00,10027,5,'2022-08-15 21:00:00','BEKLEMEDE.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1016,479,0.00,10027,5,'2022-08-15 21:00:00','BEKLEMEDE.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1017,478,0.00,10027,5,'2022-08-15 21:00:00','BEKLEMEDE.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1019,508,0.00,10004,16,'2022-08-15 21:00:00','Cihaz tamiratı yapıldı. Sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1020,507,0.00,10004,16,'2022-08-15 21:00:00','Sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1021,505,0.00,10004,16,'2022-08-15 21:00:00','Sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1023,452,0.00,10027,5,'2022-08-15 21:00:00','BEKLEMEDE.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1025,495,0.00,10004,15,'2022-08-15 21:00:00','İzzet Özer bilgisi dahilinde &quot;Servis verilmeden İade&quot; bedeli alınmayacaktır. Müşteri Ertek Havuz\'dan yeni robot almıştır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1026,463,0.00,10027,5,'2022-08-15 21:00:00','BEKLEMEDE.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1027,514,0.00,10010,0,'2022-08-15 21:00:00','cihazın ekranına su girme sonucu pas oluşumu ve oksitlenmeler mevcut ekran kartı degişmesi gerekmektedir',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1028,518,0.00,10004,16,'2022-08-16 21:00:00','mosfet değiştirildi. Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1029,515,0.00,10004,16,'2022-08-16 21:00:00','Garanti kapsamında K00617407 seri numarası ile değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1030,517,0.00,10004,16,'2022-08-16 21:00:00','Garanti kapsamında K006117401 - K006117402 - K006117403 - K006117404 seri numaralı ürünler ile değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1031,516,0.00,10004,16,'2022-08-16 21:00:00','Garanti kapsamında K00617405 - K006117406 seri numaralı ürünler ile değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1205,520,0.00,10007,15,'2022-08-23 21:00:00','Müşterinin isteği üzerine servis verilmeden iade.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1034,509,0.00,10004,17,'2022-08-16 21:00:00','Dozaj pompası elektronik kartı tamir edildi. Elektrot temizliği yapıldı. Test edildi. Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1035,521,0.00,10004,17,'2022-08-16 21:00:00','24V giriş soketi arzalı değiştirildi. Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1036,476,0.00,10004,16,'2022-08-16 21:00:00','12v polarite rölesi,elektrot sarıları,elektrot bağlantı pabuçları değiştirildi.Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1037,256,0.00,10004,16,'2022-08-16 21:00:00','Sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1038,522,0.00,10004,1,'2022-08-16 21:00:00','Terminal Havuz\'un kayıp olan cihazlarına istinaden yeniden üretildi. 062200005071 - 062200005070 seri numaraları olarak kayıt edildi. Cihazlar Antalya Şube personeli İsmaili Bey\'e Elden TEslim Edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1039,380,0.00,10004,16,'2022-08-16 21:00:00','Sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1040,440,0.00,10004,8,'2022-08-16 21:00:00','Elektrot tamiri yapıldı. Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1041,380,0.00,10016,14,'2022-08-16 21:00:00','2022000009442\r\n35 AL  0898',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1042,256,0.00,10016,14,'2022-08-16 21:00:00','2022000009455\r\n35 AL 0898',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1043,476,0.00,10016,16,'2022-08-16 21:00:00','2022000009461\r\n35 AL 0898',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1044,476,0.00,10016,14,'2022-08-16 21:00:00','2022000009461',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1045,509,0.00,10016,14,'2022-08-16 21:00:00','2022000009461\r\n35 AL 0898',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1046,521,0.00,10016,14,'2022-08-16 21:00:00','2022000009461\r\n35 AL 0898',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1047,515,0.00,10016,14,'2022-08-16 21:00:00','2022000009451\r\n35 AL 0898',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1048,517,0.00,10016,14,'2022-08-16 21:00:00','2022000009451\r\n35 AL 0898',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1049,518,0.00,10016,14,'2022-08-16 21:00:00','2022000009451\r\n35 AL 0898',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1050,433,0.00,10020,0,'2022-08-16 21:00:00','Elektrot orta bağlantı elemanı aşınmis.Tamir edilmesi gerekmektedir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1051,433,0.00,10004,5,'2022-08-16 21:00:00','Elektrot orta bağlantı elemanı aşınmis.Tamir edilmesi gerekmektedir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1052,39,0.00,10004,2,'2022-08-17 21:00:00','Cihaz tamiri mümkün olmadığından dolayı iade ediliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(5228,1470,0.00,10035,21,'2023-06-06 21:00:00','GARANTİ\'DEN teslim',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(5229,2722,30.00,10006,0,'2023-06-06 21:00:00','test',0,1,'montaj',99.00,NULL,NULL),(5230,2721,0.00,10005,6,'2023-06-06 21:00:00','6028 servis fişi kaydı ile kores elden terslim . Kaynaksız pres geçme seri olan 06425ye elektrot 2605202S00035 seri numaralı elektrotla değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1054,527,0.00,10004,16,'2022-08-17 21:00:00','Sigorta yuvası değiştirildi. Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1055,529,0.00,10004,16,'2022-08-17 21:00:00','Bobin arızalı. Değiştirildi.TEst edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1056,481,0.00,10004,16,'2022-08-17 21:00:00','Cihazda herhangi bir arızaya rastlanılmadı. Elektrot kireçliydi temizlendi. TEst edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3235,1399,0.00,10010,1,'2022-12-22 21:00:00','müşteriye teslim edilmiştir',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1058,527,0.00,10016,14,'2022-08-17 21:00:00','2022000009533\r\n34 AL 0898',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1059,529,0.00,10016,14,'2022-08-17 21:00:00','2022000009533\r\n34 AL 0898',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1060,481,0.00,10016,14,'2022-08-17 21:00:00','2022000009533\r\n34 AL 0898',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1061,531,0.00,10004,1,'2022-08-17 21:00:00','Elektronik kart üzerindeki sigorta değiştirildi. Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1062,533,0.00,10004,16,'2022-08-17 21:00:00','Cihazda herhangi bir arıza tespit edilemedi. TEst edildi. Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1063,537,0.00,10004,17,'2022-08-17 21:00:00','Demo ürün olarak İstanbul Gemaş\'a 1 haftalığına gönderiliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1064,538,0.00,10004,16,'2022-08-17 21:00:00','Cihaz testleri yapıldı sevk edilmeye hazır. İstanbul Gemaş müşteriye faturalandırdığı bilgisi İzzet Bey tarafından alındı. Bedel alınmadan gönderilecek.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1065,537,0.00,10016,14,'2022-08-17 21:00:00','2022000009570\r\nYUKİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1066,538,0.00,10016,14,'2022-08-17 21:00:00','2022000009572\r\nYUKI',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1067,542,0.00,10004,5,'2022-08-17 21:00:00','Elektrot orta eleman kopuk tamir gerekli.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1068,543,0.00,10004,5,'2022-08-17 21:00:00','Orp elektrotu arızalı. Değişmesi gerekli',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1182,426,0.00,10004,16,'2022-08-22 21:00:00','Sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1070,496,0.00,10004,16,'2022-08-17 21:00:00','Ampuller ve balast değiştirildi.TEst edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1071,470,0.00,10004,16,'2022-08-17 21:00:00','Garanti kapsamında yeni cihaz ile değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1072,469,0.00,10004,16,'2022-08-17 21:00:00','Garanti kapsamında yeni cihaz ile değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1073,468,0.00,10004,16,'2022-08-17 21:00:00','Cihaz garanti kapsamında yenisi ile değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1074,467,0.00,10004,16,'2022-08-17 21:00:00','Cihaz garanti kapsamında yenisi ile değiştirildi. Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1075,473,0.00,10004,16,'2022-08-17 21:00:00','Cihaz garanti kapsamında yenisi ile değiştirildi. Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1076,471,0.00,10004,16,'2022-08-17 21:00:00','Cihaz garanti kapsamında yenisi ile değiştirildi.Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1078,545,0.00,10004,0,'2022-08-17 21:00:00','Cihaz su aldığından dolayı motor sargıları yanmış.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1079,546,0.00,10004,5,'2022-08-17 21:00:00','Cihazın sıvı temas sebebi ile elektronik kartı yanmıştır. Tamiri mümkün olmadığından dolayı yenisi tavsiye edilir. Buton sağlam garanti kapsamında tamir edilecektir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1080,547,0.00,10004,17,'2022-08-17 21:00:00','Buton garanti kapsamında değiştirilecektir. Sürücü faal olarak çalışıyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1081,548,0.00,10004,5,'2022-08-17 21:00:00','Pompa ters yönde dönerek çalışmış. Yüksek amper ve yüksek ısıya bağlı olarak motor kavrularak yanmış. Motor değişimi yapılmalı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1082,549,0.00,10004,16,'2022-08-17 21:00:00','Cihaz bağlantıları yanlış yapıldığından,400 mv kontaktör yolundaki diyotlar kısa devre olmuştur. Tamir edildi.Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1083,233,0.00,10004,16,'2022-08-18 21:00:00','Sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1084,550,0.00,10004,16,'2022-08-18 21:00:00','Cihaz su almış. Deniz Bey\'in onayına istinaden garanti kapsamında tamir edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1085,549,0.00,10016,14,'2022-08-18 21:00:00','2022000009549\r\nYUKI',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1086,533,0.00,10016,14,'2022-08-18 21:00:00','2022000009549\r\nYUKI',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1087,470,0.00,10016,14,'2022-08-18 21:00:00','2022000009549\r\nYUKI',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1088,469,0.00,10016,14,'2022-08-18 21:00:00','2022000009549\r\nYUKI',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1089,468,0.00,10016,14,'2022-08-18 21:00:00','2022000009549\r\nYUKI',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1090,467,0.00,10016,14,'2022-08-18 21:00:00','2022000009549\r\nYUKI',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1091,473,0.00,10016,14,'2022-08-18 21:00:00','2022000009549\r\nYUKI',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1092,471,0.00,10016,14,'2022-08-18 21:00:00','2022000009549\r\nYUKI',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1093,472,0.00,10016,14,'2022-08-18 21:00:00','2022000009549\r\nYUKI',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1094,233,0.00,10016,14,'2022-08-18 21:00:00','2022000009581\r\nYUKI',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1095,496,0.00,10016,14,'2022-08-18 21:00:00','2022000009578\r\nYUKI',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1096,550,0.00,10016,14,'2022-08-18 21:00:00','2022000009579\r\nYUKI',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1097,551,0.00,10007,17,'2022-08-18 21:00:00','Müşteri isteği üzerine robotun üstündeki fırçalar değişti. Robot sıfır ürün. Robotun üstünde Pvc fırça vardı sünger fırça çifti ile değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1098,557,0.00,10007,17,'2022-08-18 21:00:00','Robotta arıza bulunamadı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1099,557,0.00,10004,16,'2022-08-18 21:00:00','Ali Volkan Bey\'in cihaz garantili faturayı bize beyan ettiler söylemine istinaden, Servis bakım bedeli yansıtılmamıştır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1100,551,0.00,10016,14,'2022-08-18 21:00:00','2022000009631\r\n64 LT 116',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1101,557,0.00,10016,14,'2022-08-18 21:00:00','2022000009631\r\n64 LT 116',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1102,551,0.00,10013,1,'2022-08-18 21:00:00','pır15778 yurtiçi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1103,557,0.00,10013,1,'2022-08-18 21:00:00','PIR15779 YURTİÇİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1104,233,0.00,10013,1,'2022-08-18 21:00:00','PIR15755 EGE ULASIM',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1105,550,0.00,10013,1,'2022-08-18 21:00:00','PIR15726 YURTİÇİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1106,380,0.00,10013,1,'2022-08-18 21:00:00','PIR15727 EGE ULASIM',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1107,533,0.00,10013,1,'2022-08-18 21:00:00','PIR15722 GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1108,496,0.00,10013,1,'2022-08-18 21:00:00','PIR15723 GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1109,470,0.00,10013,1,'2022-08-18 21:00:00','PIR15721 YURTİÇİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1110,469,0.00,10013,1,'2022-08-18 21:00:00','PIR 15721 YURTİÇİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1111,468,0.00,10013,1,'2022-08-18 21:00:00','PIR 15721 YURTİÇİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1112,467,0.00,10013,1,'2022-08-18 21:00:00','PIR 15721 YURTİÇİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1114,473,0.00,10013,1,'2022-08-18 21:00:00','PIR 15721 YURTİÇİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1115,471,0.00,10013,1,'2022-08-18 21:00:00','PIR 15721 YURTİÇİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1116,471,0.00,10013,1,'2022-08-18 21:00:00','PIR15721 YURTİÇİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1117,472,0.00,10013,1,'2022-08-18 21:00:00','PIR15721 YURTİÇİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1118,549,0.00,10013,1,'2022-08-18 21:00:00','PIR15724 YURTİÇİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1120,527,0.00,10013,1,'2022-08-18 21:00:00','PIR15643 YURTİÇİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1121,529,0.00,10013,1,'2022-08-18 21:00:00','PIR15644 YURTİÇİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1122,481,0.00,10013,1,'2022-08-18 21:00:00','PIR15645 YURTİÇİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1123,440,0.00,10013,1,'2022-08-18 21:00:00','PIR15596',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1124,522,0.00,10013,1,'2022-08-18 21:00:00','PIR15560 İSMAİL BEYE TESLİM EDİLMİŞTİR',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1125,256,0.00,10013,1,'2022-08-18 21:00:00','PIR15532 GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1126,476,0.00,10013,1,'2022-08-18 21:00:00','PIR15526 MNG',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1127,509,0.00,10013,1,'2022-08-18 21:00:00','PIR15530 MÜŞTERİYE TESLİM',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1285,521,0.00,10013,1,'2022-08-25 21:00:00','PIR15523 YURTİÇİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1129,515,0.00,10013,1,'2022-08-18 21:00:00','PIR15497 GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1130,517,0.00,10013,1,'2022-08-18 21:00:00','PIR15497 GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1131,516,0.00,10013,1,'2022-08-18 21:00:00','PIR15497 GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1132,518,0.00,10013,1,'2022-08-18 21:00:00','PIR15497 GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1133,508,0.00,10013,1,'2022-08-18 21:00:00','PIR15509 BODRUM ARACI',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1134,507,0.00,10013,1,'2022-08-18 21:00:00','PIR15509 BODRUM ARACI',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1135,505,0.00,10013,1,'2022-08-18 21:00:00','PIR15493 YURTİÇİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1136,495,0.00,10013,1,'2022-08-18 21:00:00','PIR15499',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1137,27,0.00,10013,1,'2022-08-18 21:00:00','PIR15500 GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1138,45,0.00,10013,1,'2022-08-18 21:00:00','PIR15500 GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1139,136,0.00,10013,1,'2022-08-18 21:00:00','PIR15500 GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1140,392,0.00,10013,1,'2022-08-18 21:00:00','PIR15490 BODRUM ARACI',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1141,383,0.00,10013,1,'2022-08-18 21:00:00','PIR15490 BODRUM ARACI',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1142,389,0.00,10013,1,'2022-08-18 21:00:00','PIR15490 BODRUM ARACI',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1143,399,0.00,10013,1,'2022-08-18 21:00:00','PIR15490 BODRUM ARACI',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1144,385,0.00,10013,1,'2022-08-18 21:00:00','PIR15490 BODRUM ARACI',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1145,386,0.00,10013,1,'2022-08-18 21:00:00','PIR15490 BODRUM ARACI',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1146,384,0.00,10013,1,'2022-08-18 21:00:00','PIR15492',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1147,459,0.00,10013,1,'2022-08-18 21:00:00','PIR15180',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1148,477,0.00,10013,1,'2022-08-18 21:00:00','pır15487',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1149,455,0.00,10013,1,'2022-08-18 21:00:00','pır15489',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1150,214,0.00,10013,1,'2022-08-18 21:00:00','Pır15487',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1151,228,0.00,10013,1,'2022-08-18 21:00:00','Pır15487',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1152,95,0.00,10013,1,'2022-08-18 21:00:00','pır15120',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1153,352,0.00,10013,1,'2022-08-18 21:00:00','PIR15124 YURTİÇİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1154,375,0.00,10013,1,'2022-08-18 21:00:00','PIR15177 ÇUKUROVA İLE SEVK',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1155,482,0.00,10013,1,'2022-08-18 21:00:00','PIR15322 İZZET ÖZER TESLİM ETTİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1156,464,0.00,10013,1,'2022-08-18 21:00:00','PIR15168 YURTİÇİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1157,465,0.00,10013,1,'2022-08-18 21:00:00','PIR15117',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1158,462,0.00,10013,1,'2022-08-18 21:00:00','PIR15117',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1159,275,0.00,10013,1,'2022-08-18 21:00:00','PIR 15121 GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1160,276,0.00,10013,1,'2022-08-18 21:00:00','PIR15122',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1161,339,0.00,10013,1,'2022-08-18 21:00:00','PIR15023 ANTALYA ARACI',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1162,454,0.00,10013,1,'2022-08-18 21:00:00','PIR15036 GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1163,397,0.00,10013,1,'2022-08-18 21:00:00','PIR15037 KARGOKAR',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1164,456,0.00,10013,1,'2022-08-18 21:00:00','PIR15042 YURTİÇİ KARGO',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1165,104,0.00,10013,1,'2022-08-21 21:00:00','PIR14150',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1166,566,0.00,10004,5,'2022-08-21 21:00:00','Elektrot deforme olmuş tamir edilmelidir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1167,537,0.00,10013,1,'2022-08-21 21:00:00','PIR15704 İST. ARACI',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1168,538,0.00,10013,1,'2022-08-21 21:00:00','PIR15706 İST. ARACI',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1173,569,0.00,10007,17,'2022-08-21 21:00:00','Led kart ve motor arızalı. Led kartın içinden su çıktı led kart motora zarar verdiği için led kart ve motor değişti. hareket sisteminde aşınmalar var.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1172,342,0.00,10013,1,'2022-08-21 21:00:00','TOLGA GÜNENCİ YURTİÇİ KARGO SEVK',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1174,525,0.00,10007,5,'2022-08-21 21:00:00','Servo kapak arızalı. Hareket sisteminde aşınmalar var.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1175,539,30.00,10024,0,'2022-08-21 21:00:00','3 adet elektrot bağlantı somunu değiştirildi. Köprüleme kablosu değiştirildi. Elektrot kablo tamiri yapıldı. Elektrotların kimyasalla temizliği sağlandı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1176,569,0.00,10004,16,'2022-08-22 21:00:00','Sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1177,354,0.00,10004,16,'2022-08-22 21:00:00','Sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1178,578,0.00,10007,5,'2022-08-22 21:00:00','Hareket sisteminde aşınmalar var.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1179,567,0.00,10010,1,'2022-08-22 21:00:00','cihaz yerinde görülüdü elektrotun sol bacagı plakayla baglantı yerinden aşınma olmadan kopmuş garanti kapsamında degişim yapıldı test edildi faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1180,581,0.00,10007,5,'2022-08-22 21:00:00','Trafo ve motor arızalı. Hareket sisteminde aşınmalar var. Gövde ve tutamak kırık.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1181,583,0.00,10007,17,'2022-08-22 21:00:00','Motor çalışmıyor arızalı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1183,541,0.00,10004,16,'2022-08-22 21:00:00','Elektronik kart değişimi yapıldı.Testedildi.Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1184,572,0.00,10004,16,'2022-08-22 21:00:00','Sigorta yuvası değiştirildi. Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1185,552,0.00,10004,16,'2022-08-22 21:00:00','Sigorta yuvası değiştirildi. Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1186,553,0.00,10004,16,'2022-08-22 21:00:00','Cihazda arıza tespit edilmedi. Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1419,580,35.40,10024,0,'2022-08-31 21:00:00','Elektrod orta ayağı kopuk.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1191,569,0.00,10016,14,'2022-08-22 21:00:00','2022000009736\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1355,662,0.00,10007,3,'2022-08-30 21:00:00','Trafo arızalı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1192,354,0.00,10016,14,'2022-08-22 21:00:00','2022000009739\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1193,583,0.00,10016,14,'2022-08-22 21:00:00','2022000009740\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1194,585,0.00,10004,16,'2022-08-22 21:00:00','Cihazda herhangi bir arızaya rastlanılmadı. Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1195,577,0.00,10004,5,'2022-08-22 21:00:00','Cihaz su altında kaldığından dolayı elektronik kart üzerinde korozyon oluştuğu tespit edilmiştir. Smps trafosu çalışmıyor değişmesi gerekli. Dozaj pompası bobin ve elektronik kart su altında kaldığından dolayı korozyona uğramış değişmesi gerekli.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1196,566,0.00,10004,1,'2022-08-22 21:00:00','Cihazın ödemesi Gempaş\'a yapıldıktan sonra fabrikada elden teslim edilmiştir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1197,586,0.00,10004,16,'2022-08-22 21:00:00','Cihaz elektrotu aşırı kireçli temizlendi. Contadan su almış. Ledler arızalı değiştirildi, anakartta sıvı teması yoktu.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1198,587,0.00,10007,17,'2022-08-22 21:00:00','Robot sıfır. Müşterinin isteği üzerine robotun fırçaları değişti.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1201,588,0.00,10004,16,'2022-08-22 21:00:00','Sevk sırasında alt rekor ve iç takım kırılmış. Garanti kapsamında alt,üst iç takımla birlikte 63 mm rekor gönderilmiştir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1202,591,0.00,10004,16,'2022-08-22 21:00:00','İstanbul Gemaş - Mutlu Kanatın ibraz ettiği faturaya istinaden garanti kapsamında değiştirildi. 052200087723 - 052200087724 - 052200087725 - 052200087726 - 052200087727 seri numaralarıdır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1203,587,0.00,10004,16,'2022-08-23 21:00:00','Sevk edilmek üzere Mahmut Ergül Tarafından Gempaş\'a götürülecektir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1204,379,0.00,10004,16,'2022-08-23 21:00:00','Mahmut ERgül tarafından Gempaş\'a sevk edilecektir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1206,520,0.00,10004,16,'2022-08-23 21:00:00','Servis verilmeden iade isteği üzerine sevk edilmeye hazır',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1209,587,0.00,10016,14,'2022-08-23 21:00:00','2022000009785\r\nYUKI',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1210,379,0.00,10016,14,'2022-08-23 21:00:00','2022000009786\r\nYUKI',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1211,591,0.00,10016,14,'2022-08-23 21:00:00','2022000009761\r\n35 BBD 290',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1212,553,0.00,10016,14,'2022-08-23 21:00:00','2022000009761\r\n35 GB 5345',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1213,586,0.00,10016,14,'2022-08-23 21:00:00','2022000009761\r\n35 BBD 290',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1214,503,0.00,10016,14,'2022-08-23 21:00:00','2022000009761\r\n35 GB 5345',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1215,589,0.00,10016,14,'2022-08-23 21:00:00','2022000009761\r\n35 GB 5345',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1216,588,0.00,10016,14,'2022-08-23 21:00:00','2022000009761\r\n35 GB 5345',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1217,520,0.00,10016,14,'2022-08-23 21:00:00','2022000009793\r\n35 BBD 290',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(9338,4669,55.00,10057,5,'2024-01-08 21:00:00','Cihaz incelendi, 6 ay önce su altında kaldığından anakart ve smps değişmiş anakart arızası garantiden yapıldı akış hücresindeki eksiklikleri için proforma gönderildi. Cihazın elektrotu yok kontrol edilemedi. Orhan usta baktı cihaza',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1226,523,0.00,10027,5,'2022-08-24 21:00:00','beklemede.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1279,519,0.00,10004,5,'2022-08-25 21:00:00','Cihaz su altında kaldığından dolayı elektronık kart tamiri gerekli. Smps trafosu arızalı değişmesi gerekli.Dozaj pompası tamiri mümkün olmadığından dolayı yenisi tavsiye edilir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1282,573,0.00,10004,5,'2022-08-25 21:00:00','Elektrot plakaları sağlam,elektrot kendi haznesi değişmesi değiştirilmelidir. pH elektrotu değiştirilmelidir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1225,524,0.00,10027,5,'2022-08-24 21:00:00','beklemede.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1227,500,0.00,10027,5,'2022-08-24 21:00:00','beklemede.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1228,604,0.00,10027,5,'2022-08-24 21:00:00','beklemede.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1229,555,30.00,10028,0,'2022-08-24 21:00:00','ana kart arızalı ve uyarı ışıkları arızalı',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1230,605,0.00,10004,16,'2022-08-24 21:00:00','Sigorta patlamış garanti kapsamında değiştirildi.Test edildi.Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1231,570,0.00,10028,0,'2022-08-24 21:00:00','ana kart arılı',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3839,1897,60.00,10027,0,'2023-01-16 21:00:00','cihaz etrafında dönüyor,hareket kayışlarında hasar ve deforme mevcut.kablo şamandırası cihaz üzerinde yoktu.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1234,584,0.00,10028,0,'2022-08-24 21:00:00','SU ALTINDA KALMIŞ ana kart temizliği ve ekran temizliği yapıldı',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1235,584,0.00,10028,0,'2022-08-24 21:00:00','ana kart ve ekran kartı temizlik bakımı yapıldı',0,1,'ana kart temizlik ve bakımı',50.00,NULL,NULL),(1236,584,0.00,10028,0,'2022-08-24 21:00:00','ana kart ve ekran kartı temizlik bakımı yapıldı',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1237,584,50.00,10028,0,'2022-08-24 21:00:00','SU ALTINDA KALMIŞ ana kart temizliği ve ekran temizliği yapıldı',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1238,587,0.00,10013,1,'2022-08-24 21:00:00','PIR16139 YURTİÇİ / ADANA SEVKLİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1239,379,0.00,10013,1,'2022-08-24 21:00:00','PIR16138 EGE ULASIM',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1240,317,0.00,10004,2,'2022-08-24 21:00:00','Müşteri talebi üzerine servis verilmeden iade.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1241,520,0.00,10013,1,'2022-08-24 21:00:00','PIR16148 YURTİÇİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1243,426,0.00,10013,1,'2022-08-24 21:00:00','PIR16109 YURTİÇİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1245,572,0.00,10013,1,'2022-08-24 21:00:00','PIR16082 GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1246,390,0.00,10004,16,'2022-08-24 21:00:00','Cihaz daha önce teknik servis de işlem gördüğü ve aynı hatadan geldiğinden dolayı garanti kapsamında tamir edilmiştir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1247,552,0.00,10013,1,'2022-08-24 21:00:00','PIR16084 GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1248,585,0.00,10013,1,'2022-08-24 21:00:00','PIR16115  YURTİÇİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1249,553,0.00,10013,1,'2022-08-24 21:00:00','PIR16084',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1250,586,0.00,10013,1,'2022-08-24 21:00:00','PIR16112 YURTİÇİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1251,503,0.00,10013,1,'2022-08-24 21:00:00','PIR16082 GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1252,589,0.00,10013,1,'2022-08-24 21:00:00','PIR16082 GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1253,588,0.00,10013,1,'2022-08-24 21:00:00','GIDA16082 GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1254,591,0.00,10013,1,'2022-08-24 21:00:00','pır16117 yurtiçi kargo',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1255,569,0.00,10013,1,'2022-08-24 21:00:00','pır16016 yurtici',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1256,354,0.00,10013,1,'2022-08-24 21:00:00','PIR16020 EGE ULASIM',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1257,583,0.00,10013,1,'2022-08-24 21:00:00','PIR16017 YURTİCİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1258,317,0.00,10016,14,'2022-08-24 21:00:00','2022000009877\r\nYUKİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1259,390,0.00,10016,14,'2022-08-24 21:00:00','2022000009877\r\nYUKİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1277,395,0.00,10004,16,'2022-08-25 21:00:00','Tamir edildi. Sevk edilmeye hazır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1264,543,0.00,10004,16,'2022-08-24 21:00:00','Sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1265,575,0.00,10004,16,'2022-08-24 21:00:00','Giriş sigortası patlamış. Değiştirildi. Cihazda herhangi bir arıza tespit edilemedi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1266,542,0.00,10004,16,'2022-08-24 21:00:00','Elektrot tamiratı yapıldı. Cihaz test edildi.Sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1267,422,0.00,10004,16,'2022-08-24 21:00:00','Cihazda herhangi bir arızaya rastlanılmadı. Test edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1268,423,0.00,10004,16,'2022-08-24 21:00:00','Cihaz elektrot 2853 saat çalışmasına rağmen orta eleman erimiş. Ali Bey\'in bilgisi dahilinde elektrot garanti kapsamında tamir edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1269,79,0.00,10004,16,'2022-08-24 21:00:00','Cihaz sabo elektrikte tamir edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1271,438,0.00,10004,16,'2022-08-24 21:00:00','Cihaz bağlantıları muhtemelen ters yapılmış. Elektrot plakalarında korozyon mevcut. Ali Bey bilgisi dahilinde garanti kapsamında elektrot tamiri yapıldı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1272,437,0.00,10004,16,'2022-08-24 21:00:00','Cihaz bağlantıları muhtemelen ters yapılmış. Elektrot plakalarında korozyon mevcut. Ali Bey bilgisi dahilinde garanti kapsamında elektrot tamiri yapıldı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1273,560,0.00,10004,5,'2022-08-25 21:00:00','Ph elektrotu arızalı değiştirilmelidir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1280,620,0.00,10007,3,'2022-08-25 21:00:00','Fan, kayış ve aktif fırça\'da aşınmalar var.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1298,313,0.00,10004,16,'2022-08-25 21:00:00','Elektronik kart tamiri sağlandı. Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1283,390,0.00,10013,1,'2022-08-25 21:00:00','PIR16279 EGE ULASIM',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1284,317,0.00,10013,1,'2022-08-25 21:00:00','PIR16279 EGE ULASIM',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1287,562,0.00,10013,1,'2022-08-25 21:00:00','pır16349 ege',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1288,438,0.00,10013,1,'2022-08-25 21:00:00','pır16350 ege',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1289,437,0.00,10013,1,'2022-08-25 21:00:00','pır16350 ege',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1309,633,0.00,10004,1,'2022-08-26 21:00:00','Cihaz elektronik kart üzerindeki 24 volt cam sigorta ve soketi,lehimli tip sigorta ile değiştirildi. Ph elektrotu kırık olduğu için yenisi ile değiştirildi. Cihaz kalibre edildi.Çalışır şekilde müşteriye teslim edildi. Yüzde 30 iskonto uygulanmıştır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1311,634,0.00,10004,1,'2022-08-26 21:00:00','6106 - . Tüm ph düşürücüyü bastığı şikayeti üzerine yapılan kontrollerde ph elektrotunun 11.7 ölçtüğü görüldü. Ph elektrotu yenisi ile değiştirildi. Cihaz yeniden kalibre edildi. Cihaz çalışır şekilde teslim edildi. Metu Havuz - Mehmet Özdemir',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1312,635,0.00,10004,1,'2022-08-26 21:00:00','6107 - Orp dozaj pompası çalışmadığından dolayı yenisi ile değiştirildi.Havuz değerleri ve cihazın ölçtüğü değerlerin aynı olduğu görüldü. Sağlam şekilde teslim edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1313,636,0.00,10004,1,'2022-08-26 21:00:00','6108 - Orp Elektrotu arızalı olduğu görüldü. Elektrot yenisi ile değiştirildi. Sistem çalışır şekilde teslim edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1314,637,0.00,10004,1,'2022-08-26 21:00:00','6109 - Cihazın orp elektrotu arızalı. Yenisi ile değiştirildi. Asit hortumunu ters takıldığı için hortumlar ve asit tankı erimiş. Sert ve asite dayanıklı hortumlarla değiştirildi. Cihaz kalibre edildi,test edildi ve çalışır şekilde teslim edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1315,543,0.00,10016,14,'2022-08-26 21:00:00','2022000009894\r\n35 BBD 290',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1316,542,0.00,10016,14,'2022-08-26 21:00:00','202200009894\r\n35 BBD 290',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1362,619,60.00,10027,6,'2022-08-30 21:00:00','tamir edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1318,639,0.00,10010,3,'2022-08-26 21:00:00','cihazın ana kart üzerinde 12v trafosu patlak iki defa aynı arızayı verdigi için elektronik kart degişimi yapıldı test edildi faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1322,519,0.00,10004,16,'2022-08-27 21:00:00','Sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1324,643,0.00,10004,0,'2022-08-27 21:00:00','Cihaz klor ve asit tankındaki hortumlar sert olan hortumlar ile değiştirildi. Ph ve orp elektrotları arızalı değiştirildi. Cihaz yeniden kalibre edildi. Test edildi ve çalışır durumda teslim edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1325,643,0.00,10004,1,'2022-08-27 21:00:00','Yerinde teknik servis hizmeti verildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1326,427,0.00,10004,16,'2022-08-27 21:00:00','Sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1327,609,0.00,10004,16,'2022-08-27 21:00:00','Elektronik kart kısmına su girmiş. Kart tamir edildi. Kasa değiştirildi. Elektrot plakaları sağlam fakat hazne deforme olmuş,hazne değiştirildi. TEst edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1328,608,0.00,10004,16,'2022-08-27 21:00:00','Sigorta ve sigorta yuvası değiştirildi.Test edildi. Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1329,295,0.00,10004,16,'2022-08-27 21:00:00','Ams 1117 voltaj regülatörü değiştirildi. 24c64n eprom değiştirildi. Sigorta yuvası değiştirildi. Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1330,610,0.00,10004,16,'2022-08-27 21:00:00','Cihazın anahtarlı güç giriş yuvası değiştirildi.Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1331,600,0.00,10004,16,'2022-08-27 21:00:00','Cihazda herhangi bir arızaya rastlanılmadı. Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1332,607,0.00,10004,16,'2022-08-27 21:00:00','Hazne çatlak,cihaz su almış. Hazne değiştirildi. Elektronik kart değiştirildi. Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1333,617,0.00,10004,5,'2022-08-27 21:00:00','Muhtemelen Bypass vanası açık olarak çalıştırılmış. Orta eleman kopmuş,hazne deforme olmuş. Tamir gerekli.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1334,597,0.00,10004,5,'2022-08-27 21:00:00','Elektrot orta eleman kopuk. Tamir gerekli.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1335,598,0.00,10004,5,'2022-08-27 21:00:00','Elektrot orta eleman kopuk. Tamir edilmesi gerekli.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1336,646,0.00,10004,16,'2022-08-28 21:00:00','Sigorta yuvası ve sigorta değiştirildi. Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1337,647,0.00,10004,1,'2022-08-28 21:00:00','Fabrika su basma sistemine monte edilen cihazdır. Cihazda herhangi bir arızaya rastlanılmadı. Bakımları yapıldı. Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1338,427,0.00,10016,14,'2022-08-28 21:00:00','2022000010010\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1559,501,0.00,10004,5,'2022-09-04 21:00:00','Robotta arızaya rastlanmadı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1340,651,0.00,10004,0,'2022-08-28 21:00:00','Fan arızalı değiştirildi. Test edildi. Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1341,651,0.00,10004,16,'2022-08-28 21:00:00','Sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1352,620,0.00,10016,14,'2022-08-30 21:00:00','2022000010063\r\n64 LT 116',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1343,545,0.00,10004,5,'2022-08-28 21:00:00','Proforma gönderildi onay bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1345,582,0.00,10027,3,'2022-08-28 21:00:00','Cihazın trafosu açıldıktan sonra kapanıyor.cihazın trafosu ile mobil uygulama ile eşleştirme yapılması gerekiyor.uygulama ile trafo eşleştirmesi yapıldı.cihaz çalışır durumdadır.ilk baştaki kapanma sorunu düzeldi.tamir edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1347,651,0.00,10016,14,'2022-08-28 21:00:00','202200001026\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1348,655,0.00,10004,16,'2022-08-28 21:00:00','Motor gitmesi gerektiği hız da gitmiyordu. Yapması gereken işlemleri yavaş bir şekilde yapıyordu. Garanti kapsamında motor değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1349,655,0.00,10016,14,'2022-08-28 21:00:00','2022000010048\r\n64 LT 116',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1350,620,0.00,10004,16,'2022-08-30 21:00:00','Sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1351,652,0.00,10004,16,'2022-08-30 21:00:00','Fatura numarası 1425\'e istinaden garanti kapsamında tamir edildi. Bobin yüksek akım çektiği için değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1354,661,0.00,10004,16,'2022-08-30 21:00:00','Cihaz tamir edildikten sonra tekrar arızaya girmiş. Smps arızalı garanti kapsamında değiştirildi. Cihaz bodrum şubede sadece smps gönderiliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1356,578,0.00,10004,16,'2022-08-30 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlandı. Sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1357,665,0.00,10007,3,'2022-08-30 21:00:00','Trafo\'da arızaya rastlanılmadı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1821,903,0.00,10007,3,'2022-09-14 21:00:00','Kayış aşınmasından dolayı kayış yerinden çıkıyordu ve robotun çalışmasını engelliyor. Fan ve fan ve fan kapağında aşınmalar var.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1363,652,0.00,10016,14,'2022-08-30 21:00:00','2022000010074\r\n64LT116',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1364,661,0.00,10016,14,'2022-08-30 21:00:00','2022000010082\r\n64 LLT 116',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1365,578,0.00,10016,14,'2022-08-30 21:00:00','2022000010088\r\n64 LLT 116',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1366,558,60.00,10027,5,'2022-08-30 21:00:00','beklemede.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1390,427,0.00,10013,1,'2022-08-31 21:00:00','PIR16636 YURTİÇİ KARGO',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1389,661,0.00,10013,1,'2022-08-31 21:00:00','PIR16655 YURTİÇİ KARGO',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1387,620,0.00,10013,1,'2022-08-31 21:00:00','PIR16702 SELİM BEY TESLİM ALDI',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1388,578,0.00,10013,1,'2022-08-31 21:00:00','PIR16687 MÜŞTERİ TESLİM ALDI \r\nPARASI NAKİT ÖDENDİ.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1391,652,0.00,10013,1,'2022-08-31 21:00:00','PIR16614 NAK KARGO',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1392,655,0.00,10013,1,'2022-08-31 21:00:00','PIR16563 EGE ULASIM',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1393,651,0.00,10013,1,'2022-08-31 21:00:00','PIR16543 NAK',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1394,543,0.00,10013,1,'2022-08-31 21:00:00','PIR16317 YURTİÇİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1395,542,0.00,10013,1,'2022-08-31 21:00:00','PIR16315 GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1396,313,0.00,10013,1,'2022-08-31 21:00:00','pır16494',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1397,519,0.00,10013,1,'2022-08-31 21:00:00','PIR16486',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1398,609,0.00,10013,1,'2022-08-31 21:00:00','PIR16497 ORHAN USTA BODRUM ŞUBE',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3857,1915,60.00,10007,5,'2023-01-17 21:00:00','Gövde, kablo girişli yan panel ve tutamak kırık. Motor ve kablo arızalı. hareket sisteminde aşınmalar var.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1400,608,0.00,10013,1,'2022-08-31 21:00:00','PIR16497 ORHAN USTA BODRUM ŞUBE',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1401,295,0.00,10013,1,'2022-08-31 21:00:00','PIR16497 ORHAN USTA BODRUM ŞUBE',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1402,610,0.00,10013,1,'2022-08-31 21:00:00','PIR16497 ORHAN USTA BODRUM ŞUBE',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1403,607,0.00,10013,1,'2022-08-31 21:00:00','PIR16497 ORHAN USTA BODRUM ŞUBE',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1404,646,0.00,10013,1,'2022-08-31 21:00:00','PIR16497 ORHAN USTA BODRUM ŞUBE',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1434,530,0.00,10004,16,'2022-09-01 21:00:00','Isı sensörü arızalı değiştirildi.Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1406,670,0.00,10004,2,'2022-08-31 21:00:00','Servis verilmeden iade ücreti alınmayacaktır. Bir önceki geldiğinde tamir bedeli alındığından dolayı servis iade bedeli alınmayacaktır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1409,558,0.00,10029,1,'2022-08-31 21:00:00','PARÇALAR DEĞİŞTİ.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1410,670,0.00,10016,14,'2022-08-31 21:00:00','2022000010154\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1413,498,60.00,10027,5,'2022-08-31 21:00:00','tamir için onay bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1412,693,0.00,10007,3,'2022-08-31 21:00:00','Kablo fırdöndü\'den su çıktı. Kayış ve fan\'da aşınmalar var.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1414,695,0.00,10004,1,'2022-08-31 21:00:00','Cihaz Pekcan Havuz çalışanı Nihat Senna\'ya elden teslim edilmiştir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1415,693,0.00,10004,16,'2022-08-31 21:00:00','Sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1416,498,0.00,10027,6,'2022-08-31 21:00:00','parça değişimi yapıldı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1417,458,0.00,10027,6,'2022-08-31 21:00:00','parça değişimi yapıldı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1418,698,0.00,10007,3,'2022-08-31 21:00:00','Fan hasarlı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1420,579,35.40,10024,18,'2022-08-31 21:00:00','Elektrod kopuk',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1435,700,0.00,10004,16,'2022-09-01 21:00:00','022200025885 Seri numaralı ürün ile değiştirildi.Murat Sakarya,Bora usta ile görüşülüp ürün incelendi. Üst kapak kısmında bölgesel bir yırtık olduğundan dolayı su kaçırıyor. Garanti kapsamında değişim yapılması kararı verildi. Ali Ercan Aydın bilgilendiri',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1422,701,0.00,10004,16,'2022-08-31 21:00:00','Gelen showroom kiti yerine. Güncel üretim olan şekilde showroom kiti oluşturulup gönderildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1423,702,0.00,10004,5,'2022-09-01 21:00:00','Elektrot orta eleman kopuk. Tamir gerekli',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1424,698,0.00,10004,16,'2022-09-01 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlandı sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1425,703,0.00,10007,3,'2022-09-01 21:00:00','Fan aşınmış.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1426,703,0.00,10004,16,'2022-09-01 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlandı. Sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1427,548,0.00,10004,2,'2022-09-01 21:00:00','Müşteri isteği doğrultusunda servis verilmeden iade edilecektir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1428,545,0.00,10004,2,'2022-09-01 21:00:00','Müşteri isteği doğrultusunda servis verilmeden iade olacaktır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1429,704,0.00,10007,5,'2022-09-01 21:00:00','Motorun içinden su çıktı. Hareket sisteminde aşınmalar var.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1430,593,0.00,10004,5,'2022-09-01 21:00:00','Fan ve salmastra arasında konulması gereken pul konulmadığı için su kaçırıyor. Kontra civata,Difüzör ve Arka kapak değişmesi gerekli.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1433,705,0.00,10005,0,'2022-09-01 21:00:00','Yerinde servis verildi.Orp dozaj pompası basma çekvalfi takılmadığı için dozaj pompasına su girmiş elektronik kart ve bobinin arızalanıp çürümesine sebep olmuştur.Ph elektrot kablosu kopuk.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1436,707,0.00,10004,18,'2022-09-01 21:00:00','Cihaz kapak saplama kısmı üzerine düşmüş ve alttan çatlama yapmış. İç taraftan çatlağı kapatmak için yetkisiz müdahele yapılmış ve ürün üzerinde tamirat yapılmıştır. Bu nedenle cihaz garanti kapsamı dahilinde değildir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1437,708,0.00,10004,18,'2022-09-01 21:00:00','Ürün düşürülmüş ve düşmeden kaynaklı çatlak ve çizikler mevcut. Düşmeden kaynaklı kapak saplamalarının olduğu yerden patlamış. Garanti kapsamında değerlendirilmemiştir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1449,611,0.00,10004,5,'2022-09-01 21:00:00',',Motor su altında kaldığından dolayı yanmış. Yenisi ile değişmesi gereklidir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1731,510,70.80,10027,5,'2022-09-08 21:00:00','çalışmıyor,motor şaftının bir tarafı kitlenmiş..',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1441,693,0.00,10013,1,'2022-09-01 21:00:00','pır16797 ege ulasım',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1442,709,0.00,10004,16,'2022-09-01 21:00:00','Cihazlar su almış. Garanti kapsamında 052200088697 - 052200088698 seri numaralı ürünler ile değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1443,615,70.80,10024,5,'2022-09-01 21:00:00','çalışmıyor.kablo kısa kısım arızalı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1567,767,0.00,10004,16,'2022-09-05 21:00:00','Ana kart üzerindeki 10A sigorta değiştirildi. Test edildi. Çalışıyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4736,336,75.00,10043,5,'2023-04-18 21:00:00','Trafo arızalı. Hareket sisteminde aşınmalar var. Tutamak kırık.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1447,601,0.00,10004,5,'2022-09-01 21:00:00','Motor su altında kaldığından dolayı yanmış. Değişmesi gerekli.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1448,457,70.80,10006,1,'2022-09-01 21:00:00','.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1450,712,0.00,10004,16,'2022-09-01 21:00:00','Garanti kapsamında motor değiştirilmiştir. Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1451,713,0.00,10004,16,'2022-09-01 21:00:00','Cihazda bir arıza tespit edilemedi. Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1452,714,0.00,10004,16,'2022-09-01 21:00:00','herhangi bir arıza tespit edilemedi. Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1453,602,0.00,10004,16,'2022-09-01 21:00:00','Herhangi bir arıza tespit edilemedi. Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1454,457,70.80,10024,1,'2022-09-01 21:00:00','.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1461,701,0.00,10016,14,'2022-09-01 21:00:00','2022000010222\r\n34 CEE 972',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1462,698,0.00,10016,14,'2022-09-01 21:00:00','2022000010227\r\n35 ATF102',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1457,548,0.00,10016,14,'2022-09-01 21:00:00','2022000010231\r\n34 CEE 972',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1458,545,0.00,10016,14,'2022-09-01 21:00:00','2022000010231\r\n34 CEE 972',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1463,703,0.00,10016,14,'2022-09-01 21:00:00','2022000010231\r\n35 ATF 102',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1460,700,0.00,10016,14,'2022-09-01 21:00:00','2022000010237\r\n34 CEE972',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1466,614,0.00,10027,3,'2022-09-02 21:00:00','fan motorunda pislik birikmiş.genel bakım yapıldı.tamir edildi.garanti kapsamında.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1585,319,0.00,10016,14,'2022-09-05 21:00:00','2022000010353\r\n34 CEE 972',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1469,559,0.00,10027,5,'2022-09-02 21:00:00','18 m kablosu arızalı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1471,717,35.40,10024,5,'2022-09-02 21:00:00','Yüksek voltaj çekilmesinden kaynaklı elektrik anahtarı zarar görmüş.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1474,720,70.80,10027,5,'2022-09-02 21:00:00','çalışmıyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1476,724,0.00,10010,5,'2022-09-02 21:00:00','cihazın güç giriş GSC OL 30 Güç Ünitesi ile birlikte kablo 24V su girme sonucu yanmış cihaz yeni kablosuyla test edildi faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1477,725,0.00,10004,16,'2022-09-02 21:00:00','Cihaz bağlantıları yanlış yapıldığından dolayı çalıştırılamamış. Cihaz test edildi. Bir arızaya rastlanılmadı',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1480,736,0.00,10004,1,'2022-09-04 21:00:00','sap kısmındaki kırık sebebi ile yenisi ile değiştirildi fabrikada elden teslim edildi. Orhan usta onayı ile.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1487,738,0.00,10005,0,'2022-09-04 21:00:00','Havuz değerleri ile cihazın ölçtüğü değerler ile cihazın ölçtüğü değer karşılaştırıldı problem olmadığı görüldü.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1486,738,0.00,10005,0,'2022-09-04 21:00:00','Yerinde servis verildi. Cihazın gövde ve kafada çatlaklar var gövde ve kafa yenileri ile değiştirildi. ORP elektrotun arızalı olduğu tespit edildi yenisi ile değiştirildi. Yeniden kalibre edildi test edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1484,739,0.00,10005,1,'2022-09-04 21:00:00','Yerinde servis sağlandı. Asit kaçırması sonucu cihazın içinde asit görülmüş elektronik kart ve bobin çürümüş. Elektronik kart ve bobin değiştirildi. Cihaz çalıştırıldı test edildi . Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1490,740,0.00,10005,0,'2022-09-04 21:00:00','Yerinde servis hizmeti verilmiştir. Cihaz E2 hatası veriyor Bodrum şube cihazı değiştirmiş bir gün çalışmış tekrar E2 hatası veriyor yapılan kontrollerde Elektrotun orta elamanının aşırı deforme olduğu ve koptuğu görüldü.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1503,738,0.00,10005,5,'2022-09-04 21:00:00','Yerinde servis hizmetinde ORP elektrot değişimi sağlandı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1491,740,0.00,10005,1,'2022-09-04 21:00:00','072210510 seri nolu elektrotla garantiden değiştirildi test edildi çalışır olarak teslim edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1492,741,0.00,10005,0,'2022-09-04 21:00:00','Yerinde servis hizmeti verildi. Cihaz dozaj pompası çalışmıyor şikayeti, dozaj pompası ana elektronik kart yenisi ile değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1493,741,0.00,10005,0,'2022-09-04 21:00:00','Cihaz test edildi sisteme PH basamadığı görüldü basma geri hırsız kelepçenin delinmediği görüldü delindi ve çalıştığı görüldü.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1494,741,0.00,10005,0,'2022-09-04 21:00:00','Cihaz 2 amperin üzerine çıkmadığı için elektrot kontrol edildi ve aşırı deforme olduğu görüldüğünden yenisi ile garantiden değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1495,741,0.00,10005,1,'2022-09-04 21:00:00','Cihaz çalışır olarak teslim edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1496,743,0.00,10010,1,'2022-09-04 21:00:00','cihaz yerinde görüldü ph elektrotu bozulmuş yanlış ölçüm yapıyor yenisiyle test edildi faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1497,742,0.00,10005,0,'2022-09-04 21:00:00','Yerinde servis hizmeti verildi. Cihaz kontrol edildiğinde 2 amperden fazla akım çekmediği görüldü.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1498,742,0.00,10005,0,'2022-09-04 21:00:00','Elektrot kontrol edildi normal görülmesine rağmen  2 amperden fazla akım çekmediği  için yeni elektrotla değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1499,742,0.00,10005,1,'2022-09-04 21:00:00','Sistem (GSC 30 elektrot) test edildi çalışır olarak teslim edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1500,745,0.00,10005,1,'2022-09-04 21:00:00','Yerinde servis hizmeti verildi. Cihaz E4 hatası veriyor. Cihaz 10 A sigorta lehimli tiple değiştirildi. Cihaz test edildi çalışır durumda teslim edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1501,746,0.00,10005,0,'2022-09-04 21:00:00','Yerinde servis hizmeti verilmiştir. Elektrot contası su kaçırmış. Elektrot temizlendi sarı somunlu pinler değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1502,746,0.00,10005,1,'2022-09-04 21:00:00','Cihaz test edildi faal. Çalışır durumda teslim edildi. Müşteriye kullanma şekli anlatıldı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1504,747,0.00,10005,0,'2022-09-04 21:00:00','Yerinde servis hizmeti sağlandı. Cihaz kontrol edildi smps trafosu yüksek akım çekmesi nedeniyle arızalanmış smps trafosu değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1505,747,0.00,10005,0,'2022-09-04 21:00:00','Cihaz test edildi faal. Havuz tuz oranı 9000ppm. Elektrik tesisatı düzensiz ve toprak kaçak akım rolesi  yok . Müşteriye anlatıldı teslim edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1506,747,0.00,10005,5,'2022-09-04 21:00:00','Yerinde servis hizmetine istinaden.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1507,748,0.00,10005,0,'2022-09-04 21:00:00','Yerinde servis hizmeti verildi. Cihaz dozaj pompası elektronik kart üzerindeki termik direnç kopuk. Yeni kartla değiştirildi. Dozaj pompası kontrol edildi sağlam.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1508,748,0.00,10005,1,'2022-09-04 21:00:00','Cihaz kalibrasyonu yeniden yapıldı havuzda ölçülen değerlerle aynı olduğu görüldü. Müşteri ve havuza bakan kişi sistem anlatıldı. çalışır şekilde teslim edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3858,1496,0.00,10007,6,'2023-01-17 21:00:00','Cihazın tamiratı yapıldı test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2001,966,60.00,10027,5,'2022-09-25 21:00:00','kombine pvc fırça ve sünger tekerlekler hasarlı,deforme oluşmuş.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1551,759,0.00,10024,3,'2022-09-04 21:00:00','E4 Arızası veriyor. Anakart değişecek.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1511,749,0.00,10004,5,'2022-09-04 21:00:00','Seviye hatası elektronik kart lm 6494 opamp arızalı yenisi ile değiştirildi test edildi çalışıyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1512,744,35.40,10030,0,'2022-09-04 21:00:00','GSC10 puritron marka cihaz 3 saatlik testte hiçbir arızaya geçmemiştir gayet verimli bir şekilde çalışmaktadır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1513,668,13.00,10024,1,'2022-09-04 21:00:00','Eksik faz gelmesinden ötürü motorun 2 fazı yanmış, 1 fazı yanmamış.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1514,750,0.00,10005,0,'2022-09-04 21:00:00','Yerinde servis hizmeti verildi. Cihaz kontrol edildi sigorta lehimli tiple değiştirildi. Test edildi sağlam olarak teslim edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1515,750,0.00,10005,1,'2022-09-04 21:00:00','Havuzda tuz ölçümü 3500ppm. Havuzdaki tuz oranınn  6000ppm\'e çıkarılması gerekli. Ph ölçümü havuzda ölçülenle cihazın gösterdiği değer aynı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1516,719,35.40,10030,0,'2022-09-04 21:00:00','anakart ve enerji trafosu arızalı',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1517,751,0.00,10005,0,'2022-09-04 21:00:00','Yerinde servis hizmeti verilmiştir. Elektrot üst kapak iyi sıkılmadığı için üst pinlere su gelmiş ve aşırı oksitlenmiş.Pinler yenileri ile değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1518,751,0.00,10005,5,'2022-09-04 21:00:00','Elektrot ve kabloları oksitleri temizlendi test edildi cihaz çalışır durumda teslim edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1519,752,0.00,10010,0,'2022-09-04 21:00:00','cihazın güç kablosu yogun suya magruz kaldıgı için yanmış yeni kabloyla test edildi faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1520,753,0.00,10005,0,'2022-09-04 21:00:00','Yerinde servis hizmeti sağlandı. Cihaz elektrot yatay montaj yapılmış elektrot sökülüp temizlendikten sonra conta elektrotun üstüne takılmış ve su kaçırması sonucu elektrot bağlantı kablo ve ya pabuçlar aşırı oksitlenerek kopmuş.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1521,753,0.00,10005,0,'2022-09-04 21:00:00','Elektrot temizlendi kablo bağlantısı yenilendi. Sistem test edildi çalışır şekilde teslim edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1522,754,0.00,10005,0,'2022-09-04 21:00:00','Yerinde servis verildi. Cihaz daha önce 2 defa ana kart üzerindeki tarafosu yanık olarak geldi değiştirildi ve tekrar geldi .',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1523,754,0.00,10005,0,'2022-09-04 21:00:00','Elektirik tesisatına bakılması gerektiği söylendi. Ancak sağlam olduğu söylendiler yerinde serviste sistemde kaçak olduğu görüldü ve Aydın bey\'e bizzat gösterildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1524,754,0.00,10005,1,'2022-09-04 21:00:00','Cihaz faal olarak teslim edildi ancak sistemde çalıştırıldı elektirik arızası giderildiğinde çalıştırılcak',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1525,755,0.00,10005,1,'2022-09-04 21:00:00','Yerinde servis hizmeti verildi. Cihaz 24 V smps arızalı yenisi ile değiştirildi. Test edildi çalışır durumda teslim edildi. Cihazın garantisinin olmadığı ve kullanım şekli tekrar aktarıldı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1536,763,0.00,10005,0,'2022-09-04 21:00:00','Yerinde servis verilmiştir. GSC-101 normal olarak çalışmaktadır cihazda hiçbir problem tespit edilmemiştir. Ancak müşteri cihazının havuz için yeterli gelmediğini ve klor üretmiyor diye Bodrum teknisyen Mehmet Yaldız\'a baskı sonucu.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1537,763,0.00,10005,0,'2022-09-04 21:00:00','Gsc101 yerine Gsc 201 servis cihazı takılmış buna rağmen müşteri havuza bakanların ve etrafın terkini ile cihazın çalışmadığını iddia ederek cihazın iadesini istemektedir. Müşteri anlatılan hiçbir şeyi dinlememekte olduğu için.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1531,761,0.00,10005,0,'2022-09-04 21:00:00','Yerinde servis hizmeti verildi. Cihaz Ph elektrotu arızalı yenisi ile değiştirildi. Havuzda tuz oranı 3200ppm 270 Kg tuz eklenmesi tavsiye edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1532,761,0.00,10005,5,'2022-09-04 21:00:00','Cihaz test edildi çalışır durumda teslim edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1533,762,0.00,10005,0,'2022-09-04 21:00:00','Cihazda herhangi bir arıza tespit edilmedi. tekrar kalibrasyon yapıldı. Cihaz kullanımı anlatıldı  havuz Ph ve Orp değerleri ile cihazın değerleri aynı olduğu görüldü.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1534,762,0.00,10005,1,'2022-09-04 21:00:00','Cihaz çalışır durumda teslim edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1539,763,0.00,10005,1,'2022-09-04 21:00:00','Cihazın satıcı ile görüşülüp GSC201\'e yükseltilmesi söylenmiş ancak müşteri dinlemediği için servis formu imzalatılamadan bölgeden ayrıldık.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1541,765,0.00,10004,5,'2022-09-04 21:00:00','Elektrotun üst bölümünde oksitlenme mevcut.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1542,712,0.00,10016,14,'2022-09-04 21:00:00','2022000010260\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1543,713,0.00,10016,14,'2022-09-04 21:00:00','2022000010260\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1544,714,0.00,10016,14,'2022-09-04 21:00:00','2022000010260\r\n35 GB 5345',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1545,602,0.00,10016,14,'2022-09-04 21:00:00','2022000010260\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1546,706,70.80,10027,0,'2022-09-04 21:00:00','cihazda genel olarak özellikle filtre torbalarında pislik birikmiş,bakım yapılmamış,kablolu yan panel ve tekerlek tüp rulmanında kırık mevcıut,kayışlar deforme olmuş.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1547,725,0.00,10016,14,'2022-09-04 21:00:00','2022000010259\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1548,709,0.00,10016,16,'2022-09-04 21:00:00','2022000010259\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1555,213,0.00,10004,1,'2022-09-04 21:00:00','Kablo kısa kısım arızalı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1579,730,0.00,10004,16,'2022-09-05 21:00:00','Elektrot orta elaman kopuk.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1570,421,0.00,10004,16,'2022-09-05 21:00:00','Cihazda herhangi bir arıza rastlanmadı. Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1571,727,0.00,10004,16,'2022-09-05 21:00:00','Ana kart  üzerindeki 10 A sigorta değiştirildi. Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1572,769,0.00,10004,5,'2022-09-05 21:00:00','Elektrot orta bacağı kırık . Elektrotun yan taraflarında aşırı deforme mevcut tamiri mümkün değildir.  Yeni elektrot fiyatı önerildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1573,772,0.00,10007,15,'2022-09-05 21:00:00','Robot test edildi robotta hiç bir arızaya rastlanılmadı robot çalışıyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1574,565,0.00,10007,5,'2022-09-05 21:00:00','Trafo güç kablosu arızalı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1575,772,0.00,10004,16,'2022-09-05 21:00:00','Robot test edildi robotta hiç bir arızaya rastlanılmadı robot çalışıyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1576,223,0.00,10004,16,'2022-09-05 21:00:00','Trafo değiştirildi üst kapak değiştirildi test edildi faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1577,666,70.80,10027,5,'2022-09-05 21:00:00','sünger fırçalar parçalanmış,motor çalışmıyor,analiyzer raporu vermiyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1580,715,0.00,10004,16,'2022-09-05 21:00:00','Kasa değiştirildi yazılım güncellendi. Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2068,710,0.00,10024,3,'2022-09-27 21:00:00','CİHAZ E 5 ARIZASI VERİYORDU ARIZA GİDERİLDİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1584,711,35.40,10024,5,'2022-09-05 21:00:00','Kondansatör arızalı',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1586,772,0.00,10016,14,'2022-09-05 21:00:00','2022000010324\r\n34 CEE 972',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1587,223,0.00,10016,14,'2022-09-05 21:00:00','2022000010325\r\n34 CEE 972',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1588,223,0.00,10016,14,'2022-09-05 21:00:00','202200001324\r\n34 CEE 972',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1589,421,0.00,10016,14,'2022-09-05 21:00:00','2022000010324\r\n34 CEE 972',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1590,727,0.00,10016,14,'2022-09-05 21:00:00','2022000010324\r\n34 CEE 972',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1591,765,0.00,10016,14,'2022-09-05 21:00:00','2022000010301\r\n34 CEE 972',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1593,778,0.00,10004,16,'2022-09-05 21:00:00','Gövde değiştirildi. Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2382,779,0.00,10004,5,'2022-10-10 21:00:00','Dozaj pompası ve kasası değişmesi gereklidir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1595,612,0.00,10004,5,'2022-09-05 21:00:00','Tamiri mümkün olmadığından yenisi tavsiye edilir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1596,780,0.00,10004,16,'2022-09-05 21:00:00','Yazılım güncellendi. Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1597,781,0.00,10004,16,'2022-09-05 21:00:00','Yazılım güncellendi. Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1598,782,0.00,10004,16,'2022-09-05 21:00:00','Yazılım güncellendi. Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1599,783,0.00,10004,16,'2022-09-05 21:00:00','Yazılım güncellendi. Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1600,784,0.00,10004,16,'2022-09-05 21:00:00','İşlem yapılmadan İade.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1780,149,0.00,10004,5,'2022-09-12 21:00:00','Motor sıvı teması veya su altında kalmasından dolayı yanmış. Ürün garanti kapsamı dışındadır. İsteğe göre motor sarıma da gönderilebilir. Proforma da verilen fiyat sıfır motor fiyatıdır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1779,878,0.00,10007,3,'2022-09-12 21:00:00','Fan\'da fazla pislik ve aşınma var.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1778,877,0.00,10007,3,'2022-09-12 21:00:00','Servo motor arızalı ve fan\'da aşınma var.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1782,616,0.00,10004,5,'2022-09-12 21:00:00','Motor sıvı teması veya makine dairesi su altında kaldığından dolayı yanmıştır. Motor yenisi ile değiştirilmelidir. Cihaz garanti kapsamı dışındadır. Müşteri isteği doğrultusunda sarım işlemi için bobinajcıya gönderilebilir. Proforma da yer alan fiyat sıfı',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1616,774,0.00,10004,16,'2022-09-06 21:00:00','Kasa değiştirildi güç giriş soketi değiştirildi. Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1617,565,0.00,10004,16,'2022-09-06 21:00:00','Trafo güç kablosu değiştirildi. Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1618,735,0.00,10004,16,'2022-09-06 21:00:00','Elektrotun kafa kısımda (conta) sıvı teması mevcut. Elektrot kafası, elektrot , kablo ve kasa değişimi yapıldı. Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1619,203,0.00,10004,16,'2022-09-06 21:00:00','Ekran değişti elektrot tamir edildi. Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1620,780,0.00,10013,1,'2022-09-06 21:00:00','PIR17143 EGE ULAŞIM',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1621,781,0.00,10013,1,'2022-09-06 21:00:00','PIR17143 EGE ULAŞIM',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1622,782,0.00,10013,1,'2022-09-06 21:00:00','PIR17143 EGE ULAŞIM',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1623,783,0.00,10013,1,'2022-09-06 21:00:00','PIR17143 EGE ULAŞIM',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1624,784,0.00,10013,1,'2022-09-06 21:00:00','PIR17143 EGE ULAŞIM',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1625,774,0.00,10013,1,'2022-09-06 21:00:00','PIR17143 BODRUM ARACI',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1626,735,0.00,10013,1,'2022-09-06 21:00:00','PIR17145 YURTİÇİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1627,203,0.00,10013,1,'2022-09-06 21:00:00','PIR17144 YURTİÇİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1628,715,0.00,10013,1,'2022-09-06 21:00:00','PIR17139 BODRUM ARACI',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1629,777,0.00,10013,1,'2022-09-06 21:00:00','PIR17142 YURTİÇİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1630,778,0.00,10013,1,'2022-09-06 21:00:00','PIR17118 GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1631,700,0.00,10013,1,'2022-09-06 21:00:00','pır17115 gıda',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1632,767,0.00,10013,1,'2022-09-06 21:00:00','PIR17106 GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1633,421,0.00,10013,1,'2022-09-06 21:00:00','PIR17110 GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1634,727,0.00,10013,1,'2022-09-06 21:00:00','PIR17106 GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1635,772,0.00,10013,1,'2022-09-06 21:00:00','PIRR17106 GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1652,701,0.00,10013,1,'2022-09-06 21:00:00','GIDA ARACI İLE',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1637,223,0.00,10013,1,'2022-09-06 21:00:00','PIR17078 EGE ULASIM',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1638,749,0.00,10013,1,'2022-09-06 21:00:00','PIR16992 EGE ULASIM',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1639,712,0.00,10013,1,'2022-09-06 21:00:00','PIR16928 EGE ULASIM',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1640,713,0.00,10013,1,'2022-09-06 21:00:00','PIR16929 NAK',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1641,714,0.00,10013,1,'2022-09-06 21:00:00','PIR16876 GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1642,602,0.00,10013,1,'2022-09-06 21:00:00','PIR16930 ARAÇ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1643,703,0.00,10013,1,'2022-09-06 21:00:00','PIR16927 NAK',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1644,709,0.00,10013,1,'2022-09-06 21:00:00','PIR16926 YURTİÇİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1645,548,0.00,10013,1,'2022-09-06 21:00:00','PIR16925 EGE ULASIM',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1646,545,0.00,10013,1,'2022-09-06 21:00:00','PIR16925 EGE ULASIM',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1647,725,0.00,10013,1,'2022-09-06 21:00:00','PIR16924 GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1648,698,0.00,10013,1,'2022-09-06 21:00:00','PIR16825',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1650,670,0.00,10013,1,'2022-09-06 21:00:00','pır16748 MEHMET AKARDERE İLE',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1651,765,0.00,10013,1,'2022-09-06 21:00:00','CİHAZ GEMAŞTAN MÜŞTERİYE TESLİM EDİLMİŞTİR',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1653,319,0.00,10013,1,'2022-09-06 21:00:00','PIR17075 NAK KARGO',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1654,79,0.00,10013,1,'2022-09-06 21:00:00','pır16313 gıda',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1655,605,0.00,10013,1,'2022-09-06 21:00:00','PIR16260 DENGE TEKNİK FETHİYE SEVK',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1656,575,0.00,10013,1,'2022-09-06 21:00:00','PIR16311 GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1657,565,0.00,10013,1,'2022-09-06 21:00:00','PIR17141 BODRUM ARAC',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1658,423,0.00,10013,1,'2022-09-06 21:00:00','PIR16312 GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1659,422,0.00,10013,1,'2022-09-06 21:00:00','PIR16312 GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1660,420,0.00,10013,1,'2022-09-06 21:00:00','PIR14933',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1661,395,0.00,10013,1,'2022-09-06 21:00:00','PIR16351 YURTİÇİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1662,325,0.00,10013,1,'2022-09-06 21:00:00','GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1663,806,0.00,10007,5,'2022-09-06 21:00:00','Trafo arızalı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1792,411,0.00,10004,16,'2022-09-13 21:00:00','Merdiven polisaj uygulaması yapıldı . Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1667,730,0.00,10004,5,'2022-09-06 21:00:00','Elektrot orta elaman kopuk.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1673,803,35.40,10030,0,'2022-09-06 21:00:00','Bahsediıdigi gibi pompada herhangi bir sesli calişma durumu yok.Teste baglandı hersey normal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1712,829,0.00,10004,16,'2022-09-07 21:00:00','Cihazda herhangi bir arızaya rastlanılmadı.Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1713,697,0.00,10004,16,'2022-09-07 21:00:00','Opto değiştirildi. Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1714,433,0.00,10004,16,'2022-09-07 21:00:00','Elektrot tamiri yapıldı . Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1715,460,0.00,10004,16,'2022-09-07 21:00:00','Dozaj pompası kırık bölgeden tamir edildi. Test edildi. Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1688,571,0.00,10004,5,'2022-09-07 21:00:00','Elektrotların tamiri mümkün olmayacak şekilde deforme olduğu için yenisi teklif edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1743,860,30.00,10024,6,'2022-09-09 21:00:00','SMPS, Anahtarlı güç giriş yuvası arızalı. Anakart tamiri gerekli.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1744,861,30.00,10030,0,'2022-09-09 21:00:00','cihazın genel kontrolleri yapıldı cihaz çalışır durumda.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1745,858,0.00,10027,3,'2022-09-09 21:00:00','cihaz çalışmıyor şikayetiyle geldi.yapılan test sonucu herhangi bir arıza görülmedi.cihaz normal çalışıyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1690,758,0.00,10020,7,'2022-09-07 21:00:00','Anakart tamiri yapıldı.Kasa ve elektrot somunu değiştirildi.Yazılım güncellendi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1691,800,70.80,10027,5,'2022-09-07 21:00:00','çalışmıyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1692,757,0.00,10004,5,'2022-09-07 21:00:00','Cihaz aşırı derece bakımsız olduğu için hortum bağlantılarından cihazın içine asit girmiştir. Asit cihazın elektronik kartını ve bobini çürütmüştür.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1693,756,0.00,10004,5,'2022-09-07 21:00:00','Cihaz aşırı derece bakımsız olduğu için hortum bağlantılarından cihazın içine asit girmiştir. Asit cihazın elektronik kartını ve bobini çürütmüştür.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1694,830,0.00,10020,0,'2022-09-07 21:00:00','Dozaj pompası bobini aşırı akım çekiyor.Garanti kapsamında değiştirildi.Elektrot temizliği yapıldı.Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1695,829,0.00,10020,0,'2022-09-07 21:00:00','Cihazda herhangi bir arızaya rastlanılmadı.Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1711,830,0.00,10004,1,'2022-09-07 21:00:00','Müşteri cihazı 09.09.2022 tarihinde fabrikadan teslim alıcaktır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1717,351,0.00,10004,16,'2022-09-07 21:00:00','Göbek çatlak değiştirildi. Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1719,657,0.00,10020,0,'2022-09-07 21:00:00','Bobin ve dozaj pompası kasası değişmesi gerek',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1721,657,0.00,10004,5,'2022-09-07 21:00:00','Bobin ve gövdenin değişmesi gerek.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1726,573,0.00,10004,16,'2022-09-08 21:00:00','Elektrot tamiri sağlandı. Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1727,571,0.00,10016,14,'2022-09-08 21:00:00','2022000010459\r\n34 CEE 972',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1728,674,0.00,10020,0,'2022-09-08 21:00:00','Ekran kartı üzerindeki LCD display değiştirildi.Ekran leksani değiştirildi.Elektrot kablo tamiri yapıldı.Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1730,830,0.00,10004,1,'2022-09-08 21:00:00','6133',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1781,796,0.00,10004,5,'2022-09-12 21:00:00','Motor sıvı teması yada makine dairesi su altında kaldığından dolayı yanmış. Ürün garanti kapsamı dışındandır. Motor değişimi yapılması gereklidir. Müşteri isteği doğrultusunda sarım için bobinajcıya gönderilebilir. Proformada yer alan fiyat sıfır motor fi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1741,846,0.00,10004,5,'2022-09-08 21:00:00','Motor yanık motor sarım bedeli sunuldu.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1742,671,60.00,10024,5,'2022-09-08 21:00:00','Gövdede ve gövdenin şaft rulman yatağınfda kırık var,sünger fırçalar parçalanmış.yan panellerde kırık var,rulmanların bir kısmı dağılmış,bir kısmı deforme olnuş.genel olarak cihaz uzun süre bakımsız kalmış.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1746,528,0.00,10004,5,'2022-09-11 21:00:00','Cihaz düşme sonucu hasar görmüştür. Garanti kapsamı dışındadır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1750,673,0.00,10004,16,'2022-09-11 21:00:00','Zylex kasa çatlamış. Yenisi ile değiştirildi. Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1749,674,0.00,10004,16,'2022-09-11 21:00:00','Ürün tamiratı yapıldı. TEst edildi.Sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1751,758,0.00,10004,16,'2022-09-11 21:00:00','Cihaz tamiratı yapıldı. Test edildi. Sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1752,802,30.00,10024,5,'2022-09-11 21:00:00','ANAKART ÜZERİNDE BULUNAN CAM SİGORTA VE YUVASI YÜKSEK VOLTAJDAN DOLAYI ZARAR GÖRDÜĞÜNDEN, YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLDİ, CİHAZ ÇALIŞTIRILDI.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1754,863,0.00,10004,5,'2022-09-11 21:00:00','Smps düşmeden kaynaklı bozulmuş. Müşteri hatası kaynaklı arıza olduğundan dolayı garanti kapsamı dışındadır. Ürün tamiri mümkün olmadığından yenisi ile değiştirildi. Orhan Seyfi KOÇ bilgisi dahilinde proforma oluşturuldu.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1755,866,30.00,10024,5,'2022-09-11 21:00:00','Elektrod tamiri ve gövde değişimi gerekli.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1756,351,0.00,10016,14,'2022-09-11 21:00:00','2022000010495\r\n34 CEE 972',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1757,433,0.00,10016,14,'2022-09-11 21:00:00','2022000010494\r\n34 CEE 972',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1758,460,0.00,10016,14,'2022-09-11 21:00:00','2022000010494\r\n34 CEE 972',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1759,573,0.00,10016,14,'2022-09-11 21:00:00','2022000010494\r\n34 CEE 972',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1760,863,0.00,10004,16,'2022-09-11 21:00:00','Cihaz tamiratı yapıldı. Sevk edilmeye hazır',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1763,674,0.00,10016,14,'2022-09-11 21:00:00','2022000010571\r\n35 BBD 290',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1764,758,0.00,10016,14,'2022-09-11 21:00:00','2022000010571\r\n35 BBD 290',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1765,705,0.00,10004,5,'2022-09-11 21:00:00','Sehven \'\'Yeni Servis\'\' de kalmış',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1766,753,0.00,10004,1,'2022-09-11 21:00:00','Sehven \'\' Yeni servis\'\' de kalmış.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1767,595,0.00,10020,7,'2022-09-11 21:00:00','Bobin arızalı, gövde aşırı deforme olmuş değişmesi gerekli',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1768,596,0.00,10020,7,'2022-09-11 21:00:00','Bobin aşırı akım çekiyor.Değiştirilmesi gerek.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1769,244,0.00,10020,7,'2022-09-11 21:00:00','Emme ve basma çekvalfleri arızalı değişmesi gereklidir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1770,244,0.00,10004,5,'2022-09-11 21:00:00','Emme ve basma çekvalfleri arızalı değişmesi gereklidir. Çekvalfler garanti kapsamı dışındadır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1771,461,0.00,10004,1,'2022-09-11 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlanıp fabrikada elden teslim edilmiştir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1772,731,0.00,10020,19,'2022-09-12 21:00:00','Elektrot orta eleman kopmuş.Tamir edilmesi gereklidir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1774,512,0.00,10007,5,'2022-09-12 21:00:00','Müşteri isteği doğrultusunda revize proforma hazırlanmıştır. Müşteri 16/08/2022 tarihinde gönderilen proforma\'dan filtre ve sünger fırça çiftini çıkarttı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1775,512,0.00,10004,16,'2022-09-12 21:00:00','Sevk edilmek üzere hazırdır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1776,874,0.00,10007,3,'2022-09-12 21:00:00','Hareket sistemi bi cisim tarafından engellenmişti. Hiç bir parçası değişmedi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1777,875,0.00,10004,5,'2022-09-12 21:00:00','Pompa motoru kısa devre yaptırıldığından dolayı yanmış. Ürün garanti kapsamı dışındadır. Pompa motorunun değişmesi gereklidir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2374,798,0.00,10004,16,'2022-10-09 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlandı. Sevk edilmeye hazır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2375,1140,0.00,10007,5,'2022-10-09 21:00:00','Motor 5 bin saatlik ömrünü tamamlamış. Motor arızalı. Hareket sisteminde aşınmalar var. Yan paneller, alt kapak kilidi ve fan kapağı kırık.  Kablo trafo ucu soketi arızalı. Tutmak hasarlı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1784,874,0.00,10004,16,'2022-09-13 21:00:00','Hareket sistemi bi cisim tarafından engellenmişti. Hiç bir parçası değişmedi. Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1785,657,0.00,10004,15,'2022-09-13 21:00:00','Müşteri mail olarak tutarı onay vermemesi sebebi ile servis verilmeden iade edilmiştir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1786,881,0.00,10020,19,'2022-09-13 21:00:00','Pool director panosunun alt kısmı kırılmış.Değişmesi gereklidir.Ph ve orp elektrotları arızalı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1787,880,0.00,10020,19,'2022-09-13 21:00:00','Ph ve orp elektrotları arızalı.Ph dozaj pompası kart tamiri yapılacak.Orp dozaj pompası su almış,kart ve bobin kullanılamaz durumda yenisiyle değiştirilecek.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1788,883,60.00,10027,0,'2022-09-13 21:00:00','Navigasyon hatası veriyor,hareket motoru arızalı robot ileri doğru hareket etmiyor,kablo tutamağı halat ile birlikte hasarlı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1789,884,0.00,10004,16,'2022-09-13 21:00:00','Ali KAYABAŞ \'ın onayına istinaden müşteriden yazılı onay alındı. Yazılı onaya istinaden müşteriye geçici süreliğine servis cihazı gönderildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1790,885,0.00,10007,3,'2022-09-13 21:00:00','Fırdöndünün içine su girmiş. Hareket sisteminde aşınmalar var.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1791,801,60.00,10024,5,'2022-09-13 21:00:00','fan kırık, çalışıp duruyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1793,412,0.00,10004,16,'2022-09-13 21:00:00','Merdiven polisaj uygulaması yapıldı . Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1794,413,0.00,10004,16,'2022-09-13 21:00:00','Merdiven polisaj uygulaması yapıldı . Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1795,414,0.00,10004,16,'2022-09-13 21:00:00','Merdiven polisaj uygulaması yapıldı . Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1796,694,0.00,10004,16,'2022-09-13 21:00:00','Merdiven polisaj uygulaması yapıldı . Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1797,577,0.00,10004,16,'2022-09-13 21:00:00','Cihaz onarımı tamamlandı . Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1798,161,0.00,10004,16,'2022-09-13 21:00:00','Merdiven polisaj uygulaması yapıldı . Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1799,731,0.00,10004,16,'2022-09-13 21:00:00','Ali Kayabaş\'ın  onayına istinaden elektrot tamiri garantiden yapıldı. Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1800,887,0.00,10020,19,'2022-09-13 21:00:00','Elektronik kart tamiri yapılması lazımdır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1801,889,0.00,10020,19,'2022-09-14 21:00:00','Elektronik kart alt yolları patlamış. Elektrot sarıları değiştirildi. Kalibre edildi. Tamir edildi. Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1802,880,0.00,10004,5,'2022-09-14 21:00:00','Ph ve orp elektrotları arızalı.Ph dozaj pompası kart tamiri yapılacak.Orp dozaj pompası su almış,kart ve bobin kullanılamaz durumda yenisiyle değiştirilecek.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1803,881,0.00,10004,5,'2022-09-14 21:00:00','Pool director panosunun alt kısmı kırılmış.Değişmesi gereklidir.Ph ve orp elektrotları arızalı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1804,887,0.00,10004,5,'2022-09-14 21:00:00','Elektronik kart tamiri yapılması lazımdır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1805,889,0.00,10004,16,'2022-09-14 21:00:00','Tamiratı yapıldı sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1806,644,0.00,10004,16,'2022-09-14 21:00:00','Elektronik kart tamiri yapıldı. Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1807,890,0.00,10004,16,'2022-09-14 21:00:00','Yazılım güncellendi. Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1808,892,0.00,10004,16,'2022-09-14 21:00:00','Elektronik kart tamiri yapıldı. Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1809,406,0.00,10004,16,'2022-09-14 21:00:00','Cihaz bakımları yapıldı. Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1810,413,0.00,10016,14,'2022-09-14 21:00:00','2022000010673\r\n35 BBD 290',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1811,414,0.00,10016,14,'2022-09-14 21:00:00','2022000010673\r\n35 BBD 290',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1812,577,0.00,10016,14,'2022-09-14 21:00:00','2022000010672\r\n35 BBD 290',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1813,512,0.00,10016,14,'2022-09-14 21:00:00','2022000010603\r\n35 BBD 290',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1814,874,0.00,10016,14,'2022-09-14 21:00:00','2022000010629\r\n35 BBD 290',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1815,731,0.00,10016,14,'2022-09-14 21:00:00','202210674\r\n35 BBD 290',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1816,161,0.00,10016,14,'2022-09-14 21:00:00','2022000010673\r\n35 BBD 290',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1817,411,0.00,10016,14,'2022-09-14 21:00:00','2022000010673\r\n35 BBD 290',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1818,412,0.00,10016,14,'2022-09-14 21:00:00','2022000010373',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1820,664,60.00,10029,5,'2022-09-14 21:00:00','Servis Tutarı',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1822,904,0.00,10007,3,'2022-09-14 21:00:00','Cihaz kontrol edildi ve test yapıldı cihazda arızaya rastlanılmadı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1823,882,0.00,10004,16,'2022-09-14 21:00:00','Cihazda arıza tespit edilemedi. Servis verilmeden iade.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1824,875,0.00,10004,16,'2022-09-14 21:00:00','Müşteri cihazın yapılmasına onay vermediği için servis verilmeden iade.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1825,870,0.00,10004,1,'2022-09-14 21:00:00','1663075527 sehven açılmıştır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1826,907,0.00,10004,16,'2022-09-14 21:00:00','Cihazda herhangi bir arızaya rastlanılmadı. Sevk edilmeye hazır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1827,904,0.00,10004,16,'2022-09-14 21:00:00','Sevk edilmeye hazır',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1828,894,0.00,10020,19,'2022-09-14 21:00:00','Elektronik kart üzerindeki 10 A sigorta değiştirildi.Elektrot temizliği yapıldı.Test edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1829,889,0.00,10016,14,'2022-09-14 21:00:00','2022000010697\r\n34 CEE 972',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1830,644,0.00,10016,14,'2022-09-14 21:00:00','2022000010697\r\n34 CEE 972',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1831,890,0.00,10016,14,'2022-09-14 21:00:00','2022000010697\r\n34 CEE 972',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1832,657,0.00,10016,14,'2022-09-14 21:00:00','2022000010697\r\n34 CEE 972',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1833,892,0.00,10016,14,'2022-09-14 21:00:00','2022000010697\r\n34 CEE 972',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1834,406,0.00,10016,14,'2022-09-14 21:00:00','2022000010696\r\n34 CEE 972',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1835,888,30.00,10024,5,'2022-09-14 21:00:00','Nemden kaynaklı anakartta oksitlenme görüldü. Değişim yapıldı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1836,694,0.00,10016,14,'2022-09-14 21:00:00','202000010722\r\n34 CEE 972',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1837,726,0.00,10020,19,'2022-09-14 21:00:00','220 VAC giriş kısmı polyester dökümünün altında kalan kabloları kopmuş.Tamir edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1839,831,0.00,10020,19,'2022-09-14 21:00:00','Cihazda herhangi bir arızaya rastlanılmadı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1840,911,0.00,10020,19,'2022-09-14 21:00:00','Cihazın sigortası atmış,test edildi.Faal\r\nCihazın elektrik bağlantısı veya dozaj pompası kontrol edilmelidir!',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1841,896,0.00,10020,19,'2022-09-15 21:00:00','Cihaz 24 saat testte kaldı.Herhangi bir soruna rastlanılmadı.Cihazın bağlı olduğu elektrik tesisatına bakılmalıdır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1842,852,0.00,10029,0,'2022-09-15 21:00:00','HERHANGİ BİR SIKINTISI YOK. GERİ TESLİM EDİLİYOR.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1843,836,0.00,10020,19,'2022-09-15 21:00:00','acs 712,ir2101 ve irf1405 arızalı.\r\nElektronik kart tamiri yapılacak.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1844,836,0.00,10004,5,'2022-09-15 21:00:00','Elektronik kart üzerindeki Acs 712,İR2101 ve IRF1405 arızalı değişmesi gerekli.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1846,913,0.00,10004,5,'2022-09-15 21:00:00','Pompa motoru yanık değişmesi gerekli.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1847,444,0.00,10004,5,'2022-09-15 21:00:00','Ana kart değişimi,Yüksek voltaj trafosu değişimi ve reaktör bakımı yapılacaktır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1848,694,0.00,10013,1,'2022-09-15 21:00:00','PIR17712 EGEULASIM',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1849,882,0.00,10013,1,'2022-09-15 21:00:00','PIR17674',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1850,875,0.00,10013,1,'2022-09-15 21:00:00','PIR17675 NAK',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1851,593,0.00,10013,1,'2022-09-15 21:00:00','PIR17676 BODRUM ARAC',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1852,831,0.00,10004,16,'2022-09-15 21:00:00','Cihazda herhangi bir arızaya rastlanılmadı. Sevk edilmek üzere hazır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1853,904,0.00,10013,1,'2022-09-15 21:00:00','PIR17672 İSTANBUL ARAC',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1854,907,0.00,10013,1,'2022-09-15 21:00:00','PIR17709 GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1855,889,0.00,10013,1,'2022-09-15 21:00:00','PIR17646 EGE ULASIM',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1856,911,0.00,10004,16,'2022-09-15 21:00:00','Cihaz tamiratı yapıldı. Test edildi. Sevk edilmeye hazır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1857,894,0.00,10004,16,'2022-09-15 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlandı. Sevk edilmeye hazır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1858,865,0.00,10004,16,'2022-09-15 21:00:00','Cihaz garanti kapsamında 052200090015 seri numaralı ürün ile değiştirilmiştir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1859,644,0.00,10013,1,'2022-09-15 21:00:00','PIR17647 YURTİÇİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1860,890,0.00,10013,1,'2022-09-15 21:00:00','PIR17612 EGE',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1861,657,0.00,10013,1,'2022-09-15 21:00:00','PIR17643 EGE',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1862,726,0.00,10004,16,'2022-09-15 21:00:00','Cihaz tamiratı yapıldı sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1863,892,0.00,10013,1,'2022-09-15 21:00:00','PIR17648 YURTİÇİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1864,406,0.00,10013,1,'2022-09-15 21:00:00','pır17645 EGE',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1865,411,0.00,10013,1,'2022-09-15 21:00:00','PIR17606 BODRUM  ARAC',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1866,412,0.00,10013,1,'2022-09-15 21:00:00','PIR17606 BODRUM  ARAC',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1867,413,0.00,10013,1,'2022-09-15 21:00:00','PIR17606 BODRUM  ARAC',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1868,577,0.00,10013,1,'2022-09-15 21:00:00','PIR17611',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1869,885,0.00,10013,1,'2022-09-15 21:00:00','PIR17601 YURİÇİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1874,874,0.00,10013,1,'2022-09-15 21:00:00','pır17568 ege',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1871,896,0.00,10004,16,'2022-09-15 21:00:00','Cihaz 24 saat test edilmesine rağmen herhangi bir hata ile karşılaşılmadı. Makine dairesindeki elektrik panosu kontrol edilmelidir. Herhangi bir kaçak olup olmadığını kontrol etmelidir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1872,884,0.00,10013,1,'2022-09-15 21:00:00','PIR17586 yurtiçi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1875,512,0.00,10013,1,'2022-09-15 21:00:00','pır17567',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1876,673,0.00,10013,1,'2022-09-15 21:00:00','pır17526 ege',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1877,674,0.00,10013,1,'2022-09-15 21:00:00','17526 ege',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1878,758,0.00,10013,1,'2022-09-15 21:00:00','pır17527 arac',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1879,863,0.00,10013,1,'2022-09-15 21:00:00','pır17528 ege',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1880,829,0.00,10013,1,'2022-09-15 21:00:00','pır17299',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1881,697,0.00,10013,1,'2022-09-15 21:00:00','pır17406',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1882,433,0.00,10013,1,'2022-09-15 21:00:00','pır17367 müşteri elden teslim',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1883,460,0.00,10013,1,'2022-09-15 21:00:00','pır17326 yurtiçi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1884,351,0.00,10013,1,'2022-09-15 21:00:00','pır17299',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1885,914,30.00,10030,0,'2022-09-15 21:00:00','elektrik giriş soketi zorlanıp yuvasından çıkarılmış olduğundan arızalandığından yenisiyle değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1888,699,0.00,10024,0,'2022-09-18 21:00:00','Pompada herhangi bir sıkıntı yok testi yapıldı, faal durumda.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1889,918,0.00,10004,16,'2022-09-18 21:00:00','Tek fonksiyonlu buton sürücü içinden yeşil klemens çıkmaması sebebi ile Orhan usta onaylı yeşil klamens gönderildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1890,921,0.00,10004,16,'2022-09-18 21:00:00','Son partide eksik gönderilen tek butonlu sürücülerin soketleri gönderilmiştir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1891,918,0.00,10016,14,'2022-09-18 21:00:00','2022000010842\r\nYUKİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1892,877,0.00,10016,14,'2022-09-18 21:00:00','2022000010768\r\n34 CEE 972',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1893,831,0.00,10016,1,'2022-09-18 21:00:00','2022000010831\r\n35 BG 5345',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1894,911,0.00,10016,1,'2022-09-18 21:00:00','2022000010831\r\n35 GB 5345',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1895,894,0.00,10016,1,'2022-09-18 21:00:00','2022000010831\r\n35 GB 972',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1896,865,0.00,10016,1,'2022-09-18 21:00:00','2022000010831\r\n35 GB 972',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1897,726,0.00,10016,1,'2022-09-18 21:00:00','2022000010831\r\n35 GB 972',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1898,896,0.00,10016,14,'2022-09-18 21:00:00','2022000010831\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1899,920,60.00,10027,0,'2022-09-18 21:00:00','çalışmıyor.kablo trafo ucu soketi arızalı,aktif fırça kısmi hasarlı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1900,922,0.00,10004,16,'2022-09-19 21:00:00','Üründe üretim hatası sonucu cihazın orta göbekte çatlak olmuştur . Cihaz garanti kapsamında yenisi ile değiştirilecektir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1901,561,0.00,10027,15,'2022-09-19 21:00:00','sadece power suppley geldi.çalışmıyor.trafonun onarımı olmadığından iade edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1902,924,0.00,10010,3,'2022-09-19 21:00:00','ana kart üzerindeki sigortadan elektrik geçmiyordu sigorta yuvası degiştirldi test  edildi faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1903,925,0.00,10010,0,'2022-09-19 21:00:00','cihazın elektrotu orta baglantı plakası erimeye başlamış yan plakalarda bi problem yok garanti kapsamında elektrot degişimi yapıldı test edildi faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1904,926,0.00,10010,3,'2022-09-19 21:00:00','cihazın ana kart üzerinde sigorta yuvası degiştirildi elektrotun orta baglantı elemanı erimiş yan plakalarda hiç aşınma oluşmamış garanti kapsamında elektrot degişimi yapıldı',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1905,377,0.00,10004,16,'2022-09-19 21:00:00','Müşteri onarımı kabul etmediği için iade ve arıza tespit ücreti .',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1906,927,0.00,10007,15,'2022-09-19 21:00:00','Müşteri yeni kumanda alıyor. servis verilmeden iade.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1907,929,0.00,10007,3,'2022-09-19 21:00:00','Müşteride eksik vidalar var. Eksik vidalar müşteriye gönderilecek.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1917,895,0.00,10004,5,'2022-09-20 21:00:00','Cihazda herhangi bir arıza tespit edilemedi ancak elektrot contası iyi takılmadığı için elektrot üzerine su alması sonucu elektrot pinleri ve kablo bağlantısı çürümüş pinler değiştirdi kablo bağlantısı yenilendi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1914,718,50.00,10024,5,'2022-09-19 21:00:00','Elektrot tamiri yapılmalıdır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1912,927,0.00,10016,14,'2022-09-19 21:00:00','2022000010882\r\nYUKİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1913,929,0.00,10016,14,'2022-09-19 21:00:00','2022000010882\r\nYUKİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1918,923,30.00,10029,0,'2022-09-20 21:00:00','ELEKTROT KOPUK',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1921,934,0.00,10004,1,'2022-09-20 21:00:00','Cihazda herhangi bir arıza tespit edilemedi . Test edildi. Faal. Fabrikada Ertek Ali\'e teslim edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1922,935,0.00,10004,1,'2022-09-20 21:00:00','Cihazda herhangi bir arıza tespit edilmedi. Test edildi. Faal.\r\nCihaz Ertek Ali\'e fabrikada elden teslim edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1923,936,0.00,10010,0,'2022-09-20 21:00:00','Sigorta yuvası değiştirildi. Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1924,937,0.00,10004,1,'2022-09-20 21:00:00','Cihazda düşme ve ya darbe sonucu kırılmıştır. Tamiri mümkün olmadığı müşteriye bilgisi verilmiştir müşteri hurda pompayı talep etmesi sonucu Ertek Ali\'e fabrikada elden teslim edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1925,879,0.00,10004,1,'2022-09-20 21:00:00','Cihaz yüksek voltaj sonucu elektronik kartında işlemci arızalanmıştır. tamiri mümkün olmadığı için yenisi tavsiye edildi . Cihaz Ertek Ali\'e fabrikada elden teslim edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1926,769,0.00,10004,1,'2022-09-20 21:00:00','Ali Kayabaş\'ın onayına istinaden cihaz tamir edildi . Test edildi.Faal. Ertek Ali\'e fabrikadan elden teslim edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1927,373,0.00,10004,1,'2022-09-20 21:00:00','Müşteri tamiri onaylamadı için servis verilmeden iade .\r\nCihaz Fabrikada Ertek Ali\'e teslim edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1928,922,0.00,10016,14,'2022-09-20 21:00:00','2022000010858\r\n34 AL 0898',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1930,938,0.00,10004,1,'2022-09-20 21:00:00','Cihazda arıza tespit edilemedi ancak dengesiz akım yüzünden kontansötör şişmiş olup müşteriye bilgisi verildi panosunu kontrol ettirmesi gerektiği aktarıldı. Cihaz test edildi. Faal. Cihaz fabrikada Ertek Ali\'e elden teslim edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1931,939,0.00,10004,5,'2022-09-20 21:00:00','Smps tamiri mümkün olmıcak şekilde deforme olmuştur . Yenisi tavsiye edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1932,732,0.00,10004,1,'2022-09-20 21:00:00','Cihaz tamiri yapıldı ancak elimizde 4 KW rezistans olmaması sebebi ile müşteri onayı ile rezistanslar 5 KW  olarak parça elimizde olmaması sebebi ile değiştirilip 15 KW olmuştur. Cihaz test edildi. Faal. Cihaz fabrikada Ertek Ali\'e elden teslim edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1934,895,0.00,10004,16,'2022-09-20 21:00:00','Cihaz tamiri onaylandı cihazın tamiri yapıldı. Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1935,944,0.00,10004,16,'2022-09-20 21:00:00','Sigorta modifikasyonu yapıldı. Test edildi. Sağlam.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1936,952,0.00,10004,16,'2022-09-20 21:00:00','Sigorta modifikasyonu yapıldı. Test edildi. Sağlam.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1937,950,0.00,10004,16,'2022-09-20 21:00:00','Sigorta modifikasyonu yapıldı. Test edildi. Sağlam.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1938,951,0.00,10004,16,'2022-09-20 21:00:00','Sigorta modifikasyonu yapıldı. Test edildi. Sağlam.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1944,946,0.00,10004,5,'2022-09-20 21:00:00','Sigorta modifikasyonu yapıldı. Test edildi. Sağlam. Kutu içerisinde elektrot yok.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1940,945,0.00,10004,16,'2022-09-20 21:00:00','Sigorta modifikasyonu yapıldı. Test edildi. Sağlam.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1945,947,0.00,10004,5,'2022-09-20 21:00:00','Sigorta modifikasyonu yapıldı. Test edildi. Sağlam. kutu içerisinde Elektrot yok.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1942,948,0.00,10004,16,'2022-09-20 21:00:00','Sigorta modifikasyonu yapıldı. Test edildi. Sağlam.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1943,949,0.00,10004,5,'2022-09-20 21:00:00','Sigorta modifikasyonu yapıldı. Test edildi. Sağlam. Cihaz içerisinde elektrot ve elektrot haznesi yok.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1946,954,0.00,10007,3,'2022-09-21 21:00:00','Cihazda arızaya rastlanılmadı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1947,957,0.00,10007,3,'2022-09-21 21:00:00','Cihazda arızaya rastlanılmadı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1948,895,0.00,10016,14,'2022-09-21 21:00:00','2022000010946\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1949,773,0.00,10007,5,'2022-09-21 21:00:00','Kabloda temassızlık var kablo arızalı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1950,556,0.00,10004,16,'2022-09-21 21:00:00','Rulman değiştirdirildi. Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1951,730,0.00,10004,16,'2022-09-21 21:00:00','Cihazın tamiri onaylandı. Tamir  edildi . Test edildi. Çalışıyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1952,592,0.00,10007,16,'2022-09-21 21:00:00','Arızası giderildi test edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3850,1257,0.00,10004,5,'2023-01-16 21:00:00','Kaydı açan Arda Tosun, sevk ettiği kişi Ercan AYdın. Konu hakkında bir bilgi yok',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3164,1439,30.00,10030,0,'2022-12-18 21:00:00','Govde civataları gevsek olması nedeniyle gövdeden su kacırmıs.\r\nAyrıca pompa yıldız ucgende calıstırılması gerekirken ucgende calıştırılmıs. Baglantı şeması pompanın uzerinde bulunmaktadır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1955,960,0.00,10007,5,'2022-09-21 21:00:00','Kablo arızalı. Hareket sisteminde aşınmalar var.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1956,961,0.00,10007,3,'2022-09-21 21:00:00','Fan ve filtrede aşınmalar vardı bu yüzden robot duvara çıkamıyordu.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1957,946,0.00,10004,16,'2022-09-21 21:00:00','Sigorta modifikasyonu yapıldı. Test edildi. Sağlam.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1958,947,0.00,10004,16,'2022-09-21 21:00:00','Sigorta modifikasyonu yapıldı. Test edildi. Sağlam.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1959,949,0.00,10004,16,'2022-09-21 21:00:00','Sigorta modifikasyonu yapıldı. Test edildi. Sağlam.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1960,941,0.00,10004,16,'2022-09-21 21:00:00','Cihaz tamiri sağlandı. Test edildi. Çalışıyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1961,939,0.00,10004,16,'2022-09-22 21:00:00','Müşteri cihaz onarımını kabul etmeediği için servis verilmeden iade.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1962,939,0.00,10016,1,'2022-09-22 21:00:00','2022000011022\r\n34 CEE 972',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1963,945,0.00,10016,1,'2022-09-22 21:00:00','2022000011015\r\n34 CEE 972',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1964,948,0.00,10016,1,'2022-09-22 21:00:00','2022000011015\r\n34 CEE 972',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1965,950,0.00,10016,1,'2022-09-22 21:00:00','2022000011015\r\n34 CEE 972',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1966,951,0.00,10016,1,'2022-09-22 21:00:00','2022000011015\r\n34 CEE 972',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1967,944,0.00,10016,1,'2022-09-22 21:00:00','2022000011015\r\n34 CEE 972',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1968,952,0.00,10016,1,'2022-09-22 21:00:00','2022000011015\r\n34 CEE 972',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1969,941,0.00,10016,1,'2022-09-22 21:00:00','2022000011015\r\n34 CE 972',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1970,946,0.00,10016,1,'2022-09-22 21:00:00','2022000011019\r\n34 CEE 972',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1971,947,0.00,10016,1,'2022-09-22 21:00:00','2022000011019\r\n34 CEE  972',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1972,949,0.00,10016,1,'2022-09-22 21:00:00','2022000011019\r\n34 CEE 972',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2004,980,0.00,10020,7,'2022-09-25 21:00:00','Cihazın elektronik kartında bulunan 1405 N Channel Mosfet kısa devre yapmış.Garanti kapsamında değiştirildi.Test ediliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1974,932,30.00,10029,0,'2022-09-22 21:00:00','.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1981,963,0.00,10007,15,'2022-09-25 21:00:00','Müşteri isteği doğrultusunda servis verilmeden iade.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1978,964,0.00,10004,5,'2022-09-22 21:00:00','Müşteri ile yapılan görüşmelere istinaden müşteri 2 adet GSC30 yedek elektrot talep etmiştir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1979,965,0.00,10004,16,'2022-09-22 21:00:00','Ürünün tamiratı mümkün olmadığı için garanti kapsamında Gempaş depodan sıfır ürün verilicektir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1982,929,0.00,10013,1,'2022-09-25 21:00:00','PIR17952 GIDA ARACI',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1983,927,0.00,10013,1,'2022-09-25 21:00:00','PIR17952 GIDA ARACI',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1984,922,0.00,10013,1,'2022-09-25 21:00:00','PIR17918 GIDA ARACI / 21.09.2022',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1985,918,0.00,10013,1,'2022-09-25 21:00:00','PIR17886 YURTİÇİ KARGO',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1986,896,0.00,10013,1,'2022-09-25 21:00:00','PIR17833 EGE ULASIM',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1987,571,0.00,10013,1,'2022-09-25 21:00:00','PIR17280 YURTİÇİ KARGO',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1988,895,0.00,10013,1,'2022-09-25 21:00:00','PIR17997 EGE ULASIM',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1989,961,0.00,10013,1,'2022-09-25 21:00:00','pır18140 ERTEĞE TESLİM EDİLDİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1990,954,0.00,10013,1,'2022-09-25 21:00:00','PIR18084 GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1991,957,0.00,10013,1,'2022-09-25 21:00:00','PIR18085 YURTİÇİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1992,556,0.00,10013,1,'2022-09-25 21:00:00','PIR18086 ELSE TESLİM',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1993,730,0.00,10013,1,'2022-09-25 21:00:00','PIR18088 EGE ULASIM',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1994,592,0.00,10013,1,'2022-09-25 21:00:00','PIR18087 YURTİÇİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1995,877,0.00,10013,1,'2022-09-25 21:00:00','PIR17777 EGE ULASIM',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1996,731,0.00,10013,1,'2022-09-25 21:00:00','PIR17615 EGE ULASIM',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1997,573,0.00,10013,1,'2022-09-25 21:00:00','PIR17328',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1998,414,0.00,10013,1,'2022-09-25 21:00:00','PIR17606',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(1999,650,30.00,10024,5,'2022-09-25 21:00:00','E4 HATASI SEBEBİ İLE ANA KART DEĞİŞTİRİLDİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2002,975,0.00,10007,4,'2022-09-25 21:00:00','Motor içi kart ve kablosu arızalı. Stoklarımızda kablo olmadığı için değişim yapılamıyor. Robot bekliyor stoklarımıza kablo geldiği zaman parça değişimi yapılıcak.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2005,979,0.00,10020,19,'2022-09-25 21:00:00','Yapılan incelemede elektrodun,elektrot haznesine yapıştırıldığı tespit edilmiştir.Elektrot haznesi kullanılamaz haldedir.Cihazda herhangi bir hata ile karşılaşılmadı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2006,981,0.00,10020,19,'2022-09-25 21:00:00','Elektrodun orta bağlantı elemanı kopmuş.Tamir edilmelidir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2007,771,0.00,10020,19,'2022-09-25 21:00:00','Elektrot orta bağlantı elemanı kopmuş.Tamir edilmelidir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2008,982,0.00,10020,19,'2022-09-25 21:00:00','Elektrot orta bağlantı elemanı kopmuş.Tamir edilmelidir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2009,810,0.00,10020,19,'2022-09-25 21:00:00','Elektronik kartın giriş kısmı yanmış.Tamiri mümkün değildir.Bobin aşırı akım çekiyor.Değişmesi gerekli',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2010,811,0.00,10020,19,'2022-09-25 21:00:00','Cihazda herhangi bir sorun ile karşılaşılmadı.Cihazın bağlı olduğu Tuz Klor cihazı kontrol edilmelidir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2012,900,0.00,10020,19,'2022-09-25 21:00:00','Bobin aşırı akım çekerek ısınmış ve  kasayı bozmuş.Dozaj pompası kasa ve bobin değiştirilmesi gereklidir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2015,982,0.00,10004,5,'2022-09-26 21:00:00','Elektrot orta bağlantı elemanı kopmuş.Tamir edilmelidir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2014,981,0.00,10004,5,'2022-09-26 21:00:00','Elektrodun orta bağlantı elemanı kopmuş.Tamir edilmelidir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2016,900,0.00,10004,5,'2022-09-26 21:00:00','Bobin aşırı akım çekerek ısınmış ve kasayı bozmuş.Dozaj pompası kasa ve bobin değiştirilmesi gereklidir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2126,995,60.00,10029,5,'2022-09-29 21:00:00','.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2127,704,0.00,10007,16,'2022-09-29 21:00:00','Cihaz test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2019,983,0.00,10007,3,'2022-09-26 21:00:00','Hareket sisteminde aşınmalar var.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2020,878,0.00,10007,3,'2022-09-26 21:00:00','Yapılan testler sonucunda Servo motor ve impeller motorun arızalı olduğu. Hareket sisteminde aşınmalar olduğu tespit edilmiştir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2021,898,0.00,10020,19,'2022-09-26 21:00:00','Dozaj pompası kafada deformeler mevcut değişmesi gereklidir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2022,878,0.00,10004,16,'2022-09-26 21:00:00','Ürün tamiratı yapıldı.Test edildi.Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2023,983,0.00,10004,16,'2022-09-26 21:00:00','Ürün tamiratı yapıldı. Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2024,979,0.00,10004,5,'2022-09-26 21:00:00','Elektrot haznesinin değiştirilmesi gerekmektedir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2025,810,0.00,10004,5,'2022-09-26 21:00:00','Elektronik kartın giriş kısmı yanmış.Tamiri mümkün değildir.Bobin aşırı akım çekiyor.Değişmesi gerekli',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2026,771,0.00,10004,5,'2022-09-26 21:00:00','Elektrot tamir bedeli.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2028,984,100.00,10029,0,'2022-09-26 21:00:00','ATLAMA PLATFORMU TOPUK AYARLI RAYLARI YAPIŞTIRILDI. YEDEK PARÇA DEĞİŞTİRİLMEDİ. SERVİS ÜCRETİ ( 2 ADET İÇİN)',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2029,974,60.00,10027,0,'2022-09-26 21:00:00','çalışmıyor,şaft ve gergi rulmanlarında hasar var.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2031,972,60.00,10027,5,'2022-09-26 21:00:00','çalışmıyor,fan kapağı,alt kapak,filtre torbası,filtre torba kıskaçları ve kumandası cihazla birlikte gelmedi.,arabası ve trafosu var.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2032,985,0.00,10007,5,'2022-09-26 21:00:00','Motor arızalı. Kablosuz yan panel, tutamak tırnağı ve tutamak tırnak yayı kırık.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2033,594,0.00,10020,19,'2022-09-26 21:00:00','Elektrot orta bağlantısı kopmuş. Elektrot tamiri yapılması gerekmektedir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2034,594,0.00,10004,5,'2022-09-26 21:00:00','Elektrot tamir bedeli.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2035,859,0.00,10020,6,'2022-09-26 21:00:00','Garanti kapsamında kasa değiştirildi.Elektronik kart tamiri yapıldı.Test edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2036,528,0.00,10020,6,'2022-09-26 21:00:00','Ali Kayabaş\'ın bilgisi dahilinde garantiden onarımı yapılmıştır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2038,859,0.00,10004,16,'2022-09-26 21:00:00','Ürün tamiri yapıldı. Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2040,528,0.00,10004,16,'2022-09-26 21:00:00','Ürün tamiratı yapıldı. Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2041,968,0.00,10020,6,'2022-09-26 21:00:00','Garanti kapsamında cihazın elektrot bağlantı pabuçları yenilendi.Elektrot sarıları değiştirildi.Elektrot temizliği yapıldı.Kalibrasyonu yapıldı.Test edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2042,980,0.00,10004,16,'2022-09-26 21:00:00','Ürün tamiratı yapıldı . Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2044,968,0.00,10004,16,'2022-09-26 21:00:00','Ürün tamiratı yapıldı. Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2045,867,0.00,10020,19,'2022-09-26 21:00:00','Dozaj pompası su almış.Elektronik kart tamiri yapılması gerekli.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2046,756,0.00,10004,16,'2022-09-26 21:00:00','Ürün tamirat onayına istinaden ürün tamiratı sağlandı . Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2047,757,0.00,10004,16,'2022-09-26 21:00:00','Cihaz onarımı onaylandı. Cihaz tamiri sağlandı. Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2048,811,0.00,10004,16,'2022-09-26 21:00:00','Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2049,991,0.00,10007,3,'2022-09-26 21:00:00','Servo motor arızalı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2052,991,0.00,10004,16,'2022-09-27 21:00:00','Ürün tamiratı yapıldı. Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2051,992,0.00,10007,3,'2022-09-26 21:00:00','Cihaz test edildi arızaya rastlanılmadı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2053,992,0.00,10004,16,'2022-09-27 21:00:00','Ürün tamiratı yapıldı. Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2056,868,0.00,10020,19,'2022-09-27 21:00:00','pH elektrotunun doğru ölçüm yapmaması sonucu dozaj pompasının sürekli çalışmasıyla cihaz sigorta attırmış.pH elektrotu arızalı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2055,513,0.00,10004,16,'2022-09-27 21:00:00','Filtre garanti kapsamında yenisi ile değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2058,867,0.00,10004,5,'2022-09-27 21:00:00','Elektronik kart tamir bedeli.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2059,868,0.00,10004,5,'2022-09-27 21:00:00','pH elektrotunun doğru ölçüm yapmaması sonucu dozaj pompasının sürekli çalışmasıyla cihaz sigorta attırmış.pH elektrotu arızalı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2060,996,0.00,10007,3,'2022-09-27 21:00:00','Trafoda arızaya rastlanılmadı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2061,996,0.00,10004,16,'2022-09-27 21:00:00','Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2091,959,0.00,10020,19,'2022-09-28 21:00:00','Cihaz 24 saat test edilmiştir.Herhangi sorun ile karşılaşılmadı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2063,999,0.00,10004,16,'2022-09-27 21:00:00','Cihazda arıza tespit edilemedi. Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2064,1000,0.00,10007,5,'2022-09-27 21:00:00','Gövde, tutamak ve tutamak tırnağı kırık. Hareket sisteminde aşınmalar var.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2078,178,0.00,10004,16,'2022-09-28 21:00:00','052200006751 D01225181 D01225192 D01225187 D01225184 D01225186 D01225189 D01225180 D01225193\r\nİlgili ürünler su almış olup garanti kapsamında 0522000092274 0522000092275 0522000092276 0522000092277 0522000092278 0522000092279 0522000092280 0522000092281 0',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2067,958,0.00,10007,4,'2022-09-27 21:00:00','Motorun içinden su çıktı. Motor arızalı. Hareket sisteminde aşınmalar var.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2069,1002,0.00,10004,16,'2022-09-27 21:00:00','Müşterinin aldığı 920lik filtrenin içinden eksik rekor çıkması sebebi ile müşteriye rekor gönderildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2070,965,0.00,10016,14,'2022-09-27 21:00:00','2022000011063\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2071,963,0.00,10016,14,'2022-09-27 21:00:00','2022000011090\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2072,999,0.00,10016,14,'2022-09-27 21:00:00','2022000011209\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2073,996,0.00,10016,14,'2022-09-27 21:00:00','2022000011208\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2074,513,0.00,10016,14,'2022-09-27 21:00:00','2022000011190\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2075,991,0.00,10016,14,'2022-09-27 21:00:00','2022000011186\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2076,992,0.00,10016,14,'2022-09-27 21:00:00','2022000011186\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2077,528,0.00,10016,14,'2022-09-27 21:00:00','2022000011185\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2079,1007,0.00,10004,16,'2022-09-28 21:00:00','051161E -D01225182 D01225191 05112-D00054233 İlgili ürünler su aldıkları için garanti kapsamında 05112 için 0522000092306',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2080,1007,0.00,10004,16,'2022-09-28 21:00:00','051161E 052200092272 052200092273',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2081,1008,0.00,10007,3,'2022-09-28 21:00:00','Hareket sisteminde aşınmalar var.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2083,980,0.00,10016,14,'2022-09-28 21:00:00','2022000011185\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2084,968,0.00,10016,14,'2022-09-28 21:00:00','2022000011185\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2085,811,0.00,10016,14,'2022-09-28 21:00:00','2022000011185\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2086,756,0.00,10016,14,'2022-09-28 21:00:00','2022000011184\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2087,757,0.00,10016,14,'2022-09-28 21:00:00','2022000011184',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2088,1002,0.00,10016,14,'2022-09-28 21:00:00','2022000011234\r\nYUKİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2089,1017,0.00,10004,0,'2022-09-28 21:00:00','Elektronik kart ve elektrot fiyatı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2090,919,30.00,10024,5,'2022-09-28 21:00:00','Cihaz su aldığı için elektronik aksam oksitlenmiş ve kısa devre yapmış.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2092,955,0.00,10020,19,'2022-09-28 21:00:00','Elektrot tamiri yapılması gerekli.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2093,1018,0.00,10004,16,'2022-09-28 21:00:00','İlgili cihaz İzmir fabrikaya 28.09.2022 tarihinde teslim edildi. Tamiratı  yapıldı aynı gün içinde ürün Aytekin Ustaya teslim edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2094,1019,0.00,10004,5,'2022-09-28 21:00:00','Pompa mazot ile yıkanmış. Pompanın içi açılmaya çalışırmış ancak tekrar toparlanmak istendiğinde vidaları kaybedilmiş ve elektrik kabloları kesilmiş.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2095,943,0.00,10004,1,'2022-09-28 21:00:00','Elektronik kart tamiri yapıldı. Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2096,959,0.00,10004,16,'2022-09-28 21:00:00','Cihazda arıza tespit edilemedi. Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2097,893,0.00,10020,19,'2022-09-28 21:00:00','Cihazın elektronik kartı üzerindeki 1405 N channel mosfet arızalanmış.Garanti kapsamında onarımı yapıldı.Ön panel kırık seri olduğu için kapak değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2098,1021,0.00,10004,1,'2022-09-28 21:00:00','Elektronik karttaki sigorta arızası tamir edildi. Test edildi. Faal.\r\nMüşteri cihazı fabrikadan teslim alıcaktır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2099,893,0.00,10004,16,'2022-09-28 21:00:00','Elektronik kart tamiri yapıldı. Arda beyin bilgisi dahildinde garantiye alınmıştır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2100,67,0.00,10007,15,'2022-09-28 21:00:00','Müşteri isteği üzerine servis verilmeden iade.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2101,956,0.00,10020,19,'2022-09-28 21:00:00','Cihazın anakartı üzerinde bulunan 12v 5 A rölesi yapışmış.Garanti kapsamında yenisi ile değiştirildi.Kalibrasyonu yapıldı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2102,67,0.00,10004,1,'2022-09-28 21:00:00','Ürün müşteriye fabrikada elden teslim edilmiştir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2103,986,0.00,10020,19,'2022-09-28 21:00:00','Cihazın elektronik kartında bulunan 10A sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2105,1022,30.00,10024,5,'2022-09-28 21:00:00','Cihaz su aldığı için elektronik aksam oksitlenmiş ve kısa devre yapmış.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2106,956,0.00,10004,16,'2022-09-28 21:00:00','Cihaz tamiri yapıldı test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2107,986,0.00,10004,16,'2022-09-28 21:00:00','Elektronik kart tamiri yapıldı.Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2108,560,0.00,10004,16,'2022-09-28 21:00:00','Müşteri talebine istinaden servis verilmeden iade.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2109,1024,0.00,10007,3,'2022-09-29 21:00:00','Tekerlek iç şaft pimi kırık. Hareket sisteminde aşınmalar var.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2110,1024,0.00,10007,16,'2022-09-29 21:00:00','Cihaz tamir edildi. Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2113,1027,0.00,10007,7,'2022-09-29 21:00:00','Cihazda arızaya rastlanılmadı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2114,1027,0.00,10007,3,'2022-09-29 21:00:00','Trafo ve kumanda arızalı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2115,1027,0.00,10007,16,'2022-09-29 21:00:00','Cihaz test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2116,1023,0.00,10020,6,'2022-09-29 21:00:00','Elektronik kart üzerinde 12v16a rölenin bobin ucunda temassızlık tespit edildi.Onarımı yapıldı.-5 voltajı yok 7905 regülatörü değiştirildi.Elektrot aşırı kireçliydi temizliği yapıldı.Elektrot hazne somunu değiştirildi.Test edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3862,1479,0.00,10004,16,'2023-01-17 21:00:00','cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3914,1895,40.00,10004,5,'2023-01-23 21:00:00','Rezistans patlak, akış sviçi ve mekanik termostat arızalı. Metal kısımda ise bozulmalar mevcut. Polisaj yapılmalı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2125,962,30.00,10029,0,'2022-09-29 21:00:00','Elektrot, elektrot soketli kablo,Gsc 30 ekran kart kablosu degişecek',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2128,1037,0.00,10004,1,'2022-09-29 21:00:00','30.09.2022 Tarihinde Murat Sakarya ve Kadir Akgöz yerinde servis desteği vermiştir. Ürün koruma kapağından su kaçırmaktadır. Garanti kapsamında değiştirildi. Test edildi.Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2129,1031,0.00,10004,1,'2022-09-29 21:00:00','Ali Kayabaş\'ın onayına istinaden elektrot kırık bacağı garanti kapsamında değiştirildi.Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3860,1496,0.00,10004,16,'2023-01-17 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2135,1043,0.00,10007,5,'2022-10-02 21:00:00','Hareket sisteminde aşınmalar var. Kablo motor ucu soketi arızalı. Yan panel kırık.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2136,959,0.00,10016,14,'2022-10-02 21:00:00','2022000011309\r\n34 DL0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2137,1018,0.00,10016,14,'2022-10-02 21:00:00','2022000011282\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2138,1008,0.00,10016,14,'2022-10-02 21:00:00','2022000011281\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2139,178,0.00,10016,14,'2022-10-02 21:00:00','2022000011247\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2140,1007,0.00,10016,14,'2022-10-02 21:00:00','2022000011247\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2141,878,0.00,10016,14,'2022-10-02 21:00:00','2022000011152\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2142,983,0.00,10016,14,'2022-10-02 21:00:00','2022000011152\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2143,1045,0.00,10007,5,'2022-10-02 21:00:00','Hareket sisteminde aşınmalar var.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2144,1023,0.00,10004,16,'2022-10-02 21:00:00','Cihaz tamiratı yapıldı . Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2145,1049,0.00,10007,7,'2022-10-02 21:00:00','Cihazda arıza bilinmiyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2146,1032,0.00,10004,16,'2022-10-02 21:00:00','Sigorta değiştirildi. Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2147,704,0.00,10016,14,'2022-10-02 21:00:00','2022000011381\r\n35 GB 5345',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2148,905,0.00,10020,6,'2022-10-02 21:00:00','12n60f N channel mosfetin Drain ayağı fabrika üretim hatası nedeniyle kopmuş.Garanti kapsamında değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2149,1050,0.00,10007,4,'2022-10-02 21:00:00','Motor ve led kart arızalı. Hareket siteminde aşınmalar var. Stoklarımızda motor ve led kart olmadığından cihaz parça bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2150,1014,0.00,10020,6,'2022-10-02 21:00:00','10 A sigorta değiştirildi.Anakart üzerindeki oksitler giderildi.Test edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2151,1001,0.00,10004,15,'2022-10-03 21:00:00','Müşteri isteği doğrultusunda servis verilmeden iade olacaktır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3859,1045,0.00,10004,1,'2023-01-17 21:00:00','Ürün fabrikada İsmet Ertan\'a teslim formu ile birlikte elden teslim edilmiştir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2162,1061,1.00,10031,0,'2022-10-03 21:00:00','Smskms',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2164,1058,30.00,10030,0,'2022-10-03 21:00:00','ANAKART ARIZASI GİDERİLDİ.SMPS ARIZALI',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2168,1066,0.00,10004,16,'2022-10-04 21:00:00','04.10.2022 tarihinde yerinde servis hizmeti verilmiştir. Garanti kapsamında olan cihazın elektrotlarında deforme olma sonucu garanti kapsamında 3 adet GSC30 Elektrot gönderildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2169,1014,0.00,10004,16,'2022-10-04 21:00:00','Cihaz tamiratı yapıldı. Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2170,1051,0.00,10004,16,'2022-10-04 21:00:00','Cihazda arıza tespit edilemedi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2175,1067,0.00,10020,6,'2022-10-04 21:00:00','Gövde ve ön panel değiştirildi.Elektronik kart tamiri yapıldı.Smps 24 v soketi değiştirildi.Test edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2172,886,0.00,10020,6,'2022-10-04 21:00:00','cihaz ön panel contasından su almış.Elektronik kart tamiri yapıldı.Gövde değiştirildi.Elektrot kablosu değiştirildi.Elektrot tamiri yapıldı.Test edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2173,886,0.00,10004,16,'2022-10-04 21:00:00','Ürün tamiratı yapıldı. Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2174,905,0.00,10004,16,'2022-10-04 21:00:00','Ürün tamiratı yapıldı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2239,1103,30.00,10029,0,'2022-10-05 21:00:00','Adaptör arızası',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2178,1067,0.00,10004,16,'2022-10-04 21:00:00','Ürün tamiratı yapıldı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2181,353,0.00,10004,16,'2022-10-04 21:00:00','İlgili ürünler garanti kapsamında 052200092854-052200092855-052200092856 ile değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2182,1070,0.00,10004,16,'2022-10-04 21:00:00','İlgili ürünler su  almıştır garanti kapsamında 052200093877-052200093869-052200093871-052200093878 ile değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2183,1003,0.00,10004,16,'2022-10-04 21:00:00','Ürün su almış garanti kapsamında 052200093853 ile değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2184,930,0.00,10004,16,'2022-10-04 21:00:00','İlgili ürünler su almış garanti kapsamında 0531103 için 052200093929-052200093930 0531101 için 052200093919-052200093908-052200093921-052200093915-052200093922-052200093924',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2614,1243,0.00,10007,16,'2022-10-24 21:00:00','Cihaz servis verilmeden iade.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2616,1072,0.00,10007,16,'2022-10-24 21:00:00','Cihaz test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2186,1023,0.00,10016,14,'2022-10-04 21:00:00','2022000011403\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2187,658,0.00,10004,16,'2022-10-04 21:00:00','İlgili ürünler garanti kapsamında 052200093904-052200093905 ile değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2188,1032,0.00,10016,14,'2022-10-04 21:00:00','2022000011403\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2189,1001,0.00,10016,14,'2022-10-04 21:00:00','2022000011430\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2190,1074,0.00,10004,16,'2022-10-04 21:00:00','Ürün garanti kapsamında 052200093876-052200093875 ile değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2191,1075,0.00,10004,16,'2022-10-04 21:00:00','Ürünler garanti kapsamında 052200093906-052200093907-052200093901-052200093902-052200093903 ile değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2194,660,0.00,10004,5,'2022-10-04 21:00:00','Pompa su altında kalmış ve yanmıştır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2195,1010,0.00,10004,0,'2022-10-04 21:00:00','Ürünler su almış garanti kapsamında 052200093845-052200093844-052200093848-052200093847-052200093846-052200093840-052200093850-052200093849-052200093843',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2196,1010,0.00,10004,16,'2022-10-04 21:00:00','052200093842-052200093841-052200093900 ile değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2197,1078,0.00,10004,16,'2022-10-04 21:00:00','Ürünler garanti kapsamında 052200093879-052200093884-052200093883-052200093882-052200093868-052200093867-052200093870 ile değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2199,1080,0.00,10004,16,'2022-10-04 21:00:00','Ürünler garanti kapsamında 052200093857-052200093858-052200093863-05220009386-052200093861-052200093860-052200093859 ile değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2200,1081,0.00,10004,16,'2022-10-04 21:00:00','Ürünler garanti kapsamında 052200093887-052200093885-052200093888-052200093886 ile değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2201,1082,0.00,10004,16,'2022-10-04 21:00:00','Ürünler garanti kapsamında 052200093866-052200093864-052200093865 ile değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2202,1083,0.00,10004,16,'2022-10-04 21:00:00','Ürünler garanti kapsamında 052200093932-052200093931 ile değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2203,1084,0.00,10004,16,'2022-10-04 21:00:00','Ürünler garanti kapsamında 052200093889-052200093880 ile değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2204,1085,0.00,10004,16,'2022-10-04 21:00:00','Ürün garanti kapsamında 052200093851 ile değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2205,1086,0.00,10004,1,'2022-10-04 21:00:00','Ürün fabrikada Ertek Ali\'ye elden teslim edilicektir.Sigorta yuvası değiştirildi.Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2206,1087,0.00,10004,1,'2022-10-04 21:00:00','Ürün fabrikada Ertek Ali\'ye elden teslim edilicektir.Sigorta yuvası değiştirildi.Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2207,1088,0.00,10004,1,'2022-10-04 21:00:00','Ürün fabrikada Ertek Ali\'ye elden teslim edilicektir.Sigorta yuvası değiştirildi.Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2208,1089,0.00,10004,1,'2022-10-04 21:00:00','Ürün fabrikada Ertek Ali\'ye elden teslim edilicektir.Sigorta yuvası değiştirildi.Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2209,982,0.00,10004,1,'2022-10-04 21:00:00','Ürün Ali Kayabaş\'ın dahilinde garanti kapsamına alınmıştır. Ürün tamiratı yapıldı. Test edildi. Fabrikada Ertek Ali\'ye elden teslim edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2210,981,0.00,10004,1,'2022-10-04 21:00:00','Ürün Ali Kayabaş\'ın dahilinde garanti kapsamına alınmıştır. Ürün tamiratı yapıldı. Test edildi. Fabrikada Ertek Ali\'ye elden teslim edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2212,1093,0.00,10020,19,'2022-10-04 21:00:00','Elektronik kart tamiri mümkün değildir.Bobin arızalı değişmesi gerekli.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2213,1094,0.00,10004,16,'2022-10-04 21:00:00','Ürün garanti kapsamında 052200093942 ile değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2214,1095,0.00,10004,16,'2022-10-04 21:00:00','İlgili ürünler garanti kapsamında 052200093894-052200093893-052200093874 ile değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2215,1096,0.00,10020,6,'2022-10-04 21:00:00','Emme çekvalfindeki conta düşmüş.Bedelsiz olarak yeni conta takıldı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2216,931,0.00,10004,0,'2022-10-04 21:00:00','Ürünler garanti kapsamında 0531102 için 052200093937-052200093938-052200093939-052200093933-052200093935-052200093934-052200093929-052200093936',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2217,931,0.00,10004,0,'2022-10-04 21:00:00','0531101 için 052200093918-052200093951-052200093928-052200093912-052200093911-052200093926-052200093923-052200093920',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2218,931,0.00,10004,16,'2022-10-04 21:00:00','052200093916-052200093925-052200093910-052200093927-052200093917-052200093913-052200093909-052200093914 ile değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2219,1098,8000.00,10029,0,'2022-10-04 21:00:00','HİZMET BEDELİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2220,1097,0.00,10004,16,'2022-10-04 21:00:00','Ürünler garanti kapsamında 052200084868-052200084869-052200084870-052200093852 ile değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2221,1099,0.00,10004,16,'2022-10-04 21:00:00','Ürünler garanti kapsamında 052200093873-052200093881-052200093890-052200093891-052200093892-052200093895 ile değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2222,1078,0.00,10004,1,'2022-10-04 21:00:00','Ürün fabrikada Ertek Ali\'ye elden teslim edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2226,1080,0.00,10004,1,'2022-10-04 21:00:00','Ürün fabrikada Ertek Ali\'ye elden teslim edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2224,1081,0.00,10004,1,'2022-10-04 21:00:00','Ürün fabrikada Ertek Ali\'ye elden teslim edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2225,1082,0.00,10004,1,'2022-10-04 21:00:00','Ürün fabrikada Ertek Ali\'ye elden teslim edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2227,1083,0.00,10004,1,'2022-10-04 21:00:00','Ürün fabrikada Ertek Ali\'ye elden teslim edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2228,1084,0.00,10004,1,'2022-10-04 21:00:00','Ürün fabrikada Ertek Ali\'ye elden teslim edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2229,1085,0.00,10004,1,'2022-10-04 21:00:00','Ürün fabrikada Ertek Ali\'ye elden teslim edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2230,989,0.00,10020,6,'2022-10-05 21:00:00','Elektronik kart üzerinde bulunan irf1405 N channel mosfet arızalanmış.Garanti kapsamında onarımı yapıldı.Test edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2231,1067,0.00,10016,14,'2022-10-05 21:00:00','2022000011488\r\n34 AL 0898',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2232,1066,0.00,10016,14,'2022-10-05 21:00:00','2022000011475\r\n34 AL 0898',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2233,1014,0.00,10016,14,'2022-10-05 21:00:00','2022000011475\r\n34 AL 0898',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2234,1051,0.00,10016,14,'2022-10-05 21:00:00','2022000011475\r\n34 AL 0898',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2235,886,0.00,10016,14,'2022-10-05 21:00:00','2022000011475\r\n34 AL 0898',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2236,905,0.00,10016,14,'2022-10-05 21:00:00','2022000011475\r\nYUKI',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4262,2092,75.00,10027,0,'2023-03-02 21:00:00','sünger fırça,filtre torbası ve tekerlek tüp rulmanlarında deforme oluşmuş,fan  kapağı ve filtre torba kıskacı kırık.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2243,989,0.00,10004,16,'2022-10-05 21:00:00','Cihaz tamiratı yapıldı. Sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2244,1096,0.00,10004,16,'2022-10-05 21:00:00','Garanti kapsamında tamiratı yapıldı. Sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2245,1107,0.00,10004,5,'2022-10-05 21:00:00','Sıvı teması sonucu elektronik kart ve bobin arızalı. Değişmesi gerekli.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2246,653,0.00,10004,5,'2022-10-05 21:00:00','Tamiri mümkün değildir yeni elektrot fiyatı önerildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2247,1109,0.00,10004,16,'2022-10-05 21:00:00','Elektrot temizliği yapıldı. Elektrot papuçları değiştirildi. Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2248,994,0.00,10004,16,'2022-10-05 21:00:00','Ürün seviye çubuğu epoksi kısmından çıkmış epoksi dökümü yapıldı. Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2249,1066,0.00,10013,1,'2022-10-05 21:00:00','pır18675 yurtiçi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2250,1014,0.00,10013,1,'2022-10-05 21:00:00','PIR18677',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2251,1051,0.00,10013,1,'2022-10-05 21:00:00','PIR18677 YURTİÇİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2252,886,0.00,10013,1,'2022-10-05 21:00:00','PIR18678',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2253,905,0.00,10013,1,'2022-10-05 21:00:00','PIR18656 GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2254,1067,0.00,10013,1,'2022-10-05 21:00:00','PIR18674 EGE U',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2255,1001,0.00,10013,1,'2022-10-05 21:00:00','PIR18593 EGEU',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2256,1023,0.00,10013,1,'2022-10-05 21:00:00','PIR18587 YURTİÇİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2257,1032,0.00,10013,1,'2022-10-05 21:00:00','PIR18588 GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2258,704,0.00,10013,1,'2022-10-05 21:00:00','PIR18508 GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2259,959,0.00,10013,1,'2022-10-05 21:00:00','PIR18437',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2260,1018,0.00,10013,1,'2022-10-05 21:00:00','PIR18411',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2262,1008,0.00,10013,1,'2022-10-05 21:00:00','PIR18391 YURTİÇİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2263,178,0.00,10013,1,'2022-10-05 21:00:00','PIR18384 GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2264,1007,0.00,10013,1,'2022-10-05 21:00:00','PIR18386',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2265,1002,0.00,10013,1,'2022-10-05 21:00:00','PIR18367 MNG',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2266,999,0.00,10013,1,'2022-10-05 21:00:00','PIR18351 EGE U',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2267,996,0.00,10013,1,'2022-10-05 21:00:00','PIR18323 YURTİÇİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2268,513,0.00,10013,1,'2022-10-05 21:00:00','PIR18315',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2269,991,0.00,10013,1,'2022-10-05 21:00:00','PIR18310 GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2270,992,0.00,10013,1,'2022-10-05 21:00:00','PIR18310 GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2271,528,0.00,10013,1,'2022-10-05 21:00:00','PIR18305',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2272,980,0.00,10013,1,'2022-10-05 21:00:00','PIR18304 GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2273,968,0.00,10013,1,'2022-10-05 21:00:00','PIR18304 GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2274,756,0.00,10013,1,'2022-10-05 21:00:00','PIR18306',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2275,757,0.00,10013,1,'2022-10-05 21:00:00','PIR18307',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2276,811,0.00,10013,1,'2022-10-05 21:00:00','PIR18308',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2277,878,0.00,10013,1,'2022-10-05 21:00:00','PIR18271 EGE U',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2278,983,0.00,10013,1,'2022-10-05 21:00:00','PIR18309',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2279,963,0.00,10013,1,'2022-10-05 21:00:00','PIR18181 NAK',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2280,581,0.00,10013,1,'2022-10-05 21:00:00','PIR18165 YURTİÇİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2281,965,0.00,10013,1,'2022-10-05 21:00:00','PIR18282 NAK KARGO',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2550,149,0.00,10013,5,'2022-10-17 21:00:00','.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2283,1110,0.00,10020,19,'2022-10-05 21:00:00','Kullanılan bir kimyasalın cihaza temas etmesi ve cihaz alt kasasına monte olan soğutucuyu eritmesi sonucu, cihaz rutubet ve neme maruz kalmış. Elektronik kart korozyona uğramış ve tamir edilmesi gereklidir. Soğutucunun da değişmesi gereklidir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2285,1093,0.00,10004,5,'2022-10-05 21:00:00','Cihaz sıvı temasa maruz kaldığından dolayı elektronik kart ve bobin arızalanmıştır. Tamiri mümkün olmadığından dolayı yenisi ile değişmesi gereklidir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2602,1110,0.00,10004,16,'2022-10-23 21:00:00','Ali Kayabaş bilgisi dahilinde cihaz garanti kapsamında tamir edilmiştir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3863,1478,0.00,10004,16,'2023-01-17 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2291,1052,0.00,10020,6,'2022-10-06 21:00:00','Gövde değiştirildi.Elektronik kart tamiri yapıldı.Test edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2292,1052,0.00,10004,16,'2022-10-06 21:00:00','Cihaz tamiratı yapıldı. Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2942,1351,0.00,10004,16,'2022-11-21 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2943,1333,0.00,10020,19,'2022-11-21 21:00:00','dozaj pompası sıvı akışı olmadığından dolayı boşta çalışmıştır.Bunun sonucunda kasa deforme olmuş ve bobin arızalanmıştır.Dozaj pompası kasa ve bobinin değiştirilmesi gerekmektedir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2295,955,0.00,10004,5,'2022-10-06 21:00:00','Elektrot tamiri yapılması gerekli.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2296,596,0.00,10004,5,'2022-10-06 21:00:00','Bobin aşırı akım çekiyor.Değiştirilmesi gerek.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2297,898,0.00,10004,5,'2022-10-06 21:00:00','Kafa kısmı değişmesi gereklidir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2298,1122,0.00,10007,3,'2022-10-06 21:00:00','Hareket sisteminde aşınmalar var.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2946,1047,0.00,10024,0,'2022-11-21 21:00:00','Yüksek akımdan ötürü motor yanmış',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2304,1016,0.00,10020,6,'2022-10-06 21:00:00','7809 voltaj regilatörü arızalı.Garanti kapsamında onarımı yapıldı.Kalibrasyonu yapıldı.Test edildi.Cihazda e4 (elektronik kart arızası) hatasına rastlanılmadı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2308,229,0.00,10004,16,'2022-10-06 21:00:00','Elektrot tamiri yapıldı. sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2373,798,0.00,10004,5,'2022-10-09 21:00:00','Müşteri sıfır motor fiyatını kabul etmediği için sarım fiyatı yansıtılmış ve gönderilen fiyatlar yeniden güncellenmiştir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2309,653,0.00,10004,16,'2022-10-06 21:00:00','Elektrotun tamiri mümkün olmadığından dolayı yenisi verilmiştir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2465,654,0.00,10004,1,'2022-10-13 21:00:00','Orhan Seyfi Koç bilgisi dahilinde garantiye çevrilmiştir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2311,654,0.00,10004,16,'2022-10-06 21:00:00','Elektrot tamiri yapıldı. Sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2313,1046,0.00,10004,5,'2022-10-06 21:00:00','Rezistans arızalı değişmesi gereklidir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2314,986,0.00,10016,14,'2022-10-06 21:00:00','2022000011316\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2315,956,0.00,10016,14,'2022-10-06 21:00:00','2022000011316\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2316,931,0.00,10016,14,'2022-10-06 21:00:00','2022000011542\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2317,930,0.00,10016,14,'2022-10-06 21:00:00','2022000011542\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2318,921,0.00,10016,14,'2022-10-06 21:00:00','2022000010842\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2319,893,0.00,10016,14,'2022-10-06 21:00:00','2022000011316\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2320,859,0.00,10016,14,'2022-10-06 21:00:00','2022000011185\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2321,658,0.00,10016,14,'2022-10-06 21:00:00','2022000011542\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2322,560,0.00,10016,14,'2022-10-06 21:00:00','2022000011316\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2323,353,0.00,10016,14,'2022-10-06 21:00:00','2022000011510\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2324,1099,0.00,10016,14,'2022-10-06 21:00:00','2022000011542\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2325,1097,0.00,10016,14,'2022-10-06 21:00:00','2022000011542\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2326,1095,0.00,10016,14,'2022-10-06 21:00:00','2022000011542\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2327,1094,0.00,10016,14,'2022-10-06 21:00:00','2022000011542\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2328,1075,0.00,10016,14,'2022-10-06 21:00:00','2022000011510\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2329,1074,0.00,10016,14,'2022-10-06 21:00:00','2022000011510\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2330,1070,0.00,10016,14,'2022-10-06 21:00:00','2022000011510\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2331,1024,0.00,10016,14,'2022-10-06 21:00:00','2022000011333\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2332,1010,0.00,10016,14,'2022-10-06 21:00:00','2022000011510\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2333,1003,0.00,10016,14,'2022-10-06 21:00:00','2022000011510\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2334,1127,30.00,10030,0,'2022-10-06 21:00:00','Cam sigorta ve yuvası oksitlenmiş.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2335,603,0.00,10020,19,'2022-10-06 21:00:00','Bobin aşırı akım çektiği için 12N60F N channel mosfeti kısa devre yapıp sigorta attırmış.Elektronik kart tamiri ve bobin değişimi gereklidir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2336,899,0.00,10020,19,'2022-10-06 21:00:00','Cihazın pH elektrotu arızalanmış.Yenisiyle değiştirilmesi gereklidir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2337,1048,0.00,10020,19,'2022-10-06 21:00:00','Elektronik kart tamiri yapılması gereklidir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2338,1113,0.00,10020,6,'2022-10-06 21:00:00','Cihazın anakartında bulunan 7812 voltaj regülatörü arızalanmış.Garanti kapsamında onarımı yapıldı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2339,1090,0.00,10020,19,'2022-10-06 21:00:00','Elektrot orta bağlantı elemanı kopmuş.Tamir edilmesi gereklidir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2341,978,0.00,10020,19,'2022-10-06 21:00:00','Cihazın anakartı korozyon yüzünden arızalanmış.Tamiri mümkün değildir.Yeni kart ile değiştirilmesi gerekmektedir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2343,1019,0.00,10004,16,'2022-10-09 21:00:00','Müşteri proforma onayına istinaden cihaz tamiratı yapıldı test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2344,1113,0.00,10004,16,'2022-10-09 21:00:00','Cihaz onarımı yapıldı.Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2345,1015,0.00,10004,16,'2022-10-09 21:00:00','Cihazda arıza tespit edilmedi. Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2346,1091,0.00,10020,19,'2022-10-09 21:00:00','Anahtarlı güç giriş soketi arızalı.Değişmesi gereklidir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2347,1091,0.00,10004,5,'2022-10-09 21:00:00','Anahtarlı güç giriş soketi arızalı.Değişmesi gereklidir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2348,1090,0.00,10004,5,'2022-10-09 21:00:00','Elektrot orta bağlantı elemanı kopmuş.Tamir edilmesi gereklidir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2349,978,0.00,10004,5,'2022-10-09 21:00:00','Cihazın anakartı korozyon yüzünden arızalanmış.Tamiri mümkün değildir.Yeni kart ile değiştirilmesi gerekmektedir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2350,899,0.00,10004,5,'2022-10-09 21:00:00','Cihazın pH elektrotu arızalanmış.Yenisiyle değiştirilmesi gereklidir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2351,603,0.00,10004,5,'2022-10-09 21:00:00','Bobin aşırı akım çektiği için 12N60F N channel mosfeti kısa devre yapıp sigorta attırmış.Elektronik kart tamiri ve bobin değişimi gereklidir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2469,1048,0.00,10004,16,'2022-10-13 21:00:00','ELS2021000000303 numaralı faturaya istinaden garanti kapsamında elektronik kart tamiri yapılmıştır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2354,1115,0.00,10004,16,'2022-10-09 21:00:00','Cihazda herhangi bir arızaya rastlanılmadı. Üst kart bağlantı kablosu elektronik karta tam oturtulmadığı için açılıp kapanma yapıyor olabilir. Dikkat edilmesi gereklidir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2355,1016,0.00,10004,16,'2022-10-09 21:00:00','Cihaz tamiratı yapıldı. Sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3855,707,0.00,10004,1,'2023-01-16 21:00:00','garanti kapsamında ürün yenisi ile değiştirilmiştir. Mustafa barışçı ve İbrahim kaya onayı ile işlem uygulanmıştır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2359,1134,0.00,10004,16,'2022-10-09 21:00:00','Elektrot orta eleman aşınmış ve kopmuş. Ali Kayabaş bilgisi dahilinde garanti kapsamında yenisi ile değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2360,902,0.00,10004,5,'2022-10-09 21:00:00','Elektronik kart arızalı tamir edilmesi gereklidir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2361,229,0.00,10016,14,'2022-10-09 21:00:00','2022000011638\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2362,653,0.00,10016,14,'2022-10-09 21:00:00','2022000011638',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2363,654,0.00,10016,14,'2022-10-09 21:00:00','2022000011638\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2364,1052,0.00,10016,14,'2022-10-09 21:00:00','2022000011610\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2365,197,0.00,10016,14,'2022-10-09 21:00:00','2022000011610\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2366,989,0.00,10016,14,'2022-10-09 21:00:00','2022000011605\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2367,1096,0.00,10016,14,'2022-10-09 21:00:00','2022000011605\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2368,1109,0.00,10016,14,'2022-10-09 21:00:00','2022000011605\r\n34 DL0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2369,994,0.00,10016,14,'2022-10-09 21:00:00','2022000011605\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2370,377,0.00,10016,14,'2022-10-09 21:00:00','2022000011635\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2371,659,0.00,10004,16,'2022-10-09 21:00:00','Cihaz garanti kapsamında 022200030240 seri numaralı filtre ile değiştirilmiştir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2372,1056,0.00,10027,6,'2022-10-09 21:00:00','trafo kumandaya bağlanmıyor.kumandadan cihaza komut verilemiyor.garanti kapsamında trafo değişti.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2376,1071,0.00,10007,5,'2022-10-09 21:00:00','Trafo güç kablosu arızalı. Hareket sisteminde aşınmalar var.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2384,1137,0.00,10004,16,'2022-10-10 21:00:00','Cihazda arıza tespit edilemedi. Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2385,1113,0.00,10016,14,'2022-10-10 21:00:00','2022000011666\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2386,1015,0.00,10016,14,'2022-10-10 21:00:00','2022000011666\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2387,1019,0.00,10016,14,'2022-10-10 21:00:00','2022000011665\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2388,1115,0.00,10016,14,'2022-10-10 21:00:00','2022000011670\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2389,1016,0.00,10016,14,'2022-10-10 21:00:00','2022000011670\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2390,1134,0.00,10016,14,'2022-10-10 21:00:00','2022000011670\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2391,659,0.00,10016,14,'2022-10-10 21:00:00','2022000011672\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2392,1156,0.00,10004,16,'2022-10-10 21:00:00','Müşterinin merdiveni 316 merdiven 316 olarak tamir edildi ancak merdivenin üstüne yapıştırılan etiketler 304 olarak gözüküyor ürün etiketi güncellendi .',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2393,1054,0.00,10004,16,'2022-10-10 21:00:00','Ürünler garanti kapsamında yenisi ile değiştirildi ilgili ürünler için seri numarası yok.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2394,1157,0.00,10004,16,'2022-10-10 21:00:00','Ürün garanti kapsamında yenisi ile değiştirildi.Seri yok.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2395,1158,0.00,10004,16,'2022-10-10 21:00:00','Ürün garanti kapsamında yenisi ile değiştirildi. Seri numarası yok.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2396,1159,0.00,10004,16,'2022-10-10 21:00:00','Ürün garanti kapsamı içerisinde yenisi ile değiştirildi. Seri yok.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2397,1160,0.00,10004,16,'2022-10-10 21:00:00','Ürün garanti kapsamında yenisi ile değiştirildi. Seri numarası yok.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2398,1161,0.00,10004,16,'2022-10-10 21:00:00','Garanti kapsamında yeni ürün ile değiştirildi. Seri numarası yok.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2399,1162,0.00,10004,16,'2022-10-10 21:00:00','Bodrum Gemaş teknik servis cihazıdır.Bakım yapıldı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2400,1163,0.00,10004,16,'2022-10-10 21:00:00','Bodrum Gemaş teknik servis cihazıdır. Bakımları yapıldı',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2401,1164,0.00,10004,16,'2022-10-10 21:00:00','Bodrum Gemaş Teknik servis cihazıdır. Bakımları yapıldı',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2402,1165,0.00,10004,16,'2022-10-10 21:00:00','Bodrum Gemaş Teknik servis cihazıdır.  Bakımları yapıldı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2403,1166,0.00,10004,16,'2022-10-10 21:00:00','Bodrum Gemaş Teknik servis cihazıdır. Bakımları yapıldı',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2404,1167,0.00,10004,16,'2022-10-10 21:00:00','Orhan Seyfi Koç bilgisi dahilinde tamir edildi. Sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2405,1168,0.00,10004,16,'2022-10-10 21:00:00','Stoğa eklenecek cihazlardır. Bakımları yapıldı',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2406,1169,0.00,10004,16,'2022-10-10 21:00:00','Stoğa eklenecek cihazlardır. Bakımları yapıldı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2407,779,0.00,10004,16,'2022-10-10 21:00:00','Cihaz tamiratı yapıldı.Sevk edilmeye hazır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2408,1174,0.00,10004,16,'2022-10-11 21:00:00','Pompa garanti kapsamında elektrik panosu değiştirildi. Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2409,1155,30.00,10030,0,'2022-10-11 21:00:00','GSC 30 ELEKTROT HAZNE KAPAĞI İYİ SIKILMADIĞINDAN SOKETLER VE KABLO UÇLARI DEFORME OLDUĞUNDAN BAKIMLARI YAPILARAK ÇALIŞTIRILDI .',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2410,1176,0.00,10020,19,'2022-10-11 21:00:00','Gövde değiştirildi elektronik kart tamir edildi. Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2412,1129,0.00,10020,6,'2022-10-11 21:00:00','Alt kart nem yüzünden korozyona uğramış.Garanti kapsamında onarımı yapıldı.Test edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2413,1178,0.00,10004,16,'2022-10-11 21:00:00','RS485 modülü eklenmiştir. Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2414,1129,0.00,10004,16,'2022-10-11 21:00:00','Cihaz tamiratı yapıldı. Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2510,1129,0.00,10016,14,'2022-10-13 21:00:00','2022000011800\r\n34 D 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2511,1198,0.00,10007,3,'2022-10-13 21:00:00','Hareket sisteminde aşınmalar var.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2512,1136,60.00,10027,0,'2022-10-14 21:00:00','fan kapağı kırık.filtre torbasında yırtık var.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2417,977,0.00,10004,5,'2022-10-12 21:00:00','Cihaz tamiratı mümkün olmadığından yenisi tavsiye edilir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4957,1185,0.00,10004,6,'2023-05-16 21:00:00','Kablo soket ucundan bağlantıları çıkmış. Kablo bağlantıları yapıldı, test edildi. Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2419,733,0.00,10004,19,'2022-10-12 21:00:00','Ürün garanti kapsamında yenisi ile değiştirilecektir. Ürün özel üretim mavi renk,elimizde mevcutta olmadığından dolayı Güneş Bey ile yapılan telefon görüşmesinde gönderilecek üründe renk farkı sıkıntı olmayacağını belirtmiştir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2420,771,0.00,10004,16,'2022-10-12 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlandı. Sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2421,316,0.00,10004,16,'2022-10-12 21:00:00','Elektrot tamir edildi. Sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2422,979,0.00,10004,16,'2022-10-12 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlandı. Sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2423,978,0.00,10004,16,'2022-10-12 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlandı. Sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2424,1186,0.00,10004,16,'2022-10-12 21:00:00','Filtre kapağı diş sıyırdığı için garanti kapsamında yenisi ile değiştirildi. &quot;Problemli ürün olarak belirtildi.&quot;',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2425,1115,0.00,10013,1,'2022-10-12 21:00:00','PIR18920 GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2426,1016,0.00,10013,1,'2022-10-12 21:00:00','PIR18918',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2427,1134,0.00,10013,1,'2022-10-12 21:00:00','PIR18919',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2428,659,0.00,10013,1,'2022-10-12 21:00:00','PIR18916',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2429,1019,0.00,10013,1,'2022-10-12 21:00:00','PIR18910',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2430,1113,0.00,10013,1,'2022-10-12 21:00:00','PIR18909',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2431,1015,0.00,10013,1,'2022-10-12 21:00:00','PIR18905 BODRUM ARAC',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2432,1052,0.00,10013,1,'2022-10-12 21:00:00','PIR18888',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2433,197,0.00,10013,1,'2022-10-12 21:00:00','PIR18886',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2434,989,0.00,10013,1,'2022-10-12 21:00:00','PIR18899',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2435,1096,0.00,10013,1,'2022-10-12 21:00:00','PIR18803',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2436,1109,0.00,10013,1,'2022-10-12 21:00:00','PIR18901',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2437,994,0.00,10013,1,'2022-10-12 21:00:00','PIR18890',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2438,377,0.00,10013,1,'2022-10-12 21:00:00','PIR18820',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2439,229,0.00,10013,1,'2022-10-12 21:00:00','PIR18844',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2440,653,0.00,10013,1,'2022-10-12 21:00:00','PIR18845',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2441,654,0.00,10013,1,'2022-10-12 21:00:00','PIR18846',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2442,1094,0.00,10013,1,'2022-10-12 21:00:00','PIR18748',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2443,1095,0.00,10013,1,'2022-10-12 21:00:00','PIR18747',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2444,931,0.00,10013,1,'2022-10-12 21:00:00','PIR18746',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2445,1097,0.00,10013,1,'2022-10-12 21:00:00','PIR14841',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2446,1099,0.00,10013,1,'2022-10-12 21:00:00','PIR14841',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2447,353,0.00,10013,1,'2022-10-12 21:00:00','GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2448,1070,0.00,10013,1,'2022-10-12 21:00:00','GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2449,1003,0.00,10013,1,'2022-10-12 21:00:00','PIR18706',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2450,930,0.00,10013,1,'2022-10-12 21:00:00','PIR18735',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2451,658,0.00,10013,1,'2022-10-12 21:00:00','PIR18741',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2452,1074,0.00,10013,1,'2022-10-12 21:00:00','PIR18736',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2453,1075,0.00,10013,1,'2022-10-12 21:00:00','PIR18738',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2454,1010,0.00,10013,1,'2022-10-12 21:00:00','PIR18706',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2455,1024,0.00,10013,1,'2022-10-12 21:00:00','PIR18459',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2456,986,0.00,10013,1,'2022-10-12 21:00:00','PIR18442',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2457,956,0.00,10013,1,'2022-10-12 21:00:00','PIR18441',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2458,921,0.00,10013,1,'2022-10-12 21:00:00','PIR17886',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2459,859,0.00,10013,1,'2022-10-12 21:00:00','PIR18304',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2460,560,0.00,10013,1,'2022-10-12 21:00:00','PIR18441',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2461,893,0.00,10013,1,'2022-10-12 21:00:00','PIR18460',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2462,1073,0.00,10004,5,'2022-10-12 21:00:00','Kondansatör arızalı değişmesi gerekli',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2467,1191,0.00,10004,16,'2022-10-13 21:00:00','Cihazda herhangi bir arızaya rastlanılmadı. Test edildi. Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2468,1192,0.00,10004,16,'2022-10-13 21:00:00','Garanti kapsamında gönderiliyor. Sevk edilmeye hazır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2470,1193,0.00,10004,16,'2022-10-13 21:00:00','Garanti kapsamında ürün yenisi ile değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2471,1196,0.00,10004,16,'2022-10-13 21:00:00','Garanti kapsamında buton + sürücü yenisi ile değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2472,1162,0.00,10016,14,'2022-10-13 21:00:00','2022000011756\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2473,1163,0.00,10016,14,'2022-10-13 21:00:00','2022000011756\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2474,1164,0.00,10016,14,'2022-10-13 21:00:00','2022000011756\r\n34DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2475,1165,0.00,10016,14,'2022-10-13 21:00:00','2022000011756\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2476,1166,0.00,10016,14,'2022-10-13 21:00:00','2022000011756\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2477,1168,0.00,10016,14,'2022-10-13 21:00:00','2022000011756\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2478,1169,0.00,10016,14,'2022-10-13 21:00:00','2022000011756\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2479,1054,0.00,10016,14,'2022-10-13 21:00:00','2022000011956\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2480,1157,0.00,10016,14,'2022-10-13 21:00:00','2022000011756\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2481,1162,0.00,10013,1,'2022-10-13 21:00:00','pır18996 bodrum aracı',0,0,'',0.00,NULL,NULL),(2482,1163,0.00,10013,1,'2022-10-13 21:00:00','pır18996 bodrum aracı',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2483,1164,0.00,10013,1,'2022-10-13 21:00:00','pır18996 bodrum aracı',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2484,1165,0.00,10013,1,'2022-10-13 21:00:00','pır18996 bodrum aracı',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2485,1166,0.00,10013,1,'2022-10-13 21:00:00','pır18996 bodrum aracı',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2486,1168,0.00,10013,1,'2022-10-13 21:00:00','pır18996 bodrum aracı',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2487,1158,0.00,10016,14,'2022-10-13 21:00:00','2022000011756\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2488,1169,0.00,10013,1,'2022-10-13 21:00:00','pır18996 bodrum aracı',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2489,1159,0.00,10016,14,'2022-10-13 21:00:00','2022000011756\r\n34DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2490,1160,0.00,10016,14,'2022-10-13 21:00:00','2022000011756\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2491,1054,0.00,10013,1,'2022-10-13 21:00:00','pır18993 gıda',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2492,1157,0.00,10013,1,'2022-10-13 21:00:00','pır18993 gıda',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2493,1158,0.00,10013,1,'2022-10-13 21:00:00','pır18993 gıda',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2494,1159,0.00,10013,1,'2022-10-13 21:00:00','pır18993 gıda',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2495,1161,0.00,10016,14,'2022-10-13 21:00:00','2022000011756\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2496,1160,0.00,10013,1,'2022-10-13 21:00:00','pır18995',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2497,1161,0.00,10016,14,'2022-10-13 21:00:00','2022000011756\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2498,1161,0.00,10013,1,'2022-10-13 21:00:00','pır18993 gıda',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2499,779,0.00,10016,14,'2022-10-13 21:00:00','2022000011757\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2500,779,0.00,10013,1,'2022-10-13 21:00:00','pır18994 gıda',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2501,316,0.00,10016,14,'2022-10-13 21:00:00','2022000011842\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2502,771,0.00,10016,14,'2022-10-13 21:00:00','202200008156\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2503,979,0.00,10016,14,'2022-10-13 21:00:00','2022000011842\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2504,978,0.00,10016,14,'2022-10-13 21:00:00','2022000011842\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2505,1186,0.00,10016,14,'2022-10-13 21:00:00','2022000011843\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2506,1174,0.00,10016,14,'2022-10-13 21:00:00','2022000011769\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2507,1176,0.00,10016,14,'2022-10-13 21:00:00','2022000011796\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2508,1178,0.00,10016,14,'2022-10-13 21:00:00','2022000011800\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2513,1202,0.00,10004,16,'2022-10-16 21:00:00','Herhangi bir arıza tespit edilemedi. Sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2514,998,0.00,10004,16,'2022-10-16 21:00:00','Garanti kapsamında 052200094804 - 052200094805 - 052200094805 numaralı cihazlar ile değiştirilmiştir. Sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2515,1187,0.00,10004,16,'2022-10-16 21:00:00','Garanti kapsamında 052200094803 seri numaralı cihaz ile değiştirilmiştir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2517,1203,0.00,10004,16,'2022-10-16 21:00:00','Akış siwici Ali Kayabaş\'ın bilgisi dahilinde 1 defaya mahsus olarak garanti kapsamında değiştirildi. Cihaz test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2518,1043,0.00,10007,16,'2022-10-17 21:00:00','Cihaz test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2519,1122,0.00,10007,16,'2022-10-17 21:00:00','Cihaz test edildi çalışıyor. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2520,1043,0.00,10004,16,'2022-10-17 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlandı. Sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2521,1122,0.00,10004,16,'2022-10-17 21:00:00','Cihaz tamiratı yapıldı. Sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2525,1061,0.00,10004,16,'2022-10-17 21:00:00','Showroom cihazıdır. Kapak tam oturmadığı için eski tip filtegra kapak ayarlanmıştır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2524,1208,30.00,10029,0,'2022-10-17 21:00:00','Elektrot bacakları kopuk.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2526,733,0.00,10004,16,'2022-10-17 21:00:00','Garanti kapsamında  022200031360 seri numaralı ürün ile değiştirilmiştir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2527,1005,0.00,10004,16,'2022-10-17 21:00:00','Cihaz garanti kapsamında 022200031172 seri numaralı cihaz ile değiştirilmiştir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2528,1060,0.00,10004,16,'2022-10-17 21:00:00','Showroom kiti yenilenmiştir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2529,1209,0.00,10004,16,'2022-10-17 21:00:00','Cihaz garanti kapsamında Cihaz s300i olarak değiştirilecektir. Maytronics yazışmaları ve planlama Arda Tosun tarafından yapılmıştır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2530,1210,30.00,10030,0,'2022-10-17 21:00:00','Anakart ta trafo patlamış yükek voltaj',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2531,1203,0.00,10016,14,'2022-10-17 21:00:00','2022000011979\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2532,1202,0.00,10016,14,'2022-10-17 21:00:00','2022000011979\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2533,1196,0.00,10016,14,'2022-10-17 21:00:00','2022000011881\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2534,1193,0.00,10016,14,'2022-10-17 21:00:00','2022000011881\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2535,1192,0.00,10016,14,'2022-10-17 21:00:00','2022000011881\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2536,1191,0.00,10016,14,'2022-10-17 21:00:00','2022000011881\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2537,1187,0.00,10016,14,'2022-10-17 21:00:00','2022000011979\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2538,1167,0.00,10016,14,'2022-10-17 21:00:00','2022000011756\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2539,1156,0.00,10016,14,'2022-10-17 21:00:00','2022000011760\r\n34 DL 0056,',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2540,1137,0.00,10016,14,'2022-10-17 21:00:00','2022000011715\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2541,1122,0.00,10016,14,'2022-10-17 21:00:00','2022000012064\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2542,1106,0.00,10016,14,'2022-10-17 21:00:00','2022000011592\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2543,1061,0.00,10016,14,'2022-10-17 21:00:00','2022000012059\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2544,1048,0.00,10016,14,'2022-10-17 21:00:00','2022000011881\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2545,1043,0.00,10016,14,'2022-10-17 21:00:00','2022000012063\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2546,1005,0.00,10016,1,'2022-10-17 21:00:00','2022000012059',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2547,998,0.00,10016,14,'2022-10-17 21:00:00','2022000011979\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2548,798,0.00,10016,14,'2022-10-17 21:00:00','2022000011690\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2549,733,0.00,10016,14,'2022-10-17 21:00:00','2022000012059\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2551,1214,0.00,10030,0,'2022-10-17 21:00:00','Gscol 10 elektrot  elk bağlantı yeri çatlak garantiden değişim yapıldı',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2552,1043,0.00,10013,1,'2022-10-18 21:00:00','PIR19281 NAK',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2553,1122,0.00,10013,1,'2022-10-18 21:00:00','PIR19282 NAK',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2554,1202,0.00,10013,1,'2022-10-18 21:00:00','PIR19241 YURTİÇİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2555,998,0.00,10013,1,'2022-10-18 21:00:00','PIR19242',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2556,1187,0.00,10013,1,'2022-10-18 21:00:00','PIR19242',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2557,1203,0.00,10013,1,'2022-10-18 21:00:00','PIR19244 YURTİÇİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2558,1191,0.00,10013,1,'2022-10-18 21:00:00','PIR19136 EGE',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2559,1192,0.00,10013,1,'2022-10-18 21:00:00','PIR19137 EGE',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2560,1048,0.00,10013,1,'2022-10-18 21:00:00','PIR19139',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2561,1193,0.00,10013,1,'2022-10-18 21:00:00','PIR19141',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2562,1196,0.00,10013,1,'2022-10-18 21:00:00','PIR19143 YURTİÇİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2563,1178,0.00,10013,1,'2022-10-18 21:00:00','PIR19093',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2564,1129,0.00,10013,1,'2022-10-18 21:00:00','PIR19093',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2565,316,0.00,10013,1,'2022-10-18 21:00:00','PIR19092 EGE',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2566,771,0.00,10013,1,'2022-10-18 21:00:00','PIR19091 EGE',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2567,979,0.00,10013,1,'2022-10-18 21:00:00','PIR19089 EGE U',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2568,978,0.00,10013,1,'2022-10-18 21:00:00','PIR19090 EGE',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2569,1186,0.00,10013,1,'2022-10-18 21:00:00','PIR19088 GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2570,1176,0.00,10013,1,'2022-10-18 21:00:00','PIR19046 YURTİÇİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2571,1174,0.00,10013,1,'2022-10-18 21:00:00','PIR19005 EGE U',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2572,1167,0.00,10013,1,'2022-10-18 21:00:00','PIR18996 BODRUM ARACI',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2573,1156,0.00,10013,1,'2022-10-18 21:00:00','PIR18977 BODRUM ARACI',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2574,1137,0.00,10013,1,'2022-10-18 21:00:00','PIR18993',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2575,798,0.00,10013,1,'2022-10-18 21:00:00','PIR18934',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2576,1106,0.00,10013,1,'2022-10-18 21:00:00','PIR18783 NAK',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2577,1061,0.00,10013,1,'2022-10-18 21:00:00','PIR19285',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2578,733,0.00,10013,1,'2022-10-18 21:00:00','PIR19285',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2579,1218,0.00,10004,16,'2022-10-18 21:00:00','7812 Voltaj regülatörü arızalı değiştirildi. Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2580,1218,0.00,10016,14,'2022-10-18 21:00:00','2022000012110\r\n34 CEE 972',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2581,1198,0.00,10007,16,'2022-10-18 21:00:00','Cihaz test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2582,1218,0.00,10013,1,'2022-10-18 21:00:00','pır19357 ege ulasım',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2583,1198,0.00,10004,1,'2022-10-18 21:00:00','Cihaz fabrikada elden teslim edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2586,1226,0.00,10007,3,'2022-10-19 21:00:00','Trafo arızalı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2587,1227,0.00,10007,3,'2022-10-19 21:00:00','Kablo fırdöndü\'den su çıktı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2588,1228,0.00,10007,3,'2022-10-19 21:00:00','Motor ve kablo arızalı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2589,1229,0.00,10007,3,'2022-10-19 21:00:00','Motor arızalı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2590,960,0.00,10004,16,'2022-10-20 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlandı. Sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2591,1232,0.00,10004,1,'2022-10-20 21:00:00','Lyon fuarı için üretildi. Kontrol paneli ile birlikte sevk edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2592,1234,0.00,10004,1,'2022-10-20 21:00:00','Garanti kapsamında ürün yenisi ile değiştirildi. Test edildi.Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2593,1132,0.00,10016,14,'2022-10-20 21:00:00','2022000012156\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2594,1090,0.00,10016,14,'2022-10-20 21:00:00','2022000012156\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2595,960,0.00,10016,14,'2022-10-20 21:00:00','2022000012171\r\nYUKI',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2596,1220,60.00,10027,0,'2022-10-20 21:00:00','ÇALIŞMIYOR.MOTOR ANALİYZER RAPORU VERMİYOR.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2598,1239,0.00,10004,19,'2022-10-23 21:00:00','Dozaj pompası kafası,Gövde,Bobin ve elektronik kart değişimi gereklidir. Parça maliyetleri sıfır ürün ile aynı olacağı için yenisi tavsiye edilir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2599,1239,0.00,10004,5,'2022-10-23 21:00:00','Proforma gönderildi onay bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2600,1101,0.00,10004,16,'2022-10-23 21:00:00','Cihaz daha önce yine aynı arızadan dolayı gelmiştir. Ali Kayabaş bilgisi dahilinde garanti kapsamında yapılmıştır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2603,1242,0.00,10007,3,'2022-10-23 21:00:00','Kablo Fırdöndü\'ye su girmiş. Kablo arızalı. Hareket sisteminde aşınmalar var.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2604,1242,0.00,10004,16,'2022-10-23 21:00:00','Tamiratı tamamlandı sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2606,1245,0.00,10023,5,'2022-10-23 21:00:00','Yaka Altından Kaçırıyor. Ercan Bey\'e mail olarak iletildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2615,1072,0.00,10007,5,'2022-10-24 21:00:00','Fırdöndü kablodan su çıktı. Kablo arızalı. Hareket sisteminde aşınmalar var.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2608,1246,60.00,10029,0,'2022-10-23 21:00:00','.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2609,1248,30.00,10030,0,'2022-10-24 21:00:00','ELEKTROT HAZNESİ TEMİZLENDİ POLARİTE AYARI DÜŞÜRÜLDÜ ÇALIŞIR DURUMDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2611,1197,0.00,10020,6,'2022-10-24 21:00:00','Elektronik kartın 24v klemens viası aşınmış.Onarımı yapıldı.Ön panel \'kırık seri\' olduğundan dolayı garanti kapsamında değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2612,1251,0.00,10020,19,'2022-10-24 21:00:00','Elektronik kart üzerinde bulunan mosfet sürücü ve İrf1405 mosfet arızalanmış.Elektronik kart tamiri yapılması gereklidir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2613,1243,0.00,10007,5,'2022-10-24 21:00:00','Müşteri isteği üzerine servis verilmeden iade',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2617,1253,0.00,10020,19,'2022-10-24 21:00:00','Cihazın elektronik kısmında sıvı teması mevcut.Elektronik kart tamiri yapılması gerekli.Anahtarlı güç giriş soketi arızalanmış.Değiştirilmesi gereklidir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2618,1138,0.00,10020,19,'2022-10-24 21:00:00','Elektrot tamiri yapılması gereklidir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2619,1139,0.00,10020,19,'2022-10-24 21:00:00','Elektrot tamiri yapılması gereklidir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2620,1252,0.00,10020,19,'2022-10-24 21:00:00','Elektrot orta bağlantı elemanı kopmuş.Tamir edilmesi gereklidir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2621,1212,0.00,10020,19,'2022-10-24 21:00:00','Elektrot yan bağlantı elemanı kopmuş.Tamir edilmesi gereklidir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2622,1182,0.00,10020,19,'2022-10-24 21:00:00','Elektrot aşırı kireçli ve bakımsız.Bypass vanası açık çalıştırıldığı için elektrot haznesi deforme olmuş.Elektrot haznesinin değişmesi gerekmektedir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2623,1199,0.00,10020,19,'2022-10-24 21:00:00','Cihaz su altında kaldığından dolayı elektronik kartı kullanılamaz haldedir. Yenisi ile değiştirilmesi gereklidir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2624,1199,0.00,10043,5,'2022-10-24 21:00:00','Proforma gönderildi müşteriden onay bekleniyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2625,1055,0.00,10043,5,'2022-10-24 21:00:00','Dozaj pompası kafası aşırı derece deforme olduğu ve hava kaçırdığı için değiştirilmesi gerekmektedir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2626,1243,0.00,10016,14,'2022-10-24 21:00:00','2022000012282\r\nYUKİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2627,1242,0.00,10016,14,'2022-10-24 21:00:00','2022000012283\r\nYUKİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2628,1110,0.00,10016,14,'2022-10-24 21:00:00','2022000012222\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2629,1101,0.00,10016,14,'2022-10-24 21:00:00','2022000012222\r\n34 FL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2630,1072,0.00,10016,14,'2022-10-24 21:00:00','2022000012282\r\nYUKI',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2632,1252,0.00,10043,5,'2022-10-24 21:00:00','Elektrot orta bağlantı elemanı kopmuş.Tamir edilmesi gereklidir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2634,1212,0.00,10043,5,'2022-10-24 21:00:00','Elektrot tamir bedeli.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2635,1256,0.00,10007,5,'2022-10-24 21:00:00','Motor ve kablo arızalı. Hareket sisteminde aşınmalar var. Yan paneller ve alt kapak kırık. Fan kapağı yok. Filtreler hasarlı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2636,1254,180.00,10029,0,'2022-10-24 21:00:00','3 ADET NEM ALICI Servis Tutarı',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3866,1139,0.00,10005,6,'2023-01-17 21:00:00','Garantiden tamiri yapıldı sağlam',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3865,1138,0.00,10005,6,'2023-01-17 21:00:00','Garantiden tamiri yapıldı',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2640,1182,0.00,10043,5,'2022-10-24 21:00:00','Zylax kasa deforme elektronik kart sıvı teması mevcut .',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2641,987,0.00,10020,19,'2022-10-24 21:00:00','Cihazın elektronik kartının üzerinde bulunan trafo kopmuş.24 V roleler kırılmış.1000/35 kondansatörler kopmuş.Üst kart üzerinde bulunan ULN2003a entegrelerinin bir tanesi arızalı.Elektronik kart tamiri yapılması gereklidir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2642,1260,0.00,10007,5,'2022-10-24 21:00:00','Motor arızalı. tutamak, kablosuz yan panel, fan kapağı ve alt kapak kırık. Hareket sisteminde aşınmalar var. Kablo trafo ucu soketi hasarlı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2645,987,0.00,10004,19,'2022-10-24 21:00:00','Elektronik kart tamiri yapılması gereklidir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2647,1249,0.00,10020,19,'2022-10-25 21:00:00','Cihazın elektronik kart kısmına su girmiş.Elektronik kart ve bobin kullanılamaz haldedir.Kasa deforme olmuş ve diyafram kopmuş.Değiştirilmesi gerekmektedir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2648,1249,0.00,10004,5,'2022-10-25 21:00:00','Bobin,elektronik kart,diyafram ve kasa değişmelidir. Yenisi tavsiye edilir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2649,1267,0.00,10007,5,'2022-10-25 21:00:00','Motor ve kablo arızalı. Hareket sisteminde aşınmalar var. Alt kapak ve fan kapağı kırk. Trafo güç kablosu hasarlı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2650,1253,0.00,10004,5,'2022-10-25 21:00:00','Cihazın elektronik kısmında sıvı teması mevcut.Elektronik kart tamiri yapılması gerekli.Anahtarlı güç giriş soketi arızalanmış.Değiştirilmesi gereklidir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2651,1251,0.00,10004,19,'2022-10-25 21:00:00','Elektronik kart üzerinde bulunan mosfet sürücü ve İrf1405 mosfet arızalanmış.Elektronik kart tamiri yapılması gereklidir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(5359,2578,0.00,10043,6,'2023-06-13 21:00:00','Maytronics garantiyi onayladı &quot;Robotun motoru ve kablosu arızalı hareket sistemi deforme&quot;',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2654,1237,0.00,10023,3,'2022-10-26 21:00:00','Filtre Garanti Altına Alınmıştır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2655,1258,0.00,10023,3,'2022-10-26 21:00:00','Garanti Altına Alınmıştır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2657,1275,60.00,10029,5,'2022-10-26 21:00:00','HİZMET BEDELİ ALINACAK',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3116,1200,0.00,10004,16,'2022-12-12 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3117,773,0.00,10004,16,'2022-12-12 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2661,367,0.00,10004,1,'2022-10-26 21:00:00','Garanti kapsamında yenileri ile değiştirilip teslim edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2662,1201,0.00,10004,16,'2022-10-26 21:00:00','Kablolar da temassızlık vardı. Kırılıp tamir edildi. Test edildi Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2663,1209,0.00,10004,1,'2022-10-26 21:00:00','Cihaz Ehavuzcu Markete gönderildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2660,1224,0.00,10004,5,'2022-10-26 21:00:00','İzleme çerçevesi contası yerine silikon sıkıldıktan sonra kapatılmış. Sıkılan silikon gizleme flanşına zarar vermiş ve kırılmış. İçten ve dıştan dişli rekorlar sökülmüş olarak gönderilmiş, değişmeleri gereklidir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2664,209,0.00,10004,2,'2022-10-30 21:00:00','Müşteri isteği doğrultusunda servis verilmeden iade olacaktır',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2665,1212,0.00,10004,16,'2022-10-30 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlandı sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2666,1093,0.00,10004,16,'2022-10-30 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2667,1055,0.00,10004,16,'2022-10-30 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2668,594,0.00,10004,16,'2022-10-30 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2669,1197,0.00,10004,16,'2022-10-30 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2670,1243,0.00,10013,1,'2022-10-30 21:00:00','PIR19574 NAK',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2671,1072,0.00,10013,1,'2022-10-30 21:00:00','PIR19575 NAK',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2672,1242,0.00,10013,1,'2022-10-30 21:00:00','PIR19518 YURTİÇİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2674,1101,0.00,10013,1,'2022-10-30 21:00:00','PIR19506',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2675,1110,0.00,10013,1,'2022-10-30 21:00:00','pır19508',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2676,960,0.00,10013,1,'2022-10-30 21:00:00','pır19420',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2677,1132,0.00,10013,1,'2022-10-30 21:00:00','pır19398',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2678,1090,0.00,10013,1,'2022-10-30 21:00:00','pır19091',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2679,1280,0.00,10004,16,'2022-10-30 21:00:00','Motor arızalı italyan motor ile değiştirildi. Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2680,1281,0.00,10004,16,'2022-10-30 21:00:00','Motor arızalı, italyan motor ile değiştirildi. Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2681,1283,0.00,10023,0,'2022-10-30 21:00:00','Garanti süresi dolduğu için, garanti dışı',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2682,1170,0.00,10004,16,'2022-10-30 21:00:00','Cihazda herhangi bir arıza tespit edilemedi. Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2683,554,0.00,10004,1,'2022-10-30 21:00:00','Elektrot tamir edildi sevk edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2684,209,0.00,10016,14,'2022-10-30 21:00:00','2022000012434\r\nYUKİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2685,1235,0.00,10020,6,'2022-10-30 21:00:00','Cihazın smps trafosu arızalanmış.Garanti kapsamında Değiştirildi.Test edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2686,1236,0.00,10020,19,'2022-10-30 21:00:00','Elektrotun orta bağlantı elemanı kopmuş.Tamir edilmesi gerekiyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2687,1236,0.00,10004,5,'2022-10-30 21:00:00','Elektrot tamiri gereklidir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2688,564,0.00,10004,16,'2022-10-30 21:00:00','1.6 Amper sigorta atmış. Değiştirildi. Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2689,1235,0.00,10004,16,'2022-10-30 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2690,1290,0.00,10004,5,'2022-10-30 21:00:00','Orta eleman kopmuş, PVC hazne erimiş, plakalarda deformasyon mevcut. Tuz klor cihazı muhtemelen bypass vanası açık olarak çalıştırılmış. Tamiri mümkün değildir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2691,563,0.00,10004,16,'2022-10-30 21:00:00','Sigorta atmış değiştirildi. Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2692,1207,0.00,10004,16,'2022-10-30 21:00:00','Cihaz elektronik kart üzerinde nem almış. Elektronik kart tamir edildi. Kasa değiştirildi. 20 şor conta takıldı. Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2693,1280,0.00,10016,14,'2022-10-30 21:00:00','2022000012444\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2694,1281,0.00,10016,14,'2022-10-30 21:00:00','2022000012444\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2695,1170,0.00,10016,14,'2022-10-30 21:00:00','2022000012446\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2696,1093,0.00,10016,14,'2022-10-30 21:00:00','2022000012433\r\nYUKİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2697,1212,0.00,10016,14,'2022-10-30 21:00:00','2022000012433\r\nYUKİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2698,1055,0.00,10016,14,'2022-10-30 21:00:00','2022000012433\r\nYUKİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2699,594,0.00,10016,14,'2022-10-30 21:00:00','2022000012433\r\nYUKI',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2700,1197,0.00,10016,14,'2022-10-30 21:00:00','2022000012434\r\nYUKI',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2729,1241,0.00,10043,16,'2022-11-01 21:00:00','Ürün İbrahim ÜSTÜNES\'in bilgisi dahilinde garanti kapsamında Elektrot soketli kablosu değiştirildi. Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2702,1272,0.00,10004,16,'2022-10-30 21:00:00','Cihaz su almış garanti kapsamında 052200093872 seri numarlı cihaz ile değiştirilmiştir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2703,1292,0.00,10004,19,'2022-10-31 21:00:00','İşlemci arızalı, anakart yenisi ile değiştirildi. Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2704,1292,0.00,10004,16,'2022-10-31 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2705,1222,0.00,10004,5,'2022-10-31 21:00:00','Kazan kırık değişmesi gereklidir. Su boşaltma valfi arızalı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2710,1206,0.00,10004,5,'2022-10-31 21:00:00','Klemens kutusu ve kabloları kopuk şekilde geldiğinden dolayı sarım işlemi yapılamamaktadır. Bu yüzden yeni motor takılmalıdır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2712,1204,0.00,10004,5,'2022-10-31 21:00:00','Motor yanık. Müşteri isteği doğrultusunda sarım işlemi uygulanabilir ve ya yenisi ile değiştirilebilir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2708,1251,0.00,10004,16,'2022-10-31 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2709,1253,0.00,10004,16,'2022-10-31 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2713,1221,60.00,10029,0,'2022-10-31 21:00:00','ÇALIŞIP DURUYOR.\r\nFAN MOTORU ARIZALI',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2714,1245,0.00,10023,3,'2022-10-31 21:00:00','GARANTİ ALTINA ALINMIŞTIR',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2715,1298,0.00,10007,3,'2022-10-31 21:00:00','Kablo kısa kısım arızalı. Filtre hasarlı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2716,1259,0.00,10023,3,'2022-10-31 21:00:00','Garanti Altına Alınmıştır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2717,1235,0.00,10016,14,'2022-10-31 21:00:00','2022000012483\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2718,1207,0.00,10016,14,'2022-10-31 21:00:00','2022000012483\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2719,1201,0.00,10016,14,'2022-10-31 21:00:00','2022000012483\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2720,564,0.00,10016,14,'2022-10-31 21:00:00','2022000012483\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2721,563,0.00,10016,14,'2022-10-31 21:00:00','2022000012483\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2722,1272,0.00,10016,14,'2022-10-31 21:00:00','2022000012483\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2723,1253,0.00,10016,14,'2022-10-31 21:00:00','2022000012507\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2724,1251,0.00,10016,14,'2022-10-31 21:00:00','2022000012507\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2725,1292,0.00,10016,14,'2022-10-31 21:00:00','2022000012506\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2726,1298,0.00,10004,16,'2022-11-01 21:00:00','Cihaz tamiratı yapıldı sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2727,1199,0.00,10043,16,'2022-11-01 21:00:00','Ürün tamiratı yapıldı sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2730,913,0.00,10043,16,'2022-11-01 21:00:00','Müşteri tamiratını onaylamadığı için servis verilmeden iade.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2731,1250,0.00,10043,1,'2022-11-01 21:00:00','Hüseyin ÜSTÜNES\'in bilgisi dahilinde ürün garanti kapsamında yapıldı .Test edildi. Faal. Ürün elden teslim edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2732,1293,0.00,10043,16,'2022-11-01 21:00:00','Ürünler garanti kapsamında 162200000433-162200000434-162200000435 seri numaralı ürünler ile değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2733,958,0.00,10007,16,'2022-11-01 21:00:00','Cihaz test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2734,501,0.00,10007,16,'2022-11-01 21:00:00','Cihaz test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2735,501,0.00,10043,16,'2022-11-01 21:00:00','Ürün tamiratı yapıldı sevk edilmeye hazır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2738,958,0.00,10016,14,'2022-11-01 21:00:00','2022000012535\r\nYUKI',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2739,1298,0.00,10016,14,'2022-11-01 21:00:00','2022000012514\r\nYUKI',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3006,1263,60.00,10029,1,'2022-11-28 21:00:00','Cihaz belli bir süre çalıştıktan sonra duruyor. Rulmanlar dağılmış.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2740,1241,0.00,10016,14,'2022-11-01 21:00:00','2022000012514\r\nYUKI',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2741,1199,0.00,10016,14,'2022-11-01 21:00:00','2022000012513\r\nYUKI',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2742,913,0.00,10016,14,'2022-11-01 21:00:00','2022000012527\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2743,1293,0.00,10016,14,'2022-11-01 21:00:00','2022000012536\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2744,501,0.00,10016,14,'2022-11-01 21:00:00','2022000012534\r\nYUKİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2745,1121,0.00,10007,3,'2022-11-01 21:00:00','Kablo arızalı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2746,1121,0.00,10007,16,'2022-11-01 21:00:00','Cihaz test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2747,1303,0.00,10007,3,'2022-11-01 21:00:00','Aktif fırça hasarlı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2748,1303,0.00,10007,16,'2022-11-01 21:00:00','Cihaz test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2749,975,0.00,10007,16,'2022-11-01 21:00:00','Cihaz test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2750,909,0.00,10043,16,'2022-11-01 21:00:00','Cihaz tamiratı yapıldı test edildi faal sevk edilmeye hazır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2751,75,0.00,10011,1,'2022-11-02 21:00:00','teslim edildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2752,75,0.00,10011,1,'2022-11-02 21:00:00','......',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2753,501,0.00,10013,1,'2022-11-02 21:00:00','PIR19888 BODRUM ARACI',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2754,958,0.00,10013,1,'2022-11-02 21:00:00','PIR19888 BODRUM ARACI',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2755,1292,0.00,10013,1,'2022-11-02 21:00:00','PIR19886 BODRUM ARACI',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2758,1253,0.00,10013,1,'2022-11-02 21:00:00','PIR19887 NAK',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2757,1251,0.00,10013,1,'2022-11-02 21:00:00','PIR19887 NAK',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2759,1201,0.00,10013,1,'2022-11-02 21:00:00','PIR19886 BODRUM ARAC',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2760,1293,0.00,10013,1,'2022-11-02 21:00:00','PIR19925 GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2761,913,0.00,10013,1,'2022-11-02 21:00:00','PIR2022000019927',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2762,1199,0.00,10013,1,'2022-11-02 21:00:00','PIR19850',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2763,1241,0.00,10013,1,'2022-11-02 21:00:00','PIR19853 İST ARACI',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2764,1298,0.00,10013,1,'2022-11-02 21:00:00','PIR 19849',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2765,1170,0.00,10013,1,'2022-11-02 21:00:00','PIR19808',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2766,1272,0.00,10013,1,'2022-11-02 21:00:00','PIR19807 ANT ARACI',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2767,564,0.00,10013,1,'2022-11-02 21:00:00','PIR19804 BODRUM ARACI',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2768,563,0.00,10013,1,'2022-11-02 21:00:00','PIR19804 BODRUM ARACI',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2769,1235,0.00,10013,1,'2022-11-02 21:00:00','PIR19804 BODRUM ARACI',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2770,1207,0.00,10013,1,'2022-11-02 21:00:00','PIR19805 ANTALYA ARAÇ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2771,1280,0.00,10013,1,'2022-11-02 21:00:00','PIR19743 ANTALYA ARAC',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2772,1281,0.00,10013,1,'2022-11-02 21:00:00','PIR19743 ANTALYA ARAC',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2773,809,0.00,10043,5,'2022-11-02 21:00:00','Cihazda sıvı teması olduğu için tamiri mümkün olmıcak şekilde deforme olmuştur. Yeni SMPS ücreti verilmiştir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2774,1281,0.00,10013,1,'2022-11-02 21:00:00','PIR19743 ANTALYA ARAC',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2775,209,0.00,10013,1,'2022-11-02 21:00:00','PIR19731',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2776,1093,0.00,10013,1,'2022-11-02 21:00:00','PIR19732',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2777,1212,0.00,10013,1,'2022-11-02 21:00:00','PIR19733',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2778,1055,0.00,10013,1,'2022-11-02 21:00:00','PIR19734',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2779,594,0.00,10013,1,'2022-11-02 21:00:00','PIR19735',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2780,1197,0.00,10013,1,'2022-11-02 21:00:00','PIR19736',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2781,808,0.00,10043,10,'2022-11-02 21:00:00','Smps su almış. Tamiri mümkün olmadığından yenisi tavsiye edilir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2783,1305,0.00,10004,16,'2022-11-02 21:00:00','Klemensler değiştirildi. Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2784,1213,0.00,10004,16,'2022-11-02 21:00:00','Garanti kapsamında 0522000096134 - 0522000096135 - 0522000096136 - 0522000096137 - 0522000096138 seri numaralı cihazlar ile değiştirilmiştir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2786,1247,0.00,10004,16,'2022-11-02 21:00:00','Tamiri mümkün olmadığından dolayı yenisi tavsiye edilir. Ürün işlem yapılmadan geri iade edilecektir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2787,1290,0.00,10004,16,'2022-11-02 21:00:00','Servis verilmeden iade edilecektir. Sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(7765,266,0.00,10043,1,'2023-11-07 21:00:00','02/06/2023 tarihinde fabrikada elden teslim edilmiş. Ödeme alınmış.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2789,1119,0.00,10007,3,'2022-11-02 21:00:00','Cihazda arızaya rastlanılmadı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2790,1119,0.00,10007,16,'2022-11-02 21:00:00','Cihaz test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2807,1295,0.00,10043,16,'2022-11-06 21:00:00','Orhan Seyfi Koç bilgisi dahilinde elektrotlar garanti kapsamında tamir edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2792,1305,0.00,10016,14,'2022-11-02 21:00:00','2022000012576\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2793,1303,0.00,10016,14,'2022-11-02 21:00:00','2022000012492\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2794,1290,0.00,10016,14,'2022-11-02 21:00:00','2022000012576\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2795,1247,0.00,10016,14,'2022-11-02 21:00:00','2022000012576\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2796,1213,0.00,10016,14,'2022-11-02 21:00:00','2022000012576\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2797,1121,0.00,10016,14,'2022-11-02 21:00:00','1665128118\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2798,975,0.00,10016,14,'2022-11-02 21:00:00','2022000012551\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2799,909,0.00,10016,14,'2022-11-02 21:00:00','2022000012551\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2800,1119,0.00,10004,16,'2022-11-03 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2801,1225,0.00,10004,5,'2022-11-03 21:00:00','Gövde kırık değişmesi gerekli.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2804,1301,30.00,10029,5,'2022-11-03 21:00:00','Sakarya Gençlik ve İl Spor, elimizde 3889200 kodlu Wave kayis T10/980 olmadığından ötürü 3. partiden kayış temin etmiştir. Gempaş Pazarlama ve Lojistik, kayıştan kaynaklanabilecek herhangi bir problemden sorumlu değildir. Ürün garanti kapsamı dışındadır.',0,1,'Sakarya Gençlik ve İl Spor, elimizde 3889200 kodlu Wave kayis T10/980 olmadığından ötürü 3. partiden kayış temin etmiştir. Gempaş Pazarlama ve Lojistik, kayıştan kaynaklanabilecek herhangi bir problemden sorumlu değildir. Ürün garanti kapsamı dışındadır.',0.01,NULL,NULL),(2805,1073,0.00,10043,1,'2022-11-03 21:00:00','14.10.2022 Tarihinde sevk edilmiştir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2806,1119,0.00,10016,14,'2022-11-03 21:00:00','2022000012604\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2808,158,0.00,10010,20,'2022-11-06 21:00:00','cihaz elektroduyla beraber kaman teknikten servisten gelen cihaz değişimiyle birlikte  bodrum şubeye geri alındı',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2809,1311,0.00,10007,3,'2022-11-06 21:00:00','Fan hasarlı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2810,1311,0.00,10007,16,'2022-11-06 21:00:00','Cihaz test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2811,154,0.00,10010,20,'2022-11-06 21:00:00','bodrum şube cihazı.şubede',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2812,1311,0.00,10016,14,'2022-11-07 21:00:00','2022000012655\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2813,1295,0.00,10016,14,'2022-11-07 21:00:00','2022000012637\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2814,1225,0.00,10004,16,'2022-11-07 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2815,1225,0.00,10016,14,'2022-11-07 21:00:00','2022000012675\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2816,1313,0.00,10020,19,'2022-11-07 21:00:00','Cihazın dozaj pompası elektronik kartına su girmiş.Kart tamiri yapılması gereklidir.pH elektrotu arızalanmış.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2817,1314,0.00,10020,6,'2022-11-07 21:00:00','Elektrot bağlantı elemanı kopmuş.Garanti kapsamında değişimi yapıldı.Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2818,230,0.00,10007,16,'2022-11-07 21:00:00','Cihaz test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2819,1194,0.00,10007,3,'2022-11-07 21:00:00','İmeller motor arızalı. Fan hasarlı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2820,1194,0.00,10007,16,'2022-11-07 21:00:00','Cihaz test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2821,1194,0.00,10004,16,'2022-11-07 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2822,230,0.00,10004,16,'2022-11-07 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2823,1252,0.00,10004,16,'2022-11-07 21:00:00','cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2824,926,0.00,10004,16,'2022-11-07 21:00:00','Elektrot yenisi ile değiştirildi. 102210937',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2825,925,0.00,10004,16,'2022-11-07 21:00:00','Elektrot üretim hatası nedeni ile orta eleman kopmuş. Yenisi ile değiştirildi. 102210931 Seri numaralı elektrot.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2826,1247,0.00,10010,1,'2022-11-07 21:00:00','müşteriye geri iade edildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2828,1316,0.00,10004,19,'2022-11-07 21:00:00','Ürünün rekor kısmında çatlak ve kırık mevcut. Sıfır kutusundan yeni çıkan ürün olduğu Star satış temsilcisi Cenk bey tarafından görülmüştür.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2829,1316,0.00,10004,16,'2022-11-07 21:00:00','Ürün rekor değiştirilip sevk  edilecektir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2830,1313,0.00,10043,1,'2022-11-08 21:00:00','Cihaz tamiratı yapıldı. Test edildi. Faal. Ak Havuz Orkun Bey\'e fabrikada 09.11.2022 tarihinde elden teslim edilicektir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2831,1314,0.00,10043,1,'2022-11-08 21:00:00','Cihaz tamiratı yapıldı. Test edildi. Faal. Ak Havuz Orkun Bey\'e fabrikada 09.11.2022 tarihinde elden teslim edilicektir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2832,1135,0.00,10043,16,'2022-11-08 21:00:00','Elektronik kart tamiri yapıldı test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2833,1318,0.00,10007,5,'2022-11-08 21:00:00','Kablo fırdöndü hasarlı içine  su girmiş. Hareket sisteminde aşınmalar var. Tutamak tırnağı kırık.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2834,1262,60.00,10027,0,'2022-11-08 21:00:00','cihaz kısa bir süre çalıştıktan sonra duruyor.motor arızalı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2835,1320,0.00,10007,3,'2022-11-08 21:00:00','Kablo fırdöndüsüne su girmiş. Hareket sisteminde aşınmalar var.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2836,1321,0.00,10007,4,'2022-11-08 21:00:00','Motor ve led kart arızalı. Hareket sisteminde aşınmalar var. Stoklarımızda led kart olmadığından cihaz parça bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2837,1316,0.00,10016,14,'2022-11-09 21:00:00','202200012708\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2838,1252,0.00,10016,14,'2022-11-09 21:00:00','1666687038\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2841,1194,0.00,10016,14,'2022-11-09 21:00:00','2022000012702\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2840,1135,0.00,10016,14,'2022-11-09 21:00:00','2022000012715\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2842,926,0.00,10016,14,'2022-11-09 21:00:00','2022000012702\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2843,925,0.00,10016,14,'2022-11-09 21:00:00','2022000012702\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2844,230,0.00,10016,14,'2022-11-09 21:00:00','2022000012701\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2845,925,0.00,10010,1,'2022-11-09 21:00:00','.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2846,926,0.00,10010,1,'2022-11-09 21:00:00','.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2847,1322,0.00,10007,5,'2022-11-09 21:00:00','Motor arızalı. Hareket sisteminde aşınmalar var. Yan paneller, motor orta ayağı, alt kapak hasarlı. Filtreler ve fan kapakları yok.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2848,1278,100.00,10027,0,'2022-11-10 21:00:00','cihaz üzerindeki kayışlardan bir tanesi cihaz üzerinde yoktu. çalışıp duruyor,kayışta kırık mevcut,kabloda kopuk var,motor arızalı,navigasyon motorla uyumlu çalışması için değişmesi gerekiyor.listedeki diğer parçaların deformasyon sonucu değişmesi gerkiyo',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2849,867,0.00,10004,16,'2022-11-10 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2850,868,0.00,10004,16,'2022-11-10 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2851,1277,0.00,10004,16,'2022-11-10 21:00:00','Ali Kayabaş bilgisi dahilinde Antalya şube sorumlusu  Ali Volkan Bey\'in onayı ile 15 KW spiron takılarak tamiratı tamamlanmıştır. Değişim olmayacağı ve 15 kw takıldığı kendilerine bildirilmiş sözlü onay alınmıştır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2852,1314,0.00,10010,1,'2022-11-11 21:00:00','müşteriye teslimatı yapıldı',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2853,1313,0.00,10010,1,'2022-11-11 21:00:00','müşteriye teslimatı caner kars tarafından sağlanmıştır',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2854,1135,0.00,10013,1,'2022-11-13 21:00:00','PIR20128 GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2855,1225,0.00,10013,1,'2022-11-13 21:00:00','PIR20126 GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2856,1316,0.00,10013,1,'2022-11-13 21:00:00','PIR20160 YURTİÇİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2857,230,0.00,10013,1,'2022-11-13 21:00:00','PIR20115 EGE ULASIM',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2858,1194,0.00,10013,1,'2022-11-13 21:00:00','pır20117',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2859,1252,0.00,10013,1,'2022-11-13 21:00:00','pır20116 yurtiçi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2860,1311,0.00,10013,1,'2022-11-13 21:00:00','pır20096 nak kargo',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2861,1295,0.00,10013,1,'2022-11-13 21:00:00','pır20084',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2862,1119,0.00,10013,1,'2022-11-13 21:00:00','PIR19994',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2863,1305,0.00,10013,1,'2022-11-13 21:00:00','PIR19964',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2864,1213,0.00,10013,1,'2022-11-13 21:00:00','PIR19973',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2865,1290,0.00,10013,1,'2022-11-13 21:00:00','PIR19964',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2866,909,0.00,10013,1,'2022-11-13 21:00:00','PIR19913',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2867,975,0.00,10013,1,'2022-11-13 21:00:00','PIR19912',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2868,1121,0.00,10013,1,'2022-11-13 21:00:00','PIR19914',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2869,1303,0.00,10013,1,'2022-11-13 21:00:00','pır19915',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3009,1297,0.00,10020,16,'2022-11-28 21:00:00','Emre Üstünes bilgisi dahilinde garanti kapsamında tamirat yapıldı. Sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3010,1346,0.00,10004,16,'2022-11-29 21:00:00','Rezistanslar patlamış,değiştirildi. Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2871,1334,0.00,10007,3,'2022-11-13 21:00:00','Hareket sisteminde aşınmalar var.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2872,1287,0.00,10004,16,'2022-11-14 21:00:00','Filtre yandan rekorlu değil üstten çok yollu vanalı olduğu için yan kısmında rakor bulunmaz. Bir arıza tespit edilemedi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2873,1224,0.00,10004,16,'2022-11-14 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2874,1334,0.00,10004,16,'2022-11-14 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2879,1327,60.00,10027,5,'2022-11-14 21:00:00','çalışmıyor.k.kısa kısım arızalı.motor 5000 saat çalışma süresini aşmış,alt kapağa dışardan müdahale edilmiş,pas mevcut.cihazın motor ve alt kapağın uzun süreli çalışması için değişimi gerekiyor.filtre torbasında yoğun kir beze işlemiş.torba temizliğinin d',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2878,1294,0.00,10004,16,'2022-11-14 21:00:00','Rezistanslar patlak. Cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2876,1320,0.00,10004,16,'2022-11-14 21:00:00','cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2880,1206,0.00,10004,16,'2022-11-14 21:00:00','cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2881,1204,0.00,10004,16,'2022-11-14 21:00:00','cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2882,1030,0.00,10004,16,'2022-11-14 21:00:00','Cihaz garanti kapsamında yenisi ile değiştirilecektir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2883,708,0.00,10004,16,'2022-11-14 21:00:00','İbrahim Kaya ve Mustafa Barışçı bilgisi dahilinde ürünün garantiden değişimi yapılacaktır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2885,1337,0.00,10007,5,'2022-11-14 21:00:00','Hareket sisteminde aşınmalar var.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2886,1315,0.00,10020,6,'2022-11-15 21:00:00','Elektrot orta bağlantı elemanı kopmuş.Daha önce değiştirildiği için garanti kapsamında onarımı sağlandı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2887,1273,0.00,10007,5,'2022-11-15 21:00:00','Hareket sisteminde aşınmalar var. Fan hasarlı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2888,1338,0.00,10007,5,'2022-11-15 21:00:00','Tekerlek tüp rulmanı kırık.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2889,1104,0.00,10020,5,'2022-11-15 21:00:00','Motor su almış ve kurutmaya çalışılmış. Motor yanık değişmesi gereklidir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2890,1334,0.00,10016,14,'2022-11-16 21:00:00','2022000012882\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2891,1320,0.00,10016,14,'2022-11-16 21:00:00','2022000012882\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2892,1294,0.00,10016,14,'2022-11-16 21:00:00','2022000012887\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2894,1287,0.00,10016,14,'2022-11-16 21:00:00','2022000012882\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2895,1277,0.00,10016,14,'2022-11-16 21:00:00','2022000012817\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2896,1224,0.00,10016,14,'2022-11-16 21:00:00','2022000012881\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2897,1206,0.00,10016,14,'2022-11-16 21:00:00','2022000012894\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2898,1204,0.00,10016,14,'2022-11-16 21:00:00','2022000012894\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2899,867,0.00,10016,14,'2022-11-16 21:00:00','2022000012804\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2900,1340,0.00,10007,5,'2022-11-16 21:00:00','Hareket sisteminde aşınmalar var.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2901,1341,0.00,10004,16,'2022-11-16 21:00:00','052200096818 - 052200096819 - 052200096820 - 052200096821 - 052200096822 - 052200096823 - 052200096824- 052200096825 seri numaralı ürünler sevk ediliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2902,1343,0.00,10004,16,'2022-11-16 21:00:00','052200096830 - 052200096850 arası seri numaraları. Toplamda 21 adet ürün',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2903,1344,0.00,10004,16,'2022-11-16 21:00:00','Garanti kapsamında yenisi ile değiştirildi. Seri aynı',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3015,1336,100.00,10027,6,'2022-11-29 21:00:00','hareket sisteminde sorun var.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2906,1318,0.00,10004,16,'2022-11-17 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2907,1344,0.00,10016,14,'2022-11-18 21:00:00','2022000012967\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2908,1343,0.00,10016,14,'2022-11-18 21:00:00','2022000012967\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2909,1341,0.00,10016,14,'2022-11-18 21:00:00','2022000012967\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2910,1318,0.00,10016,14,'2022-11-18 21:00:00','2022000013007\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2911,868,0.00,10016,14,'2022-11-18 21:00:00','2022000012804\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2912,320,0.00,10016,14,'2022-11-18 21:00:00','2022000012967\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2913,1318,0.00,10013,1,'2022-11-20 21:00:00','PIR20495 YURTİÇİ KARGO',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2914,1341,0.00,10013,1,'2022-11-20 21:00:00','PIR20447',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2915,1343,0.00,10013,1,'2022-11-20 21:00:00','PIR 20448',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2916,1344,0.00,10013,1,'2022-11-20 21:00:00','PIR20449',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2917,320,0.00,10013,1,'2022-11-20 21:00:00','PIR20449',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2918,1287,0.00,10013,1,'2022-11-20 21:00:00','PIR20362 EGE',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2919,1224,0.00,10013,1,'2022-11-20 21:00:00','PIR20359 EGE ULASIM',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2920,1334,0.00,10013,1,'2022-11-20 21:00:00','PIR20360 EGE ULASIM',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2921,1320,0.00,10013,1,'2022-11-20 21:00:00','PIR20361 EGE ULASIM',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2922,1294,0.00,10013,1,'2022-11-20 21:00:00','PIR20358 EGE ULASIM',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2923,867,0.00,10013,1,'2022-11-20 21:00:00','PIR20246 EGE ULASIM',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2924,868,0.00,10013,1,'2022-11-20 21:00:00','PIR20246 EGE ULASIM',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2925,1277,0.00,10013,1,'2022-11-20 21:00:00','PIR20246 EGE ULASIM',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2930,1140,0.00,10007,16,'2022-11-20 21:00:00','Cihaz test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2931,1273,0.00,10007,16,'2022-11-20 21:00:00','Cihaz tamiratı yapıldı . Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2932,1337,0.00,10004,16,'2022-11-20 21:00:00','cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2929,1337,0.00,10007,16,'2022-11-20 21:00:00','Cihaz test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2928,1332,0.00,10005,15,'2022-11-20 21:00:00','Cihaz incelendi; elektrot durgun suda çalıştığı için aşırı ısı ve klora maruz kalmış, elektrot haznesinde şekil değişikliği meydana gelmiştir ancak bu haliyle çalışır durumdadır. Müşteriye elektrot haznesinin değiştirilmesi için görüşüldü ancak kabul etme',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2933,1140,0.00,10004,16,'2022-11-20 21:00:00','cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2934,1273,0.00,10004,16,'2022-11-20 21:00:00','cihaz tamiratı yapıldı, sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2935,1348,0.00,10007,5,'2022-11-20 21:00:00','Motor arızalı. Hareket sisteminde aşınmalar mevcut.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2936,1299,0.00,10020,19,'2022-11-20 21:00:00','Elektrot orta bağlantı elemanı aşınmış.Tamir edilmesi gerekmektedir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2937,1285,0.00,10020,6,'2022-11-21 21:00:00','Elektronik kart üzerindeki osilatör arızalanmış.Garanti kapsamında değişimi yapıldı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2938,1299,0.00,10004,5,'2022-11-21 21:00:00','Elektrot orta eleman kopuk, tamir edilmelidir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2939,1117,0.00,10007,5,'2022-11-21 21:00:00','Motor 5 bin saatlik ömrünü tamamlamış (Motor 6510 saat 36 dakika çalışmış.). Motor arızalı. Hareket sisteminde aşınmalar var. Kablo kısa kısım arızalı. Kablosuz yan panel kırık. (Ege Ay).',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2940,1117,0.00,10007,5,'2022-11-21 21:00:00','Müşteri değişimini önerdiğimiz parçaların yerine sadece kablo kısa kısmın değişimini talep etmiştir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2941,1351,0.00,10007,16,'2022-11-21 21:00:00','Trafoda arızaya rastlanılmadı. Trafo çalışıyor. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2944,1333,0.00,10004,19,'2022-11-21 21:00:00','Dozaj pompası sıvı akışı olmadan, boşta çalıştırıldığı için ısınmadan dolayı gövdede deforme oluşmuş ve bobin arızalanmıştır. Bobin ve kasanın değişmesi gereklidir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2945,1117,0.00,10004,16,'2022-11-21 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2947,1351,0.00,10016,14,'2022-11-21 21:00:00','2022000013101\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2948,1337,0.00,10016,14,'2022-11-21 21:00:00','2022000013081\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2949,1273,0.00,10016,14,'2022-11-21 21:00:00','2022000013081\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2950,1140,0.00,10016,14,'2022-11-21 21:00:00','2022000013081\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2951,1117,0.00,10016,14,'2022-11-21 21:00:00','2022000013111\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2952,1324,0.00,10020,19,'2022-11-22 21:00:00','elektrot orta bağlantı elemanı kopmuş.Elektrot tamiri gereklidir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2953,1329,0.00,10020,19,'2022-11-22 21:00:00','Garanti kapsamında değişimi yapılacaktır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2954,1104,0.00,10004,2,'2022-11-22 21:00:00','Müşteri talebi doğrultusunda servis verilmeden iade olacaktır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2955,1307,0.00,10020,6,'2022-11-22 21:00:00','İşlemci üzerinde soğuk lehim tespit edildi.Onarımı yapıldı.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2957,1288,0.00,10020,19,'2022-11-22 21:00:00','Cihazın rezistansları patlamış ve gövdeye kaçak yapmaktadır.2 adet rezistansın değiştirilmesi gerekmektedir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2958,1351,0.00,10013,1,'2022-11-22 21:00:00','PIR20642',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2959,1117,0.00,10013,1,'2022-11-22 21:00:00','PIR20643',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2960,1140,0.00,10013,1,'2022-11-22 21:00:00','PIR20571 EGE ULAŞIM',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2961,1273,0.00,10013,1,'2022-11-22 21:00:00','PIR20573',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2962,1296,0.00,10004,16,'2022-11-22 21:00:00','Garanti kapsamında cihaz tamiratları tamamlandı. sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2963,1337,0.00,10013,1,'2022-11-22 21:00:00','PIR20570 MÜŞTERİ TESLİM ALDI',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2964,1291,0.00,10004,16,'2022-11-22 21:00:00','Üst tablaların tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2965,1324,0.00,10004,5,'2022-11-22 21:00:00','Elekrot orta eleman kopuk. tamir gereklidir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2966,1329,0.00,10004,16,'2022-11-22 21:00:00','Garanti kapsamında tamir edildi. Sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2968,1358,0.00,10004,16,'2022-11-22 21:00:00','Ters polaritede akım çekmediğinden dolayı garanti kapsamında yenisi ile değiştirilmiştir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2969,1359,0.00,10007,5,'2022-11-22 21:00:00','Motor arızalı. Hareket sisteminde aşınmalar var. Yan paneller ve tutamak hasarlı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2970,1360,30.00,10030,0,'2022-11-23 21:00:00','Elektrot aşırı kireçleme oluşmuş elektrot temizliği yapıldı',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2971,162,0.00,10007,16,'2022-11-24 21:00:00','Cihaz test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2972,1361,0.00,10007,3,'2022-11-24 21:00:00','Trafoda arızaya rastlanılmadı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2973,1361,0.00,10007,16,'2022-11-24 21:00:00','Cihaz test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2982,1362,30.00,10007,15,'2022-11-27 21:00:00','Müşteri talebi üzerine servis verilmeden iade.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2976,1363,30.00,10020,5,'2022-11-24 21:00:00','Anahtarlı güç giriş soketi arızalanmış.Değiştirilmesi gerekmektedir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2979,1347,0.00,10020,19,'2022-11-24 21:00:00','Elektrot orta bağlantı elemanı kopmuş.Elektrot 2022 yılı üretimi olduğu için garanti kapsamında onarımı yapılacaktır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3729,1875,0.00,10020,0,'2023-01-09 21:00:00','Elektrot orta bağlantı elemanı kopmuş.Garanti kapsamında onarımı yapıldı.Anakart üzerinde bulunan 10A sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2981,1369,60.00,10007,5,'2022-11-27 21:00:00','Hareket sisteminde aşınmalar var.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2983,1362,0.00,10007,16,'2022-11-27 21:00:00','Cihaz servis verilmeden iade.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2984,162,0.00,10010,20,'2022-11-27 21:00:00','müşteriye teslim edildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2985,1362,0.00,10004,16,'2022-11-27 21:00:00','müşteri isteği doğrultusunda servis verilmeden iade edilecektir, sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2987,1373,60.00,10007,5,'2022-11-27 21:00:00','Hareket sisteminde aşınmalar var. Yan panel kablo taraf ve yan panel kablosuz taraf hasarlı. Kablo motor ucu soketi arızalı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2988,1362,0.00,10016,14,'2022-11-27 21:00:00','2022000013241\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2989,1358,0.00,10016,14,'2022-11-27 21:00:00','2022000013240\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2990,1329,0.00,10016,14,'2022-11-27 21:00:00','2022000013240\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2991,1296,0.00,10016,14,'2022-11-27 21:00:00','2022000013135\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2992,1291,0.00,10016,14,'2022-11-27 21:00:00','2022000013135\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2993,880,0.00,10004,16,'2022-11-27 21:00:00','cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2994,881,0.00,10004,16,'2022-11-27 21:00:00','cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2995,1347,0.00,10004,16,'2022-11-27 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2996,1371,0.00,10030,0,'2022-11-27 21:00:00','EKRAN KARTI ARIZASI VE ANA KART BAGLANTI KOBLOSU  GARANTİDEN  DEĞİŞİM',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2997,1071,0.00,10004,16,'2022-11-28 21:00:00','cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2998,1297,0.00,10004,16,'2022-11-28 21:00:00','cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(2999,1285,0.00,10004,16,'2022-11-28 21:00:00','cihaz tamiratı tamamlandı. sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3003,1329,0.00,10010,1,'2022-11-28 21:00:00','müşteriye teslim edildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3004,1307,0.00,10010,1,'2022-11-28 21:00:00','şube cihazı. teslim alındı ve  envantere girişi yapıldı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3001,1332,0.00,10020,1,'2022-11-28 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlandı.Fabrikada elden teslim edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3002,1370,30.00,10029,0,'2022-11-28 21:00:00','Fanın üst kısmında kontra cıvatanın oturduğu yer çatlak olması nedeniyle su kaçırıyor. Rulmanlar arızalı değişecek',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3007,1377,60.00,10029,0,'2022-11-28 21:00:00','.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3008,1379,0.00,10020,6,'2022-11-28 21:00:00','Cihazın pH dozaj pompası arızalanmış.Garanti kapsamında onarımı yapıldı.Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3011,873,0.00,10004,16,'2022-11-29 21:00:00','Motor garanti kapsamında değiştirildi. Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3012,1319,0.00,10004,16,'2022-11-29 21:00:00','Hataya girmesine rağmen ekranda bir hata kodu belirmiyor,cihaz üretimi kesiyor. Garanti kapsamında yenisi ile değiştirildi. Seri numarası aynı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3013,1380,0.00,10004,16,'2022-11-29 21:00:00','Elektrot bağlantıları su aldığından dolayı deforme olmuş. Pabuçlar ve elektrot sarıları değiştirildi. sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3014,1331,0.00,10020,6,'2022-11-29 21:00:00','Cihazda herhangi bir hata ile karşılaşılmadı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3016,1325,0.00,10005,6,'2022-11-29 21:00:00','Cihazın onarımı tamamlandı.Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3017,1380,0.00,10016,14,'2022-11-29 21:00:00','2022000013307\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3018,1347,0.00,10016,14,'2022-11-29 21:00:00','2022000013263\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3019,1346,0.00,10016,14,'2022-11-29 21:00:00','2022000013301\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3021,1319,0.00,10016,14,'2022-11-29 21:00:00','2022000013307\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3022,1297,0.00,10016,14,'2022-11-29 21:00:00','2022000013262\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3023,1071,0.00,10016,14,'2022-11-29 21:00:00','2022000013262\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3024,881,0.00,10016,14,'2022-11-29 21:00:00','2022000013262\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3025,880,0.00,10016,14,'2022-11-29 21:00:00','2022000013262\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3026,1285,0.00,10016,14,'2022-11-29 21:00:00','2022000013263\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3027,873,0.00,10016,14,'2022-11-29 21:00:00','2022000013301\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3028,1319,0.00,10013,1,'2022-11-30 21:00:00','PIR20874 BODRUM ARACI',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3029,1380,0.00,10013,1,'2022-11-30 21:00:00','PIR20875 EGE ULASIM',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3030,1346,0.00,10013,1,'2022-11-30 21:00:00','PIR20869 GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3031,1285,0.00,10013,1,'2022-11-30 21:00:00','PIR20828 BODRUM ARACI',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3032,1347,0.00,10013,1,'2022-11-30 21:00:00','pır20824 bodrum aracı',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3033,1071,0.00,10013,1,'2022-11-30 21:00:00','PIR20825',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3034,1297,0.00,10013,1,'2022-11-30 21:00:00','PIR20826 İSTANBUL ARACI',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3035,881,0.00,10013,1,'2022-11-30 21:00:00','PIR20611 EGE ULASIM',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3036,880,0.00,10013,1,'2022-11-30 21:00:00','PIR20613 EGE ULASIM',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3037,1206,0.00,10013,1,'2022-11-30 21:00:00','PIR20545 EGE ULASIM',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3038,1204,0.00,10013,1,'2022-11-30 21:00:00','PIR20545 EGE ULASIM',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3039,1362,0.00,10013,1,'2022-11-30 21:00:00','PIR20789 KARGOKAR',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3040,1358,0.00,10013,1,'2022-11-30 21:00:00','PIR20792',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3041,1296,0.00,10013,1,'2022-11-30 21:00:00','PIR20653 KAMYON',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3042,1291,0.00,10013,1,'2022-11-30 21:00:00','pır20654',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3043,1375,0.00,10020,0,'2022-11-30 21:00:00','Elektrot orta bağlantı elemanı kopmuş.Elektrot 2022 yılı üretimi olduğundan dolayı garanti kapsamında onarımı yapılmıştır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3288,1379,0.00,10004,1,'2022-12-27 21:00:00','Ürünler farikada elden teslim edildi . 0535 842 88 36',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3045,1269,60.00,10007,5,'2022-11-30 21:00:00','Hareket sisteminde aşınmalar var. Fan kapağı ve kablosuz yan panel kırık. Kablo motor ucu soketi hasarlı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3046,1385,0.00,10004,16,'2022-11-30 21:00:00','Elektronik kart üzerindeki işlemci arızalı olduğundan dolayı ürün yenisi ile değiştirilecektir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3953,1934,0.00,10016,14,'2023-01-26 21:00:00','20230000655\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3048,1391,0.00,10004,5,'2022-11-30 21:00:00','Pompa düşürüldüğünden dolayı ön gövde rakor kısmında ve arka kapakda çatlak mevcuttur. Ön gövde,arka kapak, gövde oringi değiştirilmelidir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3049,1384,0.00,10020,6,'2022-11-30 21:00:00','Cihazın 2 adet 6 kW rezistansı patlamış.Garanti kapsamında değişimi yapıldı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3050,1355,30.00,10004,5,'2022-11-30 21:00:00','Pompa teknik servisimize geldiğinde, sarım esnasında motorun sargı bağlantı kabloları klemens kutusuna ters bağlandığı için pompa ters dönerek çalışıyordu. Ters dönen pompa yüksek akım çeker ve motorun ısınmasına sebep olur. Bunun sonucunda ya ısı termiği',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3051,1265,100.00,10007,5,'2022-11-30 21:00:00','Motor arızalı. Hareket sisteminde aşınmalar var.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3052,1382,30.00,10030,0,'2022-12-01 21:00:00','CİHAZ SU ALTINDA KALMIŞ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3054,1381,30.00,10030,0,'2022-12-01 21:00:00','GSC ONLINE GÖVDE DARBE ALDIĞI İÇİN ÇATLAMIŞ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3055,1411,0.00,10007,3,'2022-12-04 21:00:00','Robot rusya\'da. Robot havuz yüzeyini temizlemiyor. Müşteriye Pvc fırça gönderilecek.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3056,1386,60.00,10027,0,'2022-12-04 21:00:00','motor arızalı,bir taraf çalışırken duruyor,diğer taraf gürültülü çalışıyor.üst kapakta eksik parça var,araba kırık.aktif fırçada kısmi deformasyon var,şu an çalışıyor,ilerleyen zamanlarda değişmesi gerekiyor.Müşteriye bunun bilgisinin verilmesi gerekiyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3057,1412,60.00,10029,0,'2022-12-04 21:00:00','Trafo değişti.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3058,1409,60.00,10027,0,'2022-12-04 21:00:00','hareket sistem arızası veriyor.vakum ünitesi arızalı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3059,1408,60.00,10027,0,'2022-12-04 21:00:00','çalışmıyor.cihazda aşırı deforme oluşmuş,bakımsız kalmış.motor 5000 saat çalışma süresini aşmış.7000 li saatlerde.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3060,1366,0.00,10020,6,'2022-12-05 21:00:00','Cihaz daha önce de aynı sorun ile geldiği için onarımı yapılmıştır.Yeni tip elektrot ve hazne kullanılmıştır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3061,1365,0.00,10020,6,'2022-12-05 21:00:00','Cihazın gövdesi ve elektrodu yeni tip ile değiştirilmiştir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3062,1357,0.00,10020,6,'2022-12-05 21:00:00','Led tamiri garanti kapsamında yapılmıştır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3063,1413,60.00,10029,0,'2022-12-05 21:00:00','.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3064,1325,0.00,10004,16,'2022-12-05 21:00:00','cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3065,1375,0.00,10004,16,'2022-12-05 21:00:00','cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3066,645,0.00,10020,6,'2022-12-05 21:00:00','Cihazda herhangi bir sorun ile karşılaşılmadı.Kalibrasyonu yapıldı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3067,1365,0.00,10004,16,'2022-12-05 21:00:00','cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3068,1366,0.00,10004,16,'2022-12-05 21:00:00','cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3069,1331,0.00,10004,16,'2022-12-05 21:00:00','cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3070,645,0.00,10004,16,'2022-12-05 21:00:00','cihaz tamiratı yapıldı, sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3071,1414,60.00,10029,0,'2022-12-05 21:00:00','.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3072,1392,0.00,10004,5,'2022-12-06 21:00:00','Yüksek akımdan dolayı motor sargıları patlamış. Motor değişmesi gereklidir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3073,1338,0.00,10007,16,'2022-12-06 21:00:00','Tekerlek tüp rulman ı değiştirildi. Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3074,1411,0.00,10004,16,'2022-12-06 21:00:00','Gempaş\'a sevk edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3075,1338,0.00,10004,16,'2022-12-06 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3076,1050,0.00,10007,16,'2022-12-06 21:00:00','Cihaz tamiratı yapıldı. Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3077,1050,0.00,10004,16,'2022-12-06 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3078,1340,0.00,10007,16,'2022-12-06 21:00:00','Cihaz test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3079,1340,0.00,10004,16,'2022-12-06 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3080,1375,0.00,10016,14,'2022-12-06 21:00:00','2022000013457\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3081,1366,0.00,10016,14,'2022-12-06 21:00:00','2022000013457\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3082,1365,0.00,10016,14,'2022-12-06 21:00:00','2022000013457\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3083,1331,0.00,10016,14,'2022-12-06 21:00:00','2022000013457\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3084,1325,0.00,10016,14,'2022-12-06 21:00:00','2022000013457\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3085,645,0.00,10016,14,'2022-12-06 21:00:00','2022000013457\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3086,1411,0.00,10016,14,'2022-12-06 21:00:00','2022000013479\r\n34 BBD 290',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3087,1340,0.00,10016,14,'2022-12-06 21:00:00','2022000013484\r\n35 BBD 290',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3088,1338,0.00,10016,14,'2022-12-06 21:00:00','2022000013481\r\n35 BBD 290',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3089,1050,0.00,10016,14,'2022-12-06 21:00:00','2022000013479\r\n35 BBD 290',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3090,1422,0.00,10004,16,'2022-12-06 21:00:00','Cihaz akım çekmiyor. Rezistanslar arızalı olduğundan dolayı değiştirildi. Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3091,1392,0.00,10004,2,'2022-12-07 21:00:00','Müşteri isteği doğrultusunda servis verilmeden iade edilecektir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3094,1410,60.00,10027,5,'2022-12-07 21:00:00','çalışmıyor,kablo kısa kısım arızalı,rulmanlar deforme olmuş,filtre torbasında yırtıklar var,alt kapak kıskacı kırık,filtre kıskaçları cihaz üzerinde yoktu.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3095,1404,0.00,10004,2,'2022-12-08 21:00:00','Emre üstünes bilgisi dahilinde servis verilmeden iade olacaktır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3096,1403,0.00,10004,2,'2022-12-08 21:00:00','Emre Üstünes bilgisi dahilinde servis verilmeden iade olacaktır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3097,1369,0.00,10007,16,'2022-12-08 21:00:00','Hareket sistemi değiştirildi. Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3098,1369,0.00,10004,16,'2022-12-08 21:00:00','cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(6917,1420,0.00,10035,5,'2023-09-12 21:00:00','Uzun zamandır bekleyen bir robot. Müşteriye bedelsiz olarak geri iade edildi. Emre Üstünes bilgisinde.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3108,1342,30.00,10004,5,'2022-12-12 21:00:00','Mekanik salmastra ve fan kırık değişmesi gereklidir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3109,1342,0.00,10010,5,'2022-12-12 21:00:00','Müşteriye mail ve whatsapp üzerinden servis ücret tutar bilgisi gönderildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3110,1397,60.00,10007,5,'2022-12-12 21:00:00','Motor arızalı. Kablo trafo ucu soketi ve kablo motor ucu soketi hasarlı. Hareket sisteminde aşınmalar var. Filtre hasarlı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3101,1404,0.00,10013,1,'2022-12-11 21:00:00','PIR21210 İSTANBUL ARACI',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3102,1403,0.00,10013,1,'2022-12-11 21:00:00','PIR21210 İSTANBUL ARACI',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3103,1355,0.00,10004,16,'2022-12-12 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3104,1324,0.00,10004,16,'2022-12-12 21:00:00','cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3105,1091,0.00,10004,2,'2022-12-12 21:00:00','Müşteri isteği doğrultusunda servis verilmeden iade olacaktır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3107,1427,30.00,10004,19,'2022-12-12 21:00:00','Elektronik kart ve ekran kartı sıvı teması sonucu arızalanmış.Anakart tamir edildi.Ekran değiştirildi.Su boşaltma motoru çatlak, yenisiyle değiştirildi.Elektrotlar müşteri onayıyla değişim yapılıp yapılmayacağına karar verilecek.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3111,1436,0.00,10004,16,'2022-12-12 21:00:00','Cihazlar garanti kapsamında 052200101427 - 052200101426 seri numaralı ürünleri ile değiştirilmiştir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3112,1433,0.00,10004,16,'2022-12-12 21:00:00','Cihazlar garanti kapsamında 052200101432 - 052200101433 - 052200101434 - 052200101435 - 052200101436 - 052200101437 seri numaralı ürünleri ile değiştirilmiştir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3113,1434,0.00,10004,16,'2022-12-12 21:00:00','Cihazlar garanti kapsamında 052200101428 - 052200101429 - 052200101430 - 052200101431 seri numaralı cihazlar ile değiştirilmiştir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3114,1435,0.00,10004,16,'2022-12-12 21:00:00','Ürünler garanti kapsamında 052200101424 - 052200101425 seri numarlaı cihazlar ile değiştirilmiştir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3115,1200,20.00,10004,5,'2022-12-12 21:00:00','Elektronik kartta sıvı teması mevcut, yeni cihaz olduğundan dolayı kart temizliği yapıldı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3118,1437,0.00,10004,16,'2022-12-13 21:00:00','Yeni satılan ürün, çerçeve kısmında baloncuk görüldüğü için değişim yapıldı. 052200101438 seri numaralı ürün ile değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3119,1321,0.00,10004,16,'2022-12-13 21:00:00','cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3120,1333,0.00,10004,2,'2022-12-13 21:00:00','müşteri isteği doğrultusunda servis verilmeden iade olacaktır',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3121,1419,30.00,10020,0,'2022-12-13 21:00:00','Cihaz su altında kalmış. Elektronik ana kart, ekran kartı, smps trafosu ve güç anahtarı değişmesi gerekli. Ayrıca elektrot orta elamanı durgun suda çalışması sebebi ile kopuk tamir gerekli',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3122,1423,0.00,10020,6,'2022-12-13 21:00:00','Cihazın 10 amper sigortası,yeni tip sigorta ile değiştirildi.Elektrot kablosu tamir edildi.Test edildi.Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3123,1423,0.00,10004,16,'2022-12-13 21:00:00','cihaz tamiratı tamamnlandı, sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3124,901,0.00,10004,16,'2022-12-13 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3127,1417,30.00,10020,19,'2022-12-13 21:00:00','Cihazın seviye sensörü aşırı kireçlendiği için sensör görevini yerine getirememiş ve cihaz susuz çalışmıştır.9 kW rezistansları patlamış,değiştirilmesi gerekmektedir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3126,897,0.00,10004,16,'2022-12-13 21:00:00','Cihaz içindeki mil paslandığından dolayı civata kırmış. Tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3128,1432,100.00,10027,0,'2022-12-13 21:00:00','bir müddet çalıştıktan sonra olduğu yerde duruyor,fakat fan çalışıyor,ara ara fanda duruyor,tekrar çalışıyor.kablo makarası kırık,kablo makarası kolu ve kablo şamandırası cihaz üzerinde yoktu.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3129,1419,0.00,10010,5,'2022-12-13 21:00:00','Müşteriye proforma fatura bilgisi gönderilmiştir',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3136,1429,0.00,10030,0,'2022-12-13 21:00:00','Pompa motoru 27 06 23 tarıhınde degiştiriımş.\r\nrulmanlar garantiden degistirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3135,1407,30.00,10024,0,'2022-12-13 21:00:00','Pompalar uzun sure çalışmadığından dolayı rulmanlar arızalı',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3134,1406,30.00,10024,0,'2022-12-13 21:00:00','Pompalar uzun sure kullanılmadığından dolayı rulmanlar arızalı',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3137,1405,50.00,10004,5,'2022-12-13 21:00:00','Polisaj işlemi yapılıp flanş kaynatılacak.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3996,1266,0.00,10043,6,'2023-01-30 21:00:00','Robotun tamiratı yapıldı. Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3997,1265,0.00,10043,6,'2023-01-30 21:00:00','Robotun tamiratı yapıldı. Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3139,1440,0.00,10020,6,'2022-12-14 21:00:00','Cihazın sigortası atmış.20 dk dozajlama konumunda test edildi.Herhangi bir sorun ile karşılaşılmadı.Cihazın kurulu olduğu sistem gözden geçirilmelidir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3140,1437,0.00,10016,14,'2022-12-14 21:00:00','2022000013722\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3141,1436,0.00,10016,14,'2022-12-14 21:00:00','2022000013722\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3142,1435,0.00,10016,14,'2022-12-14 21:00:00','2022000013722\r\n34 DL0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3143,1434,0.00,10016,14,'2022-12-14 21:00:00','2022000013722\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3144,1433,0.00,10016,14,'2022-12-14 21:00:00','2022000013722\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3145,1423,0.00,10016,14,'2022-12-14 21:00:00','2022000013764\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3146,1422,0.00,10016,14,'2022-12-14 21:00:00','2022000013513\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3147,1369,0.00,10016,14,'2022-12-14 21:00:00','2022000013580\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3148,1355,0.00,10016,14,'2022-12-14 21:00:00','2022000013695\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3149,1324,0.00,10016,14,'2022-12-14 21:00:00','2022000013695\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3150,1321,0.00,10016,14,'2022-12-14 21:00:00','2022000013721\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3151,1200,0.00,10016,14,'2022-12-14 21:00:00','2022000013723\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3152,901,0.00,10016,14,'2022-12-14 21:00:00','2022000013764\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3153,897,0.00,10016,14,'2022-12-14 21:00:00','2022000013764\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3154,773,0.00,10016,14,'2022-12-14 21:00:00','2022000013719\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3155,1396,60.00,10043,0,'2022-12-14 21:00:00','filtrede çatlaklar var değişmesi talep edildi. kablo ucunda ki soket ve kablo bağlantıları tamitarı talep ediliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3156,1396,0.00,10010,0,'2022-12-14 21:00:00','müşteriye mail ve whatsapp üzerinden servis bedeel bilgisi verilmiştir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3157,1428,0.00,10007,3,'2022-12-14 21:00:00','Trafoda arızaya rastlanılmadı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3158,1091,0.00,10010,2,'2022-12-14 21:00:00','müşteriye iade edilmiştir',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3159,773,0.00,10010,14,'2022-12-14 21:00:00','müşteriye teslim edildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3160,901,0.00,10010,14,'2022-12-16 21:00:00','müşteriye teslim edildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3163,953,30.00,10024,0,'2022-12-18 21:00:00','Ekran kartı arızalı değiştirildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3165,1013,0.00,10004,20,'2022-12-19 21:00:00','Ürün garanti kapsamında yenisi ile değiştirilecek. Sipariş kodu 3018.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3166,1226,0.00,10007,1,'2022-12-19 21:00:00','Müşteri 20.10.2022 tarihinde fabrikada elden teslim aldı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3167,1227,0.00,10007,1,'2022-12-19 21:00:00','Müşteri 20.10.2022 tarihinde fabrikadan elden teslim almıştır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3168,1228,0.00,10007,1,'2022-12-19 21:00:00','Müşteri 20.10.2022 tarihinde fabrikada elden teslim almıştır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3169,1229,0.00,10007,1,'2022-12-19 21:00:00','Müşteri 20.10.2022 tarihinde fabrikada elden teslim almıştır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3170,1456,0.00,10004,16,'2022-12-19 21:00:00','Garanti kapsamında yenisi ile değiştirilecektir. Sevki gempaş depodan yapılacaktır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3244,1457,0.00,10004,16,'2022-12-22 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3173,1391,0.00,10004,16,'2022-12-19 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3174,1322,0.00,10004,2,'2022-12-19 21:00:00','Müşteri isteği doğrultusunda servis verilmeden iade olacaktır. İade bedeli sevk mailinde belirtilecektir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3175,1425,0.00,10007,3,'2022-12-20 21:00:00','Kablo arızalı. Hareket sisteminde aşınmalar var.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3176,1425,0.00,10043,16,'2022-12-20 21:00:00','Ürün tamiratı yapıldı. Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3177,1324,0.00,10010,14,'2022-12-20 21:00:00','müşteriye teslim edildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4414,2182,0.00,10020,6,'2023-03-22 21:00:00','Elektrotun üst kısmı çatlamış.Garanti kapsamında onarımı yapıldı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4415,2111,40.00,10004,0,'2023-03-22 21:00:00','Motor su altında kalmış ve çalışmaya devam ettirilmiş, motor rulman kitlemiş. Motor çalışmaya devam ettirildiği için kavrularak yanmış. Klemens kutusu yüksek ısıya bağlı olarak erimiş. Sarım yada tamiri mümkün olmadığından dolayı yenisi ile değişmesi gere',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3179,1427,0.00,10004,16,'2022-12-21 21:00:00','cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3180,1000,0.00,10043,16,'2022-12-21 21:00:00','Gövde , tutamak, fan ve hareket sistemi parçaları değiştirildi. Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3181,1468,0.00,10043,16,'2022-12-21 21:00:00','Müşterinin 1369 sıra numaralı  kaydında değiştirilmiş olan Şaft  rulmanı , Gergi rulmanı , Fan ve Kayış takımı müşteri talebine istinaden hurda parçalar gönderilmiştir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3182,1308,0.00,10043,1,'2022-12-21 21:00:00','1322 ile aynı dosya olduğu için kapatıldı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3183,973,0.00,10043,16,'2022-12-21 21:00:00','Drive motor tamir edildi. Cihaz 2 gün sabah akşam olmak üzere test edildi . Toplamda 24 saat test edildi arızaya rastlanmadı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3184,973,0.00,10043,16,'2022-12-21 21:00:00','Ürün teknik servisten teknik servise sevk edilecektir proforma oluşturulması İstanbul tarafına aittir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3185,1000,0.00,10004,16,'2022-12-21 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3186,1468,0.00,10004,16,'2022-12-21 21:00:00','Değişen Hurda Malzemelerdir',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3187,973,0.00,10004,16,'2022-12-21 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3188,1399,0.00,10004,16,'2022-12-21 21:00:00','Difüzör ve fan değiştirildi. Cihaz tamiratı tamamlandıktan sonra Okan Çakmak\'a teslim edilecektir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3189,1266,100.00,10043,5,'2022-12-21 21:00:00','Hareket sisteminde aşınmalar var.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3192,1450,0.00,10004,5,'2022-12-21 21:00:00','Motor sargıları yanık değişim yapılmalı yada müşteri isteği doğrultusunda bobinajcıya gönderilebilir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3193,1011,0.00,10004,16,'2022-12-21 21:00:00','Polisaj yapıldı. Okan Çakmak\'a elden teslim edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3194,1012,0.00,10004,16,'2022-12-21 21:00:00','Polisaj yapıldı. Okan Çakmak\'a elden teslim edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3195,1011,0.00,10013,1,'2022-12-21 21:00:00','PIR21678 OKAN ÇAKMAK TESLİM ALMIŞTIR.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3196,1012,0.00,10013,1,'2022-12-21 21:00:00','PIR21678 OKAN ÇAKMAK TESLİM ALMIŞTIR.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3197,1399,0.00,10013,1,'2022-12-21 21:00:00','PIR21675 OKAN ÇAKMAK TESLİM ALMIŞTIR.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3198,1000,0.00,10013,1,'2022-12-21 21:00:00','PIR21672 NAK',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3199,1468,0.00,10013,1,'2022-12-21 21:00:00','PIR21673 NAK',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3200,973,0.00,10013,1,'2022-12-21 21:00:00','PIR21674 KAMYON',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3201,1427,0.00,10013,1,'2022-12-21 21:00:00','PIR21340 YURTİÇİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3202,1425,0.00,10013,1,'2022-12-21 21:00:00','PIR21614 GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3203,1391,0.00,10013,1,'2022-12-21 21:00:00','PIR21609 GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3204,901,0.00,10013,11,'2022-12-21 21:00:00','PIR21440',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3205,897,0.00,10013,11,'2022-12-21 21:00:00','PIR21440',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3206,1437,0.00,10013,1,'2022-12-21 21:00:00','PIR21361 EGE ULASIM',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3207,1321,0.00,10013,1,'2022-12-21 21:00:00','PIR21363',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3208,1436,0.00,10013,1,'2022-12-21 21:00:00','PIR21352 BİRİKİM SEVK',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3209,1433,0.00,10013,1,'2022-12-21 21:00:00','PIR21352 BİRİKİM SEVK',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3210,1434,0.00,10013,1,'2022-12-21 21:00:00','PIR21352 BİRİKİM SEVK',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3211,1435,0.00,10013,1,'2022-12-21 21:00:00','PIR21352 BİRİKİM SEVK',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3212,1200,0.00,10013,1,'2022-12-21 21:00:00','PIR21335',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3213,773,0.00,10013,1,'2022-12-21 21:00:00','BODRUM ŞUBE MÜŞTERİYE TESLİM ETTİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3214,1355,0.00,10013,11,'2022-12-21 21:00:00','PIR21347',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3215,1324,0.00,10013,1,'2022-12-21 21:00:00','müşteriye teslim edildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3216,1369,0.00,10013,1,'2022-12-21 21:00:00','PIR21222',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3217,1422,0.00,10013,1,'2022-12-21 21:00:00','PIR21145',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3218,1325,0.00,10013,11,'2022-12-21 21:00:00','PIR21089 BODRUM ARAC',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3219,1375,0.00,10013,1,'2022-12-21 21:00:00','PIR21090 GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3220,1365,0.00,10013,11,'2022-12-21 21:00:00','PIR21103 EGE ULASIMM',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3221,1366,0.00,10013,11,'2022-12-21 21:00:00','PIR21103 EGE ULASIM',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3222,1331,0.00,10013,1,'2022-12-21 21:00:00','PIR21091 GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3223,645,0.00,10013,1,'2022-12-21 21:00:00','PIR21102 YURTİÇİİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3224,1340,0.00,10013,1,'2022-12-21 21:00:00','PIR21100 NAK',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3225,1411,0.00,10013,1,'2022-12-21 21:00:00','GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3226,1338,0.00,10013,1,'2022-12-21 21:00:00','PIR21096 YURTİÇİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3227,873,0.00,10013,11,'2022-12-21 21:00:00','PIR20948',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3228,1050,0.00,10013,1,'2022-12-21 21:00:00','pır21671 gıda',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3230,1471,0.00,10043,16,'2022-12-21 21:00:00','Hareket sisteminde aşınmalar var. Cihazın tamiratı yapıldı. Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3231,1471,0.00,10004,16,'2022-12-21 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3234,1447,60.00,10027,0,'2022-12-21 21:00:00','trafo çalışmıyor,motor çalışıp duruyor,rulmanlar dağılmış,cihaz bakımsız kalmış,genel olarak cihazda deformasyon mevcut.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3236,1372,0.00,10043,16,'2022-12-22 21:00:00','Servo motor ve hareket sistemi değiştirildi. Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3237,1372,0.00,10004,16,'2022-12-22 21:00:00','cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3238,902,0.00,10004,16,'2022-12-22 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3239,1471,0.00,10016,14,'2022-12-22 21:00:00','2022000014017\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3240,1372,0.00,10016,14,'2022-12-22 21:00:00','2022000014035\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3241,902,0.00,10016,14,'2022-12-22 21:00:00','2022000014036\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3242,1476,0.00,10004,16,'2022-12-22 21:00:00','Pumpex difüzör ve fan törpülendi. Panoda termik değiştirildi. 9-13 takıldı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3243,1457,0.00,10043,16,'2022-12-22 21:00:00','Damla Hanımın onayına istinaden garanti kapsamında cihaz tamiratı yapılmıştır. Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3245,1268,0.00,10043,7,'2022-12-22 21:00:00','Cihaz tamiratı yapıldı test ediliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3246,1478,30.00,10004,5,'2022-12-22 21:00:00','Pompaya taş çektirdikleri için fan ve difüzör kırılmış. Garanti kapsamı dışındadır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3247,1479,30.00,10004,0,'2022-12-22 21:00:00','Pompaya taş çektirdikler için fan ve difüzör kırılmış ve rulman değişmesi gerekli. Garanti kapsamı dışındadır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3248,1244,0.00,10004,16,'2022-12-25 21:00:00','Fan,mekanik salmastra, kontra civata değiştirildi. test edildi. Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3249,1450,0.00,10004,5,'2022-12-25 21:00:00','Müşteri bobinaj sarım işlemini onaylamıştır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3253,1480,30.00,10004,6,'2022-12-25 21:00:00','Anahtarlı güç giriş yuvası değiştirildi. Test edildi. Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3252,1348,0.00,10043,16,'2022-12-25 21:00:00','Motor ve hareket sistemi değiştirildi. Test edildi. Faaal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3254,1481,60.00,10027,0,'2022-12-25 21:00:00','çalışıp duruyor,motor arızalı,yan panellerde kırık mevcut,kayışlarda deforme oluşmuş.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3255,1348,0.00,10004,16,'2022-12-25 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlandı, Sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3256,1480,0.00,10010,1,'2022-12-25 21:00:00','müşteriye teslim edildi(cihaz yerinde destekle takıldı)',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3257,135,0.00,10004,16,'2022-12-25 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3258,1398,0.00,10043,6,'2022-12-25 21:00:00','Robotun fırçaları müşterinin havuzuna uygun değil. Müşteriye bilgisi verildi fırçalar sünger fırça ile değiştirildi.  Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3259,1398,0.00,10004,16,'2022-12-25 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3260,1268,0.00,10004,16,'2022-12-25 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3261,247,30.00,10004,5,'2022-12-25 21:00:00','Orta eleman kopuk. Tamir edilmesi gerekli.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3262,247,0.00,10010,5,'2022-12-25 21:00:00','Müşteriye proform fatura bilgisi mail ile gönderilmiştir',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3263,1455,60.00,10027,0,'2022-12-26 21:00:00','cihaz bakımsız kalmış,yan paneller,tekerlek tüp rulmanları,tutamak,fan,alt kapak kırık.cihaz kurcalanmış,tekerlek tüpleri(sünger fırça ile birlikte)cihaz üzerinden sökülmüş olarak servise verilmiştir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3264,1012,0.00,10010,1,'2022-12-26 21:00:00','müşteriye teslim edildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3265,1011,0.00,10010,1,'2022-12-26 21:00:00','müşteriye teslim edildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3266,1482,60.00,10007,5,'2022-12-26 21:00:00','İmpeller motoru arızalı .Hareket sisteminde aşınmalar var.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3267,1483,0.01,10029,0,'2022-12-26 21:00:00','Garantiden, Kemal Bey bilgisi dahilinde tırnak değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3268,1484,0.00,10004,16,'2022-12-26 21:00:00','Rezistanslar patlak değiştirildi. Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3269,1393,0.00,10004,16,'2022-12-26 21:00:00','Boru kısmı değiştirildi. Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3270,1394,0.00,10004,0,'2022-12-26 21:00:00','Rezistanslar değiştirildi. Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3271,1383,0.00,10004,16,'2022-12-26 21:00:00','Rezistanslar değiştirildi.Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3272,1441,0.00,10004,16,'2022-12-26 21:00:00','Rezistans değiştirildi. Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3273,1485,0.00,10007,3,'2022-12-26 21:00:00','Trafo arızalı. Trafo garantide stoklarımızda M600 trafosu olmadığı için geçici süreliğine trafo gönderilecektir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3745,1458,30.00,10004,5,'2023-01-11 21:00:00','Elektrot orta eleman kopuk tamir edilmesi gereklidir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3746,1458,0.00,10004,16,'2023-01-11 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3275,1485,0.00,10004,16,'2022-12-26 21:00:00','Demo ürün olarak gönderilmektedir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3276,1244,0.00,10010,16,'2022-12-26 21:00:00','müşteriye teslim edildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3278,1486,0.00,10004,1,'2022-12-26 21:00:00','Ürün üst kapak boğaz kısmında çatlak var. Garanti kapsamında değişimi onaylanmıştır. Müşteri yeni aldığı ürünü iade faturası kesip Melih beyi bilgilendirecektir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3279,1487,0.00,10004,16,'2022-12-26 21:00:00','Toplamda 4 adet 10 hp motor. Arka kapaklarda eğrilik mevcut. 3 tanesinde klemens kutu kapağı ve rekorları yok. Arka kapaklar düzeltildi. Fan ve difüzörler değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3280,1466,40.00,10004,5,'2022-12-27 21:00:00','Rezistans, akış sivici, 0-40 manuel termostat, polisaj yapılması gereklidir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3281,1488,0.00,10004,16,'2022-12-27 21:00:00','Sigortası atmış. Sigorta değiştirildi, test edildi. Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3282,1454,30.00,10029,0,'2022-12-27 21:00:00','Elektrot problemli',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3283,1379,0.00,10004,16,'2022-12-27 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3286,1387,0.00,10004,1,'2022-12-27 21:00:00','Ürünler farikada elden teslim edildi . 0535 842 88 36',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3289,1071,0.00,10010,1,'2022-12-27 21:00:00','müşteriye teslim edildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3318,1490,30.00,10030,0,'2023-01-01 21:00:00','ELEKTROT BAĞLANTI AYAKLARI KOPUK',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3295,1491,0.00,10007,5,'2022-12-28 21:00:00','Hareket sisteminde aşınmalar var. (Robot garanti ama bakım kiti garantiye girmediğinden parça fiyatı verilecek.)',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3296,1398,0.00,10010,16,'2022-12-28 21:00:00','müşteriye teslim edildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3297,1398,0.00,10010,1,'2022-12-28 21:00:00','müşteriye teslim edildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3298,1393,0.00,10010,1,'2022-12-28 21:00:00','müşteriye teslim edildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3300,1417,0.00,10004,2,'2022-12-28 21:00:00','müşteri isteği doğrultusunda servis verilmeden iade edilecektlr.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3301,1450,0.00,10004,2,'2022-12-28 21:00:00','Müşteri isteği doğrultusunda iade edilmiştir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3302,1492,0.00,10004,1,'2022-12-28 21:00:00','10 Amper sigorta değiştirildi. Arkim personeli Mesut Ataş\'a fabrikada elden teslim edilmiştir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3303,1493,60.00,10027,0,'2022-12-28 21:00:00','kayışlarda kırık ve yırtık var,yay gergi kırık,hareket sistemi arızalı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3304,1394,0.00,10010,1,'2022-12-28 21:00:00','müşteriye teslim edildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3305,1383,0.00,10010,1,'2022-12-28 21:00:00','müşteriye teslim edildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3306,1268,0.00,10010,1,'2022-12-28 21:00:00','.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3307,1372,0.00,10043,3,'2022-12-29 21:00:00','Robot maytronicsin sisteminde garanti süresi müşterinin gönderdiği faturayla uzatıldı. Garanti içinde yapıldı. 28 kasımda gönderilen proforma, müşteri fatura ibraz etiği için silinmiştir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3308,1488,0.00,10016,14,'2023-01-01 21:00:00','202214202\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3309,1487,0.00,10016,14,'2023-01-01 21:00:00','2022000014150\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3310,1484,0.00,10016,14,'2023-01-01 21:00:00','2022000014140\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3311,1476,0.00,10016,14,'2023-01-01 21:00:00','2022000014044\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3312,1457,0.00,10016,14,'2023-01-01 21:00:00','2022000014039\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3313,1441,0.00,10016,14,'2023-01-01 21:00:00','2022000014140\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3314,1348,0.00,10016,14,'2023-01-01 21:00:00','2022000014087\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3315,1244,0.00,10016,14,'2023-01-01 21:00:00','2022000014050\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3316,135,0.00,10016,14,'2023-01-01 21:00:00','2022000014087\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3319,1496,60.00,10007,5,'2023-01-02 21:00:00','Kablo fırdöndüye su girmiş. Trafo arızalı. Hareket sisteminde aşınmalar var.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3320,1444,30.00,10004,5,'2023-01-02 21:00:00','Plakalarda deforme mevcut. Tamir edilmesi gereklidir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3321,1497,0.00,10007,3,'2023-01-02 21:00:00','Hareket sisteminde aşınmalar var.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3322,1498,0.00,10007,3,'2023-01-02 21:00:00','Hareket sisteminde aşınmalar var.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3323,1466,0.00,10004,16,'2023-01-02 21:00:00','cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3324,1465,0.00,10004,5,'2023-01-02 21:00:00','Cihaz üzerinde farklı bir tip rezistans takılmış ve farklı bir bağlantı yapılmış. Rezistansların üç tanesi de patlamış durumda olduğundan değişmesi gereklidir. Termostat değişmelidir.Boru kısmında genişleme olduğundan dolayı boru kısmının da değişmesi ger',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3325,1475,0.00,10030,0,'2023-01-03 21:00:00','MEKANİK SALMASTRA ARIZA SEBEBİYLE ÖN RULMAN SU ALMIŞ\r\nGARANTİDEN RULMAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3327,1499,60.00,10027,0,'2023-01-03 21:00:00','hareket sisteminde hasar var,rulman kırık,sünger fırçalar deforme olmuş.alt kapak,70 micron filtre ve filtre torba kıskaçları eksik geldi.bu parçalar müşteri isteği üzerine listeye eklendi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3330,1501,0.00,10043,6,'2023-01-04 21:00:00','Fırdöndü kablo hasarlı fan deforme değiştirildi. Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3329,1502,0.00,10043,6,'2023-01-04 21:00:00','Servo motor arızalı değiştirildi. Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3331,985,0.00,10043,6,'2023-01-04 21:00:00','Cihazın tamiratı yapıldı. Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3333,1260,0.00,10043,6,'2023-01-04 21:00:00','Cihazın tamiratı yapıldı. Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3334,1267,0.00,10043,6,'2023-01-04 21:00:00','Cihazın tamiratı yapıldı. Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3335,1503,0.00,10043,0,'2023-01-04 21:00:00','Motor ünitesi ve hareket sistemi arızalı değiştirildi. Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3336,1501,0.00,10004,16,'2023-01-04 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3337,1502,0.00,10004,16,'2023-01-04 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3338,985,0.00,10004,16,'2023-01-04 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3339,1260,0.00,10004,16,'2023-01-04 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3340,1267,0.00,10004,16,'2023-01-04 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3341,1503,0.00,10004,16,'2023-01-04 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3342,1498,0.00,10004,16,'2023-01-04 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3345,1508,0.00,10004,16,'2023-01-04 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3346,1497,0.00,10004,16,'2023-01-04 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3344,1508,0.00,10004,16,'2023-01-04 21:00:00','Elektrot plakalarında deformasyon mevcut, yeni tamir edilen ürün olduğu için garantiden tamir edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3347,1459,0.00,10004,16,'2023-01-04 21:00:00','Rezistanslar patlak değiştirildi.. Sevk edilmeye hazır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3348,1511,0.00,10004,16,'2023-01-04 21:00:00','24 kw rezistans olmadığından dolayı rezistanslar tamir edildi. Ali Kayabaş bilgisi dahilindedir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3349,1465,0.00,10004,16,'2023-01-04 21:00:00','Müşteri isteği doğrultusunda servis verilmeden iade edilecektir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3350,1512,60.00,10007,5,'2023-01-04 21:00:00','Motor arızalı. Hareket sisteminde aşınmalar var.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(7607,1513,25.00,10007,1,'2023-10-30 21:00:00','Müşteri proformayı onaylamadı servis verilmeden iade. sevk maili 31.10.2023 tarihinde gönderildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3360,1467,0.00,10029,0,'2023-01-05 21:00:00','2.2 kw motor garantiden değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3361,1510,60.00,10027,0,'2023-01-05 21:00:00','cihaz hareket etmiyor.fan motoru arızalı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3354,1473,0.00,10004,5,'2023-01-05 21:00:00','Cihaz bağlantıları yapılırken topraklama yapılmadığından dolayı Kaçak akım ve sigorta attırmamış. Ürün yüksek voltajdan dolayı yanmış. Tamir ve tadilat maliyeti yüksek çıkacağından yenisi tavsiye edilir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3356,1474,50.00,10004,5,'2023-01-05 21:00:00','Boru kısmı kimyasal yada uzun süreli sıvı temasına maruz kalmış, polisaj gereklidir. Rezistanslar patlamış, ve termostat arızalıdır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3357,1516,0.00,10030,0,'2023-01-05 21:00:00','CİHAZDA ARIZA GÖRÜLMEMİŞTİR\r\nMÜŞTERİYE TESLİM EDİLDİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3358,1515,0.00,10030,0,'2023-01-05 21:00:00','CİHAZDA ARIZA TESPİT EDİLMEMİŞTİR CİHAZ FAAL DURUMDA \r\nMÜŞTERİYE TESLİMEDİLDİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3359,1367,0.00,10004,16,'2023-01-05 21:00:00','Ürünler garanti kapsamında yenileri ile değiştirildi. Seri numaraları 052300001349 - 052300001350',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3362,1518,0.00,10004,16,'2023-01-05 21:00:00','2 adet TC4427 mosfet sürücü değiştirildi. Kırmızı ve mavi ışık yanmıyordu. tamirat işlemleri tamamlandı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3363,1517,30.00,10004,5,'2023-01-05 21:00:00','Elektrotlarda deforme olduğundan dolayı değişmesi gereklidir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3364,1519,0.00,10004,5,'2023-01-05 21:00:00','Orta eleman kopuk, sol eleman deforme ve kopmak üzere. Tamiri mümkün olmadığından dolayı yenisi tavsiye edilir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3609,1756,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Eski versiyon sigorta yok.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3366,1520,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3367,1521,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3368,1522,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3369,1523,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3370,1524,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3372,1525,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3373,1526,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3374,1527,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3375,1528,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3376,1529,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3377,1530,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3378,1531,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3379,1532,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3380,1533,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3381,1534,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3382,1535,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3383,1536,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3384,1537,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3385,1538,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Tiago eski cihaza yeni arm pcb takmış. kontrol edildi sorun yok.Stoğa alındı.Versiyon 41.3 atıldı.Sigorta değişti.Güç Kablosu yenilendi.Stoğa geri koyuldu.Not:KUTU SERI NO:D01143273',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3386,1539,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3387,1540,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3388,1541,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3389,1542,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3390,1543,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3391,1544,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3392,1545,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3393,1546,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3394,1547,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3395,1548,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3396,1549,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3397,1550,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3398,1551,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3399,1552,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3400,1553,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3401,1554,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Müşteriden Geri gelen cihaz: Sigorta değişti V 41.3 güncellendi Stoğa geri koyduk',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3402,1555,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Müşteriden Geri gelen cihaz: Sigorta değişti V 41.3 güncellendi Stoğa geri koyduk',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3403,1556,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Müşteriden Geri gelen cihaz: Sigorta değişti V 41.3 güncellendi Stoğa geri koyduk',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3404,1557,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Müşteriden Geri gelen cihaz: Cihaz kasası hatalı üretim, cihaz yedek parça olarak kullanılmak üzere ayrıldı.Tamir edildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3405,1558,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Müşteriden Geri gelen cihaz: Sigorta değişti V 41.3 güncellendi Stoğa geri koyduk',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3406,1559,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Müşteriden Geri gelen cihaz: Sigorta değişti V 41.3 güncellendi Stoğa geri koyduk',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3407,1560,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Müşteriden Geri gelen cihaz: servis cihazı olarak ayrıldı.Bu cihazın yerine 062100000558 nolu cihaz ile değiştirilmiş.GARANTISI ONAYLANDI FAKAT CREDIT NOTE ONCEDEN VERILMIS OLABILIR.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3408,1561,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Müşteriden Geri gelen cihaz: servis cihazı olarak ayrıldı.Bu cihazın yerine 062100002243 nolu cihaz ile değiştirilmiş.Cihaz tamir edilip sıfır elektrot ile birlikte servis cihazı olarak ayrıldı',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3409,1562,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Müşteriden Geri gelen cihaz: Sigorta değişti V 41.3 güncellendi Stoğa geri koyduk',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3410,1563,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Müşteriden Geri gelen cihaz: Elektronik kart değişti elektrot kablosu değişti cihaz sıfır görünümünde satılabilecek şekilde stoğa koyuldu.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3411,1564,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Müşteriden Geri gelen cihaz: Cudell cihazı D01142387 ile değiştirmiş.Yazılım 41.3 güncellendi tamiri yapılıp servis cihazı olarak bırakıldı.ELEKTROT YOK',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3412,1565,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Müşteriden Geri gelen cihaz: Anakart, gövde  Stoğa geri koyuldu.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3413,1566,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Müşteriden geri gelen cihaz.Kristal soğuk lehim, lehimlendi sigorta değiştirildi yazılım güncellendi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3414,1567,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','SADECE yazılım güncellenmesi v41.3',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3415,1568,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3416,1569,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3417,1570,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3418,1571,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','ARM işlemci kontrol edildi herhangi bir soruna rastlanmadı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3419,1572,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','ARM işlemci kontrol edildi herhangi bir soruna rastlanmadı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3420,1573,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','elektrot contası ve hazne yoktu, tamamlandı .NOT:Askı aparatı yok gönderilmesi gerekli.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3421,1574,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','ARM işlemci kontrol edildi herhangi bir soruna rastlanmadı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3422,1575,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','ARM işlemci kontrol edildi herhangi bir soruna rastlanmadı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3423,1576,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','ARM işlemci kontrol edildi herhangi bir soruna rastlanmadı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3424,1577,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','ARM işlemci kontrol edildi herhangi bir soruna rastlanmadı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3425,1578,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','ARM işlemci kontrol edildi herhangi bir soruna rastlanmadı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3426,1579,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','ARM işlemci kontrol edildi herhangi bir soruna rastlanmadı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3427,1580,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','ARM işlemci kontrol edildi herhangi bir soruna rastlanmadı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3428,1581,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','ARM işlemci kontrol edildi herhangi bir soruna rastlanmadı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3429,1582,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','ARM işlemci kontrol edildi herhangi bir soruna rastlanmadı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3430,1583,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','ARM işlemci kontrol edildi herhangi bir soruna rastlanmadı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3431,1584,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','ARM işlemci kontrol edildi herhangi bir soruna rastlanmadı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3432,1585,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','ARM işlemci kontrol edildi herhangi bir soruna rastlanmadı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3433,1586,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3434,1587,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3435,1588,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3436,1589,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3437,1590,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3438,1591,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3439,1592,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','ARM işlemci kontrol edildi herhangi bir soruna rastlanmadı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3440,1593,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','ARM işlemci kontrol edildi herhangi bir soruna rastlanmadı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3441,1594,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','ARM işlemci kontrol edildi herhangi bir soruna rastlanmadı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3442,1595,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3443,1596,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3444,1597,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3445,1598,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3446,1599,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3447,1600,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3448,1601,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3449,1602,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3450,1603,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3451,1604,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3452,1605,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi.4 tane ekran tuşu garantiden değiştirildi aşırı plastık sıkılmasından dolayı tuşlar çalışmıyordu.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3453,1606,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3454,1607,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Müşteriden geri gelen cihaz Sigorta değiştirildi.V 41.3 Yazlım atıldı',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3455,1608,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Müşteriden geri gelen cihaz Sigorta değiştirildi.V 41.3 Yazlım.Servis cihazı olarak ayırıldı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3456,1609,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3457,1610,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','ARM işlemci kontrol edildi herhangi bir soruna rastlanmadı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3458,1611,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3459,1612,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3460,1613,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3461,1614,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi.Not:2 Vida takılmamış.Vidalar tamamlandı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3462,1615,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3463,1616,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3464,1617,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3465,1442,50.00,10004,5,'2023-01-08 21:00:00','Elektrot aşırı kireçli. Bakımları düzgün yapılmadığından dolayı elektrot bağlantı elemanlarının korumaları aşınmış. Kırılıp yeniden yapılması gereklidir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3466,1618,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi.Kutunun içinde  monte aparatı ve kullanma kılavuzu yok.Servis cihazlarından tamamlandı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3467,1619,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3468,1620,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3469,1621,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Müşteriden geri gelen cihaz: Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi.Elektrod haznesi yenilendi stoğa kondu.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3470,1622,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3471,1623,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3472,1624,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 ,Anahtarlı güç giriş soketi değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3473,1626,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3474,1625,0.00,10007,3,'2023-01-08 21:00:00','Sevk edilirken kırılan tutamak kısmı parçanın yerine gönderiliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3475,1627,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3476,1628,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Müşteri stoğundan geri gelen cihaz.Sigorta değişti yazılım 41.3 güncellendi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3477,1629,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Müşteri stoğundan geri gelen cihaz.Sigorta değişti yazılım 41.3 güncellendi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3478,1625,0.00,10004,16,'2023-01-08 21:00:00','Ürün sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3479,432,0.00,10004,16,'2023-01-08 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3480,1630,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Müşteri stoğundan geri gelen cihaz.Sigorta değişti yazılım 41.3 güncellendi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3481,1631,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Müşteri stoğundan geri gelen cihaz.Sigorta değişti yazılım 41.3 güncellendi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3482,1632,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Müşteri stoğundan geri gelen cihaz.Sigorta değişti yazılım 41.3 güncellendi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3483,1633,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3484,1634,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3485,1635,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3486,1442,0.00,10010,5,'2023-01-08 21:00:00','müşteriye whatsapp üzerinden proforma gönderildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3487,1636,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3488,1637,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3489,1638,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3490,1639,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3491,1640,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3492,1641,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3493,1642,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3494,1643,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3495,1644,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3496,1645,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3497,1646,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3498,1647,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3499,1648,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3500,1649,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3501,1650,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3502,1651,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3503,1652,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3504,1653,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3505,1654,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3506,1655,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3507,1656,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3508,1657,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3509,1658,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3510,1659,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3511,1660,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3512,1661,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3513,1662,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3514,1663,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Müşteriden geri gelen cihaz.Geçen sene gövdesi değişmiş.İçine elektrot contasından su almış ve karta girmiş.anakart soket ekran kartı ve elektrot kablosu değişti',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3515,1664,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3516,1665,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3517,1666,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3518,1667,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3519,1668,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Müşteriden geri gelen cihaz. Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi.Müşteriye geri gönderilecek.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3520,1669,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3521,1670,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3522,1671,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3523,1672,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3524,1673,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3525,1674,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3526,1675,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3527,1676,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3528,1677,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3529,1678,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3530,1679,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3531,1680,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3532,1681,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Sigortayok kontrol edildi sağlam',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3533,1682,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3534,1683,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3535,1684,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3536,1685,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3537,1686,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3538,1687,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3539,1688,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3540,1689,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3541,1690,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Versiyon 41.3 atıldı sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3542,1691,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3543,1692,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3544,1693,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3545,1694,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Sigorta değiştirildi.		Sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3546,1695,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3547,1696,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3548,1697,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3549,1698,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3550,1699,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3551,1700,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','sigortası değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3552,1701,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3553,1702,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3554,1703,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3555,1704,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3556,1705,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3557,1706,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3558,1707,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3559,1708,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3560,1709,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3561,1710,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','sigortası değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3562,1711,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3563,1712,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3564,1713,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3565,1714,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3566,1715,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3567,1013,0.00,10004,16,'2023-01-08 21:00:00','Ürün garanti kapsamında 022200037590 seri numaralı ürün ile değiştirilmiştir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3568,1716,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Sigorta değiştierildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3569,1717,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3570,1718,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3571,1719,0.00,10004,0,'2023-01-08 21:00:00','Sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3572,1720,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3573,1721,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3574,1722,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3575,1723,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3576,1724,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3577,1725,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3578,1726,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3579,1727,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3580,1728,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3581,1729,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3582,1730,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3583,1731,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3584,1732,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3585,1733,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3586,1315,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Cihaz ürün sahibi Alp Ağaoğluna fabrikada elden teslim edilmiştir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3587,1734,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3588,1735,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3589,1736,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3590,1737,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3591,1738,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3592,1739,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Sigorta değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3593,1740,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Eski versiyon sigorta yok.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3594,1741,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Eski versiyon sigorta yok.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3595,1742,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Eski versiyon sigorta yok.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3596,1743,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Eski versiyon sigorta yok.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3597,1744,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Eski versiyon sigorta yok.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3598,1745,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Eski versiyon sigorta yok.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3599,1746,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Eski versiyon sigorta yok.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3600,1747,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Eski versiyon sigorta yok.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3601,1748,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Eski versiyon sigorta yok.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3602,1749,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Eski versiyon sigorta yok.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3603,1750,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Eski versiyon sigorta yok.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3604,1751,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Eski versiyon sigorta yok.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3605,1752,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Eski versiyon sigorta yok.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3606,1753,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Eski versiyon sigorta yok.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3607,1754,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Eski versiyon sigorta yok.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3608,1469,30.00,10024,5,'2023-01-08 21:00:00','Faz eksikliğinden dolayı pompa motoru yanmış.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3610,1757,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Eski versiyon sigorta yok.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3611,1758,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Eski versiyon sigorta yok.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3612,1759,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Eski versiyon sigorta yok.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3613,1760,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Eski versiyon sigorta yok.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3614,1761,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Eski versiyon sigorta yok.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3615,1762,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Eski versiyon sigorta yok.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3616,1763,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Eski versiyon sigorta yok.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3617,1764,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Eski versiyon sigorta yok.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3618,1765,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Eski versiyon sigorta yok.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3619,1766,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Eski versiyon sigorta yok.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3620,1767,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Eski versiyon sigorta yok.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3621,1768,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Eski versiyon sigorta yok.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3622,1769,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Eski versiyon sigorta yok.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3623,1770,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Eski versiyon sigorta yok.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3624,1771,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Eski versiyon sigorta yok.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3625,1772,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Eski versiyon sigorta yok.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3626,1773,0.00,10004,1,'2023-01-08 21:00:00','Arızalı Cihaz:Cihazda herhangi bir arızaya rastlanamadı elektrot aşırı kireçli ve kablo ucu kopuk fakat müşteri ürünü innowater ile değiştirmiş servis cihazı olarak ayırdık.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3627,1774,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Arızalı Cihaz:Cihazda herhangi bir arızaya rastlanamadı.Sadece  havuz suyu çok kirli ve hazne siyahlaşmış.Gövde değiştirildi servis cihazı olarak bırakıldı',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3628,1775,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Arızalı Cihaz:cihaz su almış hazne kırık elektronik kart çürük  ana gövde hurdaya ayrıldı gsc20 elektrot ve smps trafo yedek malzeme olarak ayrıldı',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3629,1776,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Arızalı cihaz:cihaz su almış hazne kırık elektronik kart çürük  ana gövde hurdaya ayrıldı gsc20 elektrot ve smps trafo yedek malzeme olarak ayrıldı.Gövde geçen sene değiştirlen zyleks fakat çatlamış.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3630,1777,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Arızalı cihaz:Gövde geçen sene değiştirlen zyleks fakat çatlamış.Elektrot ve Smps hariç hurda. d01142998',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3631,1778,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Arızalı cihaz:Gövde  zyleks fakat çatlamış.15 elektrod ve Smps yedek parça olarak ayrıldı gerisi hurda. 0622000001025',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3632,1779,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Arızalı cihaz:Gövde  zyleks fakat çatlamış.20 elektrod ve Smps yedek parça olarak ayrıldı gerisi hurda.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3633,1780,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Arızalı cihaz:Eski kasa gövde çatlak su almış.Elektrot ve Smps hariç hurda.D01142079',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3634,1781,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Arızalı cihaz:Eski kasa gövde çatlak su almış.Elektrot ve Smps İLE BİRLİKTE SERVİS CİHAZI AYRILDI',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3635,1782,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Arızalı cihaz:Onarıldı servis cihazı olarak kayıt altına alındı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3636,1783,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Arızalı cihaz:Gövde geçen sene değiştirlen zyleks fakat çatlamış.Elektrot ve Smps hariç hurda.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3637,1784,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Arızalı cihaz:bobin arızası giderildi test edildi stoğa kaldırılmak üzere ayrıldı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3638,1785,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Arızalı Cihaz:Cihazda herhangi bir arızaya rastlanamadı.Sadece  havuz suyu çok kirli ve hazne siyahlaşmış.Gövde değiştirildi servis cihazı olarak bırakıldı',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3639,1786,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Arızalı cihaz:Eski kasa gövde çatlak su almış.Elektrot ve Smps hariç hurda.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3640,1787,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Arızalı cihaz:Eski kasa gövde çatlak su almış.Elektrot ve Smps hariç hurda. D01142352 ile değiştirilmiş.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3641,1788,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Arızalı cihaz:Eski kasa gövde çatlak su almış.Elektrot ve Smps hariç hurda.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3642,1789,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Arızalı cihaz:Cihaz onarıldı sigorta değiştirildi stoğa konuldu',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3643,1790,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Arızalı cihaz:Herhangi bir soruna rastlanmadı 41.3\'e güncellendi.Peristaltik pompa değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3644,1791,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Sigorta değiştirildi kontrol edildi sağlam',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3645,1792,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Sigorta değiştirildi kontrol edildi sağlam',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3646,1793,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Sigorta değiştirildi kontrol edildi sağlam',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3647,1794,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Sigorta değiştirildi kontrol edildi sağlam',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3648,1795,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Sigorta değiştirildi kontrol edildi sağlam',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3649,1796,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Sigorta değiştirildi kontrol edildi sağlam',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3650,1797,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Sigorta değiştirildi kontrol edildi sağlam',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3651,1798,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Sigorta değiştirildi kontrol edildi sağlam',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3652,1799,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Sigorta değiştirildi kontrol edildi sağlam',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3653,1800,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Sigorta değiştirildi kontrol edildi sağlam',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3654,1801,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Sigorta değiştirildi kontrol edildi sağlam',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3655,1802,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Sigorta değiştirildi kontrol edildi sağlam',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3656,1803,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Sigorta değiştirildi kontrol edildi sağlam',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3657,1804,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Sigorta değiştirildi kontrol edildi sağlam',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3658,1805,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Sigorta değiştirildi kontrol edildi sağlam',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3659,1806,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Sigorta değiştirildi kontrol edildi sağlam',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3660,1807,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Sigorta değiştirildi kontrol edildi sağlam',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3661,1808,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Sigorta değiştirildi kontrol edildi sağlam',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3662,1809,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Sigorta değiştirildi kontrol edildi sağlam',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3663,1810,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Sigorta değiştirildi kontrol edildi sağlam',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3664,1811,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Sigorta değiştirildi kontrol edildi sağlam',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3665,1812,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Sigorta değiştirildi kontrol edildi sağlam',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3666,1813,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Sigorta değiştirildi kontrol edildi sağlam',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3667,1814,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Sigorta değiştirildi kontrol edildi sağlam',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3668,1815,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Sigorta değiştirildi kontrol edildi sağlam',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3669,1816,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Sigorta değiştirildi kontrol edildi sağlam',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3670,1817,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Sigorta değiştirildi kontrol edildi sağlam',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3671,1818,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Sigorta değiştirildi kontrol edildi sağlam',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3672,1819,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Sigorta değiştirildi kontrol edildi sağlam',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3673,1820,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Sigorta değiştirildi kontrol edildi sağlam',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3674,1821,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Sigorta değiştirildi kontrol edildi sağlam',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3675,1822,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Sigorta değiştirildi kontrol edildi sağlam',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3676,1823,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Sigorta değiştirildi kontrol edildi sağlam',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3677,1824,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Sigorta değiştirildi kontrol edildi sağlam',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3678,1825,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Sigorta değiştirildi kontrol edildi sağlam',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3679,1826,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Sigorta değiştirildi kontrol edildi sağlam',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3680,1827,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Sigorta değiştirildi kontrol edildi sağlam',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3681,1828,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Sigorta değiştirildi kontrol edildi sağlam',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3682,1829,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Sigorta değiştirildi kontrol edildi sağlam',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3683,1830,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Sigorta değiştirildi kontrol edildi sağlam',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3684,1831,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Sigorta değiştirildi kontrol edildi sağlam',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3685,1832,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Sigorta değiştirildi kontrol edildi sağlam',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3686,1833,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Sigorta değiştirildi kontrol edildi sağlam',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3687,1834,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Sigorta değiştirildi kontrol edildi sağlam',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3688,1835,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Sigorta değiştirildi kontrol edildi sağlam',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3689,1836,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Sigorta değiştirildi kontrol edildi sağlam',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3690,1837,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Sigorta değiştirildi kontrol edildi sağlam',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3691,1838,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Sigorta değiştirildi kontrol edildi sağlam',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3692,1839,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Sigorta değiştirildi kontrol edildi sağlam',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3693,1840,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Sigorta değiştirildi kontrol edildi sağlam',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3694,1841,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Sigorta değiştirildi kontrol edildi sağlam',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3695,1842,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Sigorta değiştirildi kontrol edildi sağlam',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3696,1843,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Sigorta değiştirildi kontrol edildi sağlam',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3697,1844,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Sigorta değiştirildi kontrol edildi sağlam',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3698,1845,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Sigorta değiştirildi kontrol edildi sağlam',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3699,1846,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Sigorta değiştirildi kontrol edildi sağlam',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3700,1847,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Sigorta değiştirildi kontrol edildi sağlam',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3701,1848,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Sigorta değiştirildi kontrol edildi sağlam',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3702,1849,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Sigorta değiştirildi kontrol edildi sağlam',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3703,1850,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Sigorta değiştirildi kontrol edildi sağlam',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3704,1851,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Sigorta değiştirildi kontrol edildi sağlam',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3705,1852,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Sigorta değiştirildi kontrol edildi sağlam',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3706,1853,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Sigorta değiştirildi kontrol edildi sağlam',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3707,1854,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Sigorta değiştirildi kontrol edildi sağlam',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3708,1855,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Sigorta değiştirildi kontrol edildi sağlam',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3709,1856,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Sigorta değiştirildi kontrol edildi sağlam',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3710,1857,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Sigorta değiştirildi kontrol edildi sağlam',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3711,1858,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Sigorta değiştirildi kontrol edildi sağlam',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3712,1859,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Sigorta değiştirildi kontrol edildi sağlam',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3713,1860,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Sigorta değiştirildi kontrol edildi sağlam',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3714,1861,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Sigorta değiştirildi kontrol edildi sağlam',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3715,1862,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Sigorta değiştirildi kontrol edildi sağlam',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3716,1863,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Sigorta değiştirildi kontrol edildi sağlam',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3717,1864,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Sigorta değiştirildi kontrol edildi sağlam',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3718,1865,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Sigorta değiştirildi kontrol edildi sağlam',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3719,1866,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Sigorta değiştirildi kontrol edildi sağlam',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3720,1867,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Sigorta değiştirildi kontrol edildi sağlam',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3721,1868,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Sigorta değiştirildi kontrol edildi sağlam',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3722,1869,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Sigorta değiştirildi kontrol edildi sağlam',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3723,1870,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Sigorta değiştirildi kontrol edildi sağlam',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3724,1871,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Sigorta değiştirildi kontrol edildi sağlam',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3725,1872,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Sigorta değiştirildi kontrol edildi sağlam',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3726,1873,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Sigorta değiştirildi kontrol edildi sağlam',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3727,1874,0.00,10004,1,'2023-01-09 21:00:00','Müşteriden geri gelen cihaz.Gövde xylex daha öncekiler gibi çatlamış kimyasal tepki vermiş gibi kılcal çatlaklar var gövde değişti sağlam.Müşteriye geri gönderilecek.Gövde değişti',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3728,1046,0.00,10004,2,'2023-01-09 21:00:00','Müşteri isteği doğrultusunda servis verilmeden iade olacaktır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3730,1877,60.00,10027,0,'2023-01-09 21:00:00','Çalışmıyor,kablo kısa kısım arızalı,motor fanı deforme olmuş.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3743,1885,30.00,10030,5,'2023-01-10 21:00:00','GSC 20CİHAZ DEVİRDAİM ÇALIŞIRKEN TUZ CLOR CİHAZIN VANALARI KAPALI ÇALIŞMIŞ VE SİSTEM DEVİRDAİM KAPANDIĞI ZAMAM TUZCLOR ÇALIŞMAYA DEVAM ETMİŞ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3738,1878,30.00,10004,5,'2023-01-10 21:00:00','Ph elektrot bozuk. değişmesi gereklidir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3735,1887,30.00,10030,0,'2023-01-10 21:00:00','MOTOR YANIK MÜŞTERİ FİYAT KABUL ETMEDİĞİ İÇİN MÜŞTERİYE İADE EDİLDİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3736,1886,0.00,10030,0,'2023-01-10 21:00:00','MEKANİK SALMASTRADAN SU KAÇIRMASI SEBİBİNDEN DOLAYI ÖN RULMAN ARIZALANMIŞ POMPA GARANTİDEN TAMİR EDİLDİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3739,1460,0.00,10020,19,'2023-01-10 21:00:00','Cihazın 24c64 Eeprom entegresi arızalanmış.Onarımı yapıldı.Test edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3740,1889,0.00,10020,0,'2023-01-10 21:00:00','Kutuda alt kapak çatlak çıkmış. Alt kapak  garantiden yenisi ile değiştirildi. Test edildi sağlam.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3741,1402,0.00,10004,2,'2023-01-10 21:00:00','cihazlar iade edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3742,1401,0.00,10004,2,'2023-01-10 21:00:00','müşteri isteği doğrultusunda iade',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3744,1451,45.00,10020,0,'2023-01-11 21:00:00','D01079704 Pool Director  elektronik anakart arızalı ve ORP dozaj pompası bobini arızalı , emme çekvalfi yok.Arızalı ve eksik parçalar yenileri ile değiştirilecek',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3747,1460,0.00,10004,16,'2023-01-11 21:00:00','cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3748,1517,0.00,10004,16,'2023-01-11 21:00:00','cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3749,1419,0.00,10004,16,'2023-01-11 21:00:00','cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3750,1875,0.00,10004,16,'2023-01-11 21:00:00','cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3751,1506,0.00,10004,19,'2023-01-11 21:00:00','Gövde çatlak su almış. Garanti kapsamında tamiratı yapılacaktır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3752,1464,0.00,10004,16,'2023-01-11 21:00:00','Klemens tutucu tırnak değiştirildi. Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3753,1889,0.00,10004,16,'2023-01-11 21:00:00','cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3754,1400,0.00,10043,7,'2023-01-11 21:00:00','Drive motor arızalı garanti kapsamında yenisi ile değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3755,1046,0.00,10013,1,'2023-01-11 21:00:00','PIR 311 GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3756,1625,0.00,10013,1,'2023-01-11 21:00:00','PIR 254 GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3757,432,0.00,10013,1,'2023-01-11 21:00:00','PIR 255 GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3758,1517,0.00,10013,1,'2023-01-11 21:00:00','PIR 226 YURTİÇİ KARGO',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3759,1367,0.00,10013,11,'2023-01-11 21:00:00','PIR 183 YURTİÇİ KARGO',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3760,1459,0.00,10013,11,'2023-01-11 21:00:00','PIR 184 EGE ULASIM',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3761,1511,0.00,10013,1,'2023-01-11 21:00:00','PIR 185 EGE ULASIM',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3762,1465,0.00,10013,1,'2023-01-11 21:00:00','PIR 186 YURTİÇİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3763,1497,0.00,10013,1,'2023-01-11 21:00:00','PIR 137 KARGOKAR',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3764,1508,0.00,10013,1,'2023-01-11 21:00:00','PIR 136 YURTİÇİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3765,1503,0.00,10013,1,'2023-01-11 21:00:00','PIR 133 YURTİÇİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3766,1498,0.00,10013,1,'2023-01-11 21:00:00','PIR 135 EGE ULASIM',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3767,1501,0.00,10013,1,'2023-01-11 21:00:00','PIR 129 KARGOKAR',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3768,1502,0.00,10013,1,'2023-01-11 21:00:00','PIR 131 EGE',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3769,985,0.00,10013,1,'2023-01-11 21:00:00','PIR 132 NAK',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3770,1267,0.00,10013,1,'2023-01-11 21:00:00','NAK',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3771,1260,0.00,10013,1,'2023-01-11 21:00:00','NAK',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3772,1466,0.00,10013,1,'2023-01-11 21:00:00','PIR 061 YURTİÇİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3773,1450,0.00,10013,1,'2023-01-11 21:00:00','PIR 21968 MNG',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3774,1417,0.00,10013,1,'2023-01-11 21:00:00','İADE',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3775,1488,0.00,10013,1,'2023-01-11 21:00:00','PIR 21889 YURTİCİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3776,1487,0.00,10013,1,'2023-01-11 21:00:00','PIR 21876 EGE',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3777,1485,0.00,10013,1,'2023-01-11 21:00:00','PIR 21868 YURTİÇİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3778,1484,0.00,10013,1,'2023-01-11 21:00:00','PIR 21856 EGE',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3779,1441,0.00,10013,1,'2023-01-11 21:00:00','PIR 21857 GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3780,1348,0.00,10013,1,'2023-01-11 21:00:00','PIR 21799 EGE',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3781,135,0.00,10013,1,'2023-01-11 21:00:00','PIR 21800 EGE',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3782,1244,0.00,10013,11,'2023-01-11 21:00:00','PIR 21779 EGE',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3783,1457,0.00,10013,1,'2023-01-11 21:00:00','PIR 21777 EGE',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3784,1476,0.00,10013,1,'2023-01-11 21:00:00','PIR 21750 NAK',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3785,902,0.00,10013,1,'2023-01-11 21:00:00','PIR 21740 YURTİÇİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3786,1372,0.00,10013,1,'2023-01-11 21:00:00','PIR 21737',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3787,1471,0.00,10013,1,'2023-01-11 21:00:00','PIR 21739 EGE',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3788,1030,0.00,10013,1,'2023-01-11 21:00:00','GIDA',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3789,1361,0.00,10013,1,'2023-01-11 21:00:00','PIR 20747 25.11.2022 SEVK EDİLMİŞ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3790,1879,60.00,10007,5,'2023-01-11 21:00:00','Trafo güç kablosu ve kablo arızalı. Hareket sisteminde aşınmalar var.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3791,1385,0.00,10013,1,'2023-01-11 21:00:00','PIR 19137 DEPODAN YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLDİ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3792,1419,0.00,10013,11,'2023-01-11 21:00:00','PIR 389 EGE ULASIM',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3793,1456,0.00,10013,1,'2023-01-11 21:00:00','Maytronics  tarafından onaylandı, yenisi ile değiştirildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3794,1458,0.00,10013,1,'2023-01-11 21:00:00','pır 385 yurtiçi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3795,1460,0.00,10013,11,'2023-01-11 21:00:00','pır 186 - ege ulasım',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3796,1464,0.00,10013,1,'2023-01-11 21:00:00','pır 388 ege ulasım',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3797,1875,0.00,10013,1,'2023-01-11 21:00:00','pır 390 gıda',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3798,708,0.00,10013,1,'2023-01-11 21:00:00','pır 20365 stoktan verildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3799,1518,0.00,10013,1,'2023-01-11 21:00:00','pır 208 yurtiçi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3800,1013,0.00,10013,11,'2023-01-11 21:00:00','PIR 392 BODRUM ARAC',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3801,1889,0.00,10013,11,'2023-01-11 21:00:00','PIR 387 EGE ULASIM',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3802,1893,30.00,10030,0,'2023-01-12 21:00:00','Motora toplama baglanmadıgı ıcın motora statik elektrik \r\nveriyor....pompa teste baglandı tporaklama baglandı motorda elektrik vermedi... Bu durum musteriyede gosterildi...',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4662,2213,0.00,10004,16,'2023-04-12 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor. Bodrum aracı ile gidecek.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3804,1107,0.00,10004,2,'2023-01-12 21:00:00','müşteri isteği doğrultusunda servis verilmeden iade edilecektir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3805,1477,0.00,10010,5,'2023-01-12 21:00:00','proforma fatura müşteriye mail gönderildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3806,1889,0.00,10010,1,'2023-01-15 21:00:00','müşteriye teslim edildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3807,1460,0.00,10010,1,'2023-01-15 21:00:00','müşteriye teslim edildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3808,1419,0.00,10010,1,'2023-01-15 21:00:00','müşteriye teslim edildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3809,1395,60.00,10007,5,'2023-01-15 21:00:00','Kablo fırdöndü\'de su teması var. Hareket sisteminde aşınmalar var. Tutamak, tutamak tırnağı ve kablo girişi yan panel kırık.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3810,1330,0.00,10004,1,'2023-01-15 21:00:00','1502 sıra numaralı kayıt üzerinden sevki yapılmıştır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3811,990,0.00,10004,1,'2023-01-15 21:00:00','Yerine servis cihazı gönderildiği için işlem yapılmadı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3813,1426,60.00,10007,5,'2023-01-15 21:00:00','Drive motoru arızalı. Hareket sisteminde aşınmalar var.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3819,1505,0.00,10020,6,'2023-01-15 21:00:00','Cihaz onarımı, yeni tip gövde ve elektrot kullanılarak garanti kapsamında yapılmıştır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3818,1506,0.00,10020,6,'2023-01-15 21:00:00','Cihaz onarımı, yeni tip gövde ve elektrot kullanılarak garanti kapsamında yapılmıştır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3817,1446,0.00,10020,6,'2023-01-15 21:00:00','Cihaz onarımı, yeni tip gövde ve elektrot kullanılarak garanti kapsamında yapılmıştır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3820,1374,0.00,10004,16,'2023-01-15 21:00:00','Cihaz tamiratları tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3821,1883,30.00,10004,5,'2023-01-16 21:00:00','Su giriş valfi arızalı, rezistanslar patlak. Değişmesi gereklidir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3822,1463,0.00,10020,6,'2023-01-16 21:00:00','Garanti kapsamında \'\' D01142245 \'\' seri numaralı cihaz ile değişimi yapılmıştır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3823,1342,0.00,10004,16,'2023-01-16 21:00:00','cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3824,1446,0.00,10004,16,'2023-01-16 21:00:00','cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3825,1463,0.00,10004,16,'2023-01-16 21:00:00','cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3826,1907,0.00,10004,16,'2023-01-16 21:00:00','İstanbul Toker soğutma İlker\'e tamir amaçlı gönderilecektir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3827,1489,0.00,10043,6,'2023-01-16 21:00:00','Hareket sistemi, alt kapak, filtre ve fan  arızalı değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3828,1505,0.00,10004,16,'2023-01-16 21:00:00','cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3829,1506,0.00,10004,16,'2023-01-16 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3830,1400,0.00,10004,16,'2023-01-16 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3831,1489,0.00,10004,16,'2023-01-16 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3832,1888,0.00,10004,16,'2023-01-16 21:00:00','rezistanslar patlak. değişti. cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3833,1906,0.00,10020,6,'2023-01-16 21:00:00','Cihazda herhangi bir arıza bulunamadı.Cihazın pH elektrotu kontrol edilmelidir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3834,1908,60.00,10007,5,'2023-01-16 21:00:00','Motor 5 bin saatlik ömrüne yaklaşmış. Hareket sisteminde aşınmalar var. Tutamak ve fan kapakları kırık.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3835,1909,0.00,10004,16,'2023-01-16 21:00:00','Orta plakada aşınma mevcut. Yeni cihaz olmasından dolayı elektrot garanti kapsamında yapıldı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3836,1495,0.00,10004,16,'2023-01-16 21:00:00','Orta bağlantı elemanında aşınmalar mevcut. Üretim kaynaklı sorun olduğundan dolayı garanti kapsamında tamir edilmiştir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3837,1906,0.00,10004,16,'2023-01-16 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3838,1910,0.00,10004,16,'2023-01-16 21:00:00','Orhan Bey bilgisi dahilinde cihaz yenisi ile değiştirildi. Hazne de çatlak var, su almış, elektronik kart tamir edilemez durumda',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3840,483,0.00,10004,5,'2023-01-16 21:00:00','Firma İstanbul Gemaş müşterisi fakat işi yapan İzmir bayisidir. Yerinde teknik servis hizmeti verilmek adına açılmış bir kayıttır. Gerekli bilgiler iş bitiminde güncellenecektir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3842,391,0.00,10004,1,'2023-01-16 21:00:00','Antalya teknik personeli Ercan tarafından 03.08.2022 günü şubeden yapılan işlemin kaydı girilmiştir. Kapatılmadığı için açık görünmektedir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3843,350,0.00,10004,18,'2023-01-16 21:00:00','Pompa üzerinde oynama yapılmış. Farklı bir yapıştırıcı ve vidalama yapılmış garanti dışı',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3844,273,0.00,10004,1,'2023-01-16 21:00:00','Böyle bir kayıt yada bize gelen bir ürün bulunamamıştır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3845,622,0.00,10004,1,'2023-01-16 21:00:00','Hurda olarak ayrıldı. Ürünün yenisi satıldığı belirtildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3846,576,0.00,10004,1,'2023-01-16 21:00:00','Cihaz yapılıp teslim edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3847,540,0.00,10004,1,'2023-01-16 21:00:00','Cihaz tamir edildi, elektrot değiştirildi.Yerinde montaj yapıldı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3848,539,0.00,10004,1,'2023-01-16 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlanıp, istanbul şubede teslim edilmiştir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3849,502,0.00,10004,5,'2023-01-16 21:00:00','Teknik servisimize böyle bir ürün gelmemiştir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3851,1279,0.00,10004,4,'2023-01-16 21:00:00','Arda Bey bilgisi dahilinde bir konu olduğundan sonucu bilinmiyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3852,1289,0.00,10004,4,'2023-01-16 21:00:00','Arda Bey bilgisi dahilinde bir konu olduğundan sonucu bilinmiyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3853,1282,0.00,10004,4,'2023-01-16 21:00:00','Arda Bey bilgisi dahilinde bir konu olduğundan sonucu bilinmiyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3867,1916,15.00,10030,0,'2023-01-18 21:00:00','su seviye siwicindeki arıza giderildi  sistem normal çalışıyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3868,1139,0.00,10004,16,'2023-01-18 21:00:00','cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3869,1138,0.00,10004,16,'2023-01-18 21:00:00','cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3878,1921,20.00,10029,0,'2023-01-18 21:00:00','Elektrot kireçlenmeden dolayı elektrot arızaya geçiyordu elektrot asit temizleme işlemi yapılarak çalışır duruma getirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3871,1920,0.00,10030,0,'2023-01-18 21:00:00','Herhangibir arızaya raslanmadı.Cihaz çalışır durumda (not;sudaki kireç miktarını ölçsünler)',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3872,1495,0.00,10010,1,'2023-01-18 21:00:00','müşter,ye teslim edildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3873,1373,0.00,10007,6,'2023-01-18 21:00:00','Cihazın tamiratı yapıldı. Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3874,1891,0.00,10007,19,'2023-01-18 21:00:00','Drive motor arızalı , hareket sistemi arızalı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3875,1891,0.00,10007,6,'2023-01-18 21:00:00','Drive motor ve hareket sistemi değiştirildi. Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3876,1373,0.00,10004,16,'2023-01-18 21:00:00','cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3877,1891,0.00,10004,16,'2023-01-18 21:00:00','cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3879,1342,0.00,10010,1,'2023-01-18 21:00:00','müşteriye teslim edildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3880,1918,30.00,10030,0,'2023-01-19 21:00:00','Pompa on filitre kapak contasından su kacırıyor....',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3954,1913,0.00,10016,14,'2023-01-26 21:00:00','20230000700\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4721,2378,0.00,10043,6,'2023-04-17 21:00:00','Sünger fırçalar fabrikada değiştirildi test edildi faal. fabrikada kores havuza teslim edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4722,2379,0.00,10043,6,'2023-04-18 21:00:00','Trafo çalışmıyor garanti kapsamında S/N : SU1520N91361R000 ile değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3928,1925,0.00,10030,0,'2023-01-24 21:00:00','Mekanik salmastradan su kaçırması nedeniyle rulman arzalanmış....',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3885,1910,0.00,10016,14,'2023-01-19 21:00:00','202300000456\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3886,1909,0.00,10016,14,'2023-01-19 21:00:00','202300000456\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3887,1907,0.00,10016,14,'2023-01-19 21:00:00','202300000458\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3888,1906,0.00,10016,14,'2023-01-19 21:00:00','202300000458\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3889,1891,0.00,10016,14,'2023-01-19 21:00:00','202300000552\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3890,1888,0.00,10016,14,'2023-01-19 21:00:00','202300000458\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3891,1506,0.00,10016,14,'2023-01-19 21:00:00','202300000458\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3892,1505,0.00,10016,14,'2023-01-19 21:00:00','202300000458\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3893,1496,0.00,10016,14,'2023-01-19 21:00:00','202300000491\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3894,1489,0.00,10016,14,'2023-01-19 21:00:00','202300000458\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3895,1479,0.00,10016,14,'2023-01-19 21:00:00','202300000474\r\n34 DL0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3896,1478,0.00,10016,14,'2023-01-19 21:00:00','202300000474\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3897,1463,0.00,10016,14,'2023-01-19 21:00:00','202300000458\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3898,1400,0.00,10016,14,'2023-01-19 21:00:00','202300000458\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3899,1374,0.00,10016,14,'2023-01-19 21:00:00','202300000536\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3900,1373,0.00,10016,14,'2023-01-19 21:00:00','202300000552\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3901,1139,0.00,10016,14,'2023-01-19 21:00:00','202300000530\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3902,1138,0.00,10016,14,'2023-01-19 21:00:00','202300000530\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3903,1926,30.00,10004,5,'2023-01-19 21:00:00','Gövde kırık değişmesi gerekli.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3905,1905,0.00,10020,6,'2023-01-22 21:00:00','Elektrot sol elamanı alt ve üst kenarından erime şeklinde deforme olduğu görüldü. Havuz montaj şekli incelendi herhangi bir aksaklık görülmedi. Garantiden tamir edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3906,1446,0.00,10010,1,'2023-01-22 21:00:00','müşteriye teslimi ve montajı yapıldı',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3907,1400,0.00,10010,1,'2023-01-22 21:00:00','teslim edildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3908,1354,0.00,10005,6,'2023-01-22 21:00:00','Motor fırça soketi yerinden çıkmış  Onarıldı test edildi sağlam',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3909,1354,0.00,10004,16,'2023-01-22 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlandı, seevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3910,1905,0.00,10004,16,'2023-01-22 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3911,1504,30.00,10004,5,'2023-01-22 21:00:00','Klemens kutusu açıldığında 35 mıktofarat kondansatör kabloları kesik şekilde çıktı.  Motor sargıları yanık. Garanti kapsamı dışında değerlendirilmiştir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3912,1894,60.00,10027,0,'2023-01-22 21:00:00','navigasyon sistem testinde hata veriyor,cihaz hazır konuma geçmiyor.vakum ünitesi arızalı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3913,1896,30.00,10029,5,'2023-01-23 21:00:00','.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3915,1934,0.00,10005,6,'2023-01-23 21:00:00','Cihaz Sağlam Uzaktan kumanda batarya yuvası zarar görmüş. Tamiri yapıldı test edildi sağlam',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3916,729,30.00,10004,0,'2023-01-23 21:00:00','Elektronik kart arızalı. Tamiri edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3917,729,0.00,10004,16,'2023-01-23 21:00:00','Tamirat işlemleri tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3918,1934,0.00,10004,16,'2023-01-23 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3919,1936,0.00,10004,1,'2023-01-23 21:00:00','2 adet akü değişimi yapıldı. TEst edildi. Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3920,1883,0.00,10004,16,'2023-01-23 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3921,1879,0.00,10007,6,'2023-01-23 21:00:00','Cihazın tamiratı yapıldı. Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3922,1396,0.00,10007,6,'2023-01-23 21:00:00','Cihazın tamiratı yapıldı. Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3923,1397,0.00,10007,6,'2023-01-23 21:00:00','Cihazın tamiratı yapıldı. Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3924,1396,0.00,10004,16,'2023-01-23 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3925,1879,0.00,10004,16,'2023-01-23 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3926,1397,0.00,10004,16,'2023-01-23 21:00:00','cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3927,1286,0.00,10004,16,'2023-01-23 21:00:00','Garanti kapsamında yenisi ile değiştirilmiştir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3930,1938,500.00,10004,0,'2023-01-24 21:00:00','oıhkjhjkl',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3931,1913,0.00,10020,6,'2023-01-24 21:00:00','Cihazlar \'D01142244-D01142247\' seri numaralı cihazlarla garanti kapsamında değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3932,1940,20.00,10004,5,'2023-01-24 21:00:00','Ph elektrotu arızalı değişmesi gereklidir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3933,1913,0.00,10004,16,'2023-01-24 21:00:00','cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3934,1418,0.00,10004,16,'2023-01-24 21:00:00','Haznede çatlak mevcut, hazne değiştirildi. TEst edildi. Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3935,1942,60.00,10004,0,'2023-01-24 21:00:00','asdasdasdasdasd',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3937,1880,0.00,10020,19,'2023-01-24 21:00:00','Cihazın elektrot bağlantısının gevşek kalması nedeniyle elektrot orta plakası kopmuş ve kablo yanmıştır.Elektrot kablosu değişmeli ve elektrot tamiri yapılmalıdır.Cihaz ph ölçümünü yapmıyor ve ekran tuşları çalışmıyor.Anakart tamiri ve ekran kartı tamiri ',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3939,1933,60.00,10027,0,'2023-01-24 21:00:00','fanda yoğun pislik birikmiş,alt kapak filtre kartuş bölümünde kırık mevcut.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3940,1880,30.00,10004,19,'2023-01-24 21:00:00','Cihazın elektrot bağlantısının gevşek kalması nedeniyle elektrot orta plakası kopmuş ve kablo yanmıştır.Elektrot kablosu değişmeli ve elektrot tamiri yapılmalıdır.Cihaz ph ölçümünü yapmıyor ve ekran tuşları çalışmıyor.Anakart tamiri ve ekran kartı tamiri',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3941,1359,0.00,10004,16,'2023-01-25 21:00:00','Müşteri bu robotu tamir ettirmeyip, wave 80 aldığından dolayı iade edilecek ve servis iade bedeli yansıtılmayacaktır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3943,1937,0.00,10027,0,'2023-01-25 21:00:00','çalışmıyor şikayetiyle geldi.yapılan kontrollerde ve havuz testinde belirtilen arıza görülmedi,cihaz çalışır durumdadır.herhangi bir arıza görülmedi ve işlem yapılmadı.servis yazılmadı.Emre bey\'in bilgisi dahilinde.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3944,1948,60.00,10043,0,'2023-01-26 21:00:00','Hareket sistemi arızalı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3945,1397,0.00,10010,1,'2023-01-26 21:00:00','müşteriye teslim edildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3946,1396,0.00,10010,1,'2023-01-26 21:00:00','müşteriye teslim edildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3947,1459,0.00,10010,1,'2023-01-26 21:00:00','müşteriye teslim edildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3948,1922,60.00,10043,0,'2023-01-26 21:00:00','Motor arızalı kablo kısa kısım hasarlı hareket sisteminde deformeler mevcut.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3949,1945,30.00,10024,5,'2023-01-26 21:00:00','Pompa motoru su aldığı için yanmış.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3950,1950,0.00,10004,1,'2023-01-26 21:00:00','Garanti kapsamında D01252642 seri numarası ile değiştirilmiştir. Fabrikada Ertek havuz çalışanı Gökhan bey\'e teslim edilmiştir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3951,1514,330.00,10024,5,'2023-01-26 21:00:00','Yıldız üçgen bağlantı yapılması gerekirken sadece üçgen bağlanmış. Yapılan bağlantı köprülü değil tek damarlı kablo ile bağlantıları yapılmış. Normal şartlarda üçgen yapılacaksa eğer köprülü bağlantı yapılması gerekiyordu.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3955,1905,0.00,10016,14,'2023-01-26 21:00:00','202300000606\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3956,1883,0.00,10016,14,'2023-01-26 21:00:00','202300000675\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3957,1879,0.00,10016,14,'2023-01-26 21:00:00','202300000682\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3958,1418,0.00,10016,14,'2023-01-26 21:00:00','202300000700\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3959,1359,0.00,10016,14,'2023-01-26 21:00:00','202300000748\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3960,1354,0.00,10016,14,'2023-01-26 21:00:00','202300000606\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3961,1286,0.00,10016,14,'2023-01-26 21:00:00','202300000683\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3962,729,0.00,10016,14,'2023-01-26 21:00:00','202300000659\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3963,1755,0.00,10020,6,'2023-01-29 21:00:00','Elektrot haznesinin üst kısmına su dolmuş.Elektrot bağlantıları kopmuş.Su dolması nedeniyle elektrot kablosundan cihazın anakartına su yürümüş.Anakart kullanılmaz haldedir.Ali Beyin bilgisi dahilinde garanti kapsamında onarımı yapılmıştır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3964,1932,0.00,10020,6,'2023-01-29 21:00:00','Cihazın anakartı üzerindeki \'pH Op-amp\'ının lehimleri soğuk lehim olarak kalmış.Garanti kapsamında onarımı yapıldı.Test edildi.Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3965,1440,0.00,10004,1,'2023-01-29 21:00:00','Cihaz teslim edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3966,1384,0.00,10004,2,'2023-01-29 21:00:00','Ertek Gökhan ve Ali Deniz Bey\'in bilgisi dahilinde olduğunu söyleyip iade faturası kesildi. Ürün iade edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3967,1952,0.00,10043,6,'2023-01-29 21:00:00','İlgili cihaz daha önce geldiği servis de motor ucu soketi değiştirilmiştir motor ucu soketine bağlı olan kablo yerinden çıktığı için tekrar servis verilmiştir. Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3969,1953,30.00,10005,1,'2023-01-29 21:00:00','cihaz su almış elektronik kart ve ekran kartı temizlendi cihaz test edildi sağlam. Cihaz elden teslim edildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3970,1932,0.00,10004,16,'2023-01-29 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3971,1755,0.00,10004,16,'2023-01-29 21:00:00','Cijaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3972,1474,0.00,10004,2,'2023-01-29 21:00:00','Müşteri isteği doğrultusunda servis verilmeden iade edilecektir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3974,1473,0.00,10004,2,'2023-01-29 21:00:00','Müşteri isteği doğrultusunda servis verilmeden iade edilecektir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3975,1504,0.00,10004,2,'2023-01-29 21:00:00','Müşteri isteği doğrultusunda servis verilmeden iade edilecektir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3979,1952,0.00,10004,16,'2023-01-30 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlandı, gempaşa sevk edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3980,1958,0.00,10004,16,'2023-01-30 21:00:00','Garanti kapsamında motor değişimi yapılmasına karar verilmiş olup, maytronics sistemine motor seri numarası işlenmiş ve garanti kabul edilmiştir. İlgili motor Katar\'a gönderilecektir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3978,1954,92.00,10029,0,'2023-01-30 21:00:00','Cihaz su almış cam sigortanın köprüsünde kopmuş leğim yoluyla tamir oldu. Teknik Hizmet ve Montaj Bedeli',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3981,1927,100.00,10043,5,'2023-01-30 21:00:00','Robotun içinden filtre çıkmadı. Bakım kiti değiştirilmelidir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3982,1928,100.00,10043,5,'2023-01-30 21:00:00','Drive motoru arızalı. Üst kapak kırık. Hareket sistemi değiştirilmelidir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3985,1930,100.00,10043,5,'2023-01-30 21:00:00','Navigasyon ve kablo arızalı. Hareket sistemi değiştirilmelidir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3984,1929,100.00,10043,5,'2023-01-30 21:00:00','Hareket sistemi arızalı değiştirilmelidir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3986,388,0.00,10004,16,'2023-01-30 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3989,1948,0.00,10043,6,'2023-01-30 21:00:00','Robotun tamiratı yapıldı. Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3988,1269,0.00,10043,6,'2023-01-30 21:00:00','Robotun tamiratı yapıldı. Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3990,1948,0.00,10004,16,'2023-01-30 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3991,1269,0.00,10004,16,'2023-01-30 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3992,1959,0.00,10004,5,'2023-01-30 21:00:00','Buhar jeneratörü 32 mm Boru bağlantı rekorudur. Teklif amaçlı oluşturulmuştur.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4182,2039,0.00,10020,7,'2023-02-22 21:00:00','Cihazın 24 v giriş soketi arızalanmış.Elektrot aşırı kireçli.Gövde ve elektrot yeni tip olarak değiştirildi.Test ediliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3998,444,0.00,10004,16,'2023-01-30 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(3999,1265,0.00,10004,16,'2023-01-30 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4000,1266,0.00,10004,16,'2023-01-30 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4001,1944,30.00,10004,0,'2023-01-30 21:00:00','Elektronik kart arızalı tamir edilmesi gerekli. Ekran yenisi ile değiştirilmelidir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4002,1956,0.00,10020,19,'2023-01-30 21:00:00','Cihazın anakartı üzerinde sıvı teması oldugundan dolayı anakart değişmesi gerekmektedir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4003,1884,30.00,10029,0,'2023-01-30 21:00:00','Teknik Hizmet ve Montaj Bedeli',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4005,1957,0.00,10020,19,'2023-01-30 21:00:00','Cihazın anakartında bulunan +5V besleme katı arızalanmış.Elektronik kart tamiri yapılması gerekmektedir.Ph dozaj pompası 220 çıkış soketi yok.Yerine takılması gerekmektedir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4006,1956,30.00,10004,19,'2023-01-30 21:00:00','Elektronik kart sıvı teması olduğundan dolayı tamiri mümkün değildir. Yenisi ile değişmesi gereklidir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4007,1957,30.00,10004,5,'2023-01-30 21:00:00','Cihazın anakartında bulunan +5V besleme katı arızalanmış.Elektronik kart tamiri yapılması gerekmektedir.Ph dozaj pompası 220 çıkış soketi yok. Yerine takılması gerekmektedir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4008,1876,0.00,10043,6,'2023-01-30 21:00:00','Robotun tamiratı yapıldı. Hareket sistemi arızalı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4010,1876,0.00,10004,16,'2023-01-30 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4012,1960,0.00,10020,1,'2023-01-30 21:00:00','Cihaz 24.01.2023 tarihinde servisimize geldi.Gövdeden su aldığı için anakart tamiri mümkün değildir.Aynı gün Ali KAYABAŞ\'ın talimatı ile üretimde yeni cihaz yaptırılmış ve 25.01 tarihinde kargoya verilmiştir.Müşteri verilen adreste olmadığı için cihaz ser',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4013,1955,0.00,10020,6,'2023-01-31 21:00:00','Bodrum servis cihazıdır.Onarımı yapıldı.Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4014,1323,0.00,10004,16,'2023-02-01 21:00:00','Vana topları kırık. yenileri ile değiştirildi. K00658712 - K00658711',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4015,1951,0.00,10004,16,'2023-02-01 21:00:00','Boru kısmı yenisi ile değiştirildi. TEst edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4016,1266,0.00,10010,1,'2023-02-01 21:00:00','müşteriye teslim edildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4017,1265,0.00,10010,1,'2023-02-01 21:00:00','müşteriye teslim edildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4018,1269,0.00,10010,1,'2023-02-01 21:00:00','müşteriye teslim edildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4019,1964,0.00,10020,19,'2023-02-02 21:00:00','Elektrot orta bağlantı elemanı erimiş.Üretim hatası olarak değerlendirilip garanti kapsamına alınmıştır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4020,1883,0.00,10020,16,'2023-02-05 21:00:00','Tamir edilip gönderilen buhar jeneratörü su kaçacağı yaptığı yönünde tekrar geri geldi.Yapılan incelemelerde bir arızası olmadığı tespit edildi.Test edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4021,1892,0.00,10043,6,'2023-02-05 21:00:00','Ürün servisten çıktıktan sonra arızaya geçmiştir. Cihazın tamiratı yapıldı .\r\n1664783107 dosyası üzerinden müşteriye 4 adet sünger fırça gönderimi ürün elimizde olmadığından yapılmamıştır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4022,1892,0.00,10043,6,'2023-02-05 21:00:00','Sünger fırçalar ürünle aynı koli içinde paketlenmiştir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4023,1971,0.00,10030,0,'2023-02-05 21:00:00','Cihaz test alındı herhangi bir arıza tespit  edilmemiştir müşterinin söylemiş olduğu arıza kodu tuz eksikliği (LO)',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4024,1892,0.00,10004,16,'2023-02-05 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4025,1958,0.00,10016,14,'2023-02-05 21:00:00','20230000838\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4026,1952,0.00,10016,14,'2023-02-05 21:00:00','20230000832\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4027,1951,0.00,10016,14,'2023-02-05 21:00:00','20230000956\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4028,1948,0.00,10016,14,'2023-02-05 21:00:00','20230000863\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4029,1932,0.00,10016,14,'2023-02-05 21:00:00','202300000816\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4030,1883,0.00,10016,14,'2023-02-05 21:00:00','20230000675\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4031,1876,0.00,10016,14,'2023-02-05 21:00:00','202300000886\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4032,1755,0.00,10016,14,'2023-02-05 21:00:00','202300000816\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4033,444,0.00,10016,14,'2023-02-05 21:00:00','202300000885\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4034,388,0.00,10016,14,'2023-02-05 21:00:00','202300000847\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4035,1964,0.00,10004,16,'2023-02-05 21:00:00','Garanti kapsamında elektrot tamiri yapıldı. Plakalar yenilendi. Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4036,1931,30.00,10004,5,'2023-02-05 21:00:00','Balast, 2 adet ampul ve 1 adet 8lik hava rekorunun değişmesi gereklidir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4037,1939,60.00,10043,5,'2023-02-06 21:00:00','Drıve motoru arızalı, robotun hareket sistemi aşınmış değişmelidir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4038,1972,0.00,10004,1,'2023-02-06 21:00:00','Bodrum şube stoğunda bulunan pano eksikleri tamamlanığ stoğa alınmak için gempaşa sevk ediliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4039,1973,0.00,10004,1,'2023-02-06 21:00:00','Bodrum şubeden geldi. Eksikleri tamamlanıp stoğa alınmak için gempaş depoya sevk ediliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4040,1974,0.00,10004,16,'2023-02-06 21:00:00','Cihaz üzerinde yapılan incelemelerde herhangi bir arıza ile karşılaşılmadı. Ürün ph ve orp ölçümleri normal ve doğru ölçtüğü tespit edildi. Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4041,1975,0.00,10004,16,'2023-02-06 21:00:00','Cihaz üzerinde yapılan incelemelerde ph ve orp değerlerinde bir yanlış ölçüm gözlemlenmedi. Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4042,1926,0.00,10004,16,'2023-02-06 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4043,1907,0.00,10004,6,'2023-02-06 21:00:00','Ürün İstanbul Gemaş\'da Aytekin usta tarafından tamirat ve tadilat işlem sırasına alındı. Elektronik kart ve Display ekran değiştirildi. Gaz kontrolü yapıldı. Test edildi.Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4044,1907,0.00,10004,1,'2023-02-06 21:00:00','Ürün tamirat işlemleri tamamlandı ve İstanbul Gemaş üzerinden direkt olarak müşteri adresine sevk olacaktır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4045,1971,0.00,10010,1,'2023-02-07 21:00:00','cihazın üretiminden kaynaklanan bir hata olduğu için, garanti kapsamında onarımı sağlanmıştır',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4046,1977,0.00,10004,1,'2023-02-08 21:00:00','Elektrot orta eleman deforme olmuş ve kopmuş. Yenisi ile değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4047,1978,0.00,10004,1,'2023-02-08 21:00:00','Havuz tuz oranı 3500 ppm. Ton başına 2 kg daha tuz eklenecek. Elektrot deforme olduğundan yenisi ile değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4048,1979,0.00,10004,1,'2023-02-08 21:00:00','Havuz tuz oranı 3500 ppm, ton başına 2 kg daha tuz eklenmesi gereklidir. Elektrot deforme olduğundan dolayı yenisi ile değiştirilmiştir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4049,1966,0.00,10020,19,'2023-02-08 21:00:00','Cihazın Orp dozaj pompasına sıvı teması sonucunda bobini çürümüş ve kullanılamaz haldedir.Bobin değişmelidir.Ph elektrotu arızalı ve değişmesi gerekmektedir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4050,1980,0.00,10004,1,'2023-02-08 21:00:00','Havuzda tuz eksik, ton başına 3 kg tuz eklenecek.Elektrotlar bir  polaritede az akım çektiği için yenisi ile değiştirilmiştir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4051,1981,0.00,10004,1,'2023-02-08 21:00:00','Havuzda tuz eksik, ton başına 3 kg daha tuz eklenecek. Elektrot bir polaritede az akım çektiği için yenisi ile değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4052,1982,0.00,10004,1,'2023-02-08 21:00:00','Ph elektrotu normal okumuyor. Elektronik kart yenisi ile değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4053,1983,75.00,10004,1,'2023-02-08 21:00:00','Elektrot durgun suda çalıştırılmış ve conta yerine oturtulmadığı için üst kablo su almış. Elektrot yenisi ile değiştirildi. Ph elektrotu kırık değiştirildi. Kalibre edildi. Çalışır durumda teslim edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4054,1984,0.00,10004,1,'2023-02-08 21:00:00','Cihaz yerinde görüldü,  herhangi bir sorun ile kaşılaşılmadı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4055,1985,0.00,10004,1,'2023-02-08 21:00:00','Cihaz yerinde görüldü, ERR-2 hatasına geçtiği tespit edildi. Cihaz yazılımına göre tuzun eksik olmasından kaynaklı hataya girdiği tespit edildi. Tuz eksikliğinin giderilmesi gerektiği müşteriye anlatıldı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4056,1965,0.00,10020,19,'2023-02-08 21:00:00','Orp dozaj pompası kasa deforme olmuş ve bobin arızalanmış.Değiştirilmesi gerekmektedir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4057,1986,0.00,10043,6,'2023-02-08 21:00:00','Filtre sepeti daha öncesinde yedek parça olarak çıkartıldı sıfır ürün defolu çıkması sebebi ile yenisi ile değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4058,1415,30.00,10004,5,'2023-02-08 21:00:00','Elektrot kırılıp yeniden yapılmalı. Garanti kapsamı dışındadır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4059,1986,0.00,10004,16,'2023-02-08 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4060,1966,30.00,10004,19,'2023-02-08 21:00:00','Cihazın Orp dozaj pompasına sıvı teması sonucunda bobini çürümüş ve kullanılamaz haldedir.Bobin değişmelidir.Ph elektrotu arızalı ve değişmesi gerekmektedir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4061,1965,30.00,10004,5,'2023-02-08 21:00:00','Orp dozaj pompası kasa deforme olmuş ve bobin arızalanmış.Değiştirilmesi gerekmektedir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4062,1990,0.00,10043,4,'2023-02-08 21:00:00','Vakum motoru kitlemiş motor elimizde mevcut değil parça bekliyor Garanti kapsamında.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4063,1981,0.00,10020,1,'2023-02-08 21:00:00','06.02 tarihinde cihaz yerinde incelendi.Elektrot orta plakanın deforme olduğu tespit edildi.Polarite bir yönde hiç akım çekmediği gözlemlendi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4064,1980,0.00,10020,1,'2023-02-08 21:00:00','06.02 tarihinde cihaz yerinde incelendi.Elektrot orta elemanın deforme olduğu tespit edildi.Cihazın bir polarite yönünde hiiç akım çekmediği gözlemlendi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4065,1979,0.00,10020,1,'2023-02-08 21:00:00','09.02 tarihinde cihaz yerinde incelendi.Elektrot orta elemanın deforme olduğu tespit edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4066,1992,0.00,10030,0,'2023-02-08 21:00:00','Pool direktör ekran kartı kablosu tam yerine oturmamış\r\nekran görüntüsü bu sebepten dolayı işlem yapmıyordu',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4068,1993,0.00,10030,0,'2023-02-08 21:00:00','Mekanik salmastradan su kaçırdığı için rulman arıza oluşmuş\r\ngarantiden mekanik salmastra rulman değişim yapıldı',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4069,1996,60.00,10043,5,'2023-02-09 21:00:00','Motor Analyzer çıktısı alınmıyor. Hareket sistemi hasarlı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4070,1997,75.00,10027,0,'2023-02-09 21:00:00','çalışmıyor.cihaz\'da kırık ve deforme oluşmuş parçalar mevcut.alt kapak,filtre torbası ve filtre torba kıskaçları cihaz üzerinde yoktu.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4071,1986,0.00,10016,14,'2023-02-09 21:00:00','2023000001055\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4072,1975,0.00,10016,14,'2023-02-09 21:00:00','2023000001000\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4073,1974,0.00,10016,14,'2023-02-09 21:00:00','2023000001000\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4074,1964,0.00,10016,14,'2023-02-09 21:00:00','2023000000988\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4075,1926,0.00,10016,14,'2023-02-09 21:00:00','2023000001001\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4076,1892,0.00,10016,14,'2023-02-09 21:00:00','202300000975\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4077,1964,0.00,10010,1,'2023-02-10 21:00:00','müşteriye teslim edildi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4078,1986,0.00,10013,1,'2023-02-12 21:00:00','pır1277 gıda',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4079,1974,0.00,10013,1,'2023-02-12 21:00:00','pır1216 yurtiçi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4080,1975,0.00,10013,1,'2023-02-12 21:00:00','pır1216 yurtiçi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4081,1926,0.00,10013,1,'2023-02-12 21:00:00','pır1213 ege ulasım',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4082,1883,0.00,10013,1,'2023-02-12 21:00:00','pır1204 nak',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4083,1951,0.00,10013,1,'2023-02-12 21:00:00','pır 1127 ege ulasım',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4084,388,0.00,10013,1,'2023-02-12 21:00:00','pır1279',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4085,444,0.00,10013,1,'2023-02-12 21:00:00','pır1006',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4086,1876,0.00,10013,1,'2023-02-12 21:00:00','pır1069',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4087,1948,0.00,10013,1,'2023-02-12 21:00:00','pır1010',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4088,1755,0.00,10013,1,'2023-02-12 21:00:00','pır942 yurtiçi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4089,1932,0.00,10013,1,'2023-02-12 21:00:00','pır974 arac ile',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4090,1474,0.00,10013,1,'2023-02-12 21:00:00','pır974 arac ile',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4091,1473,0.00,10013,1,'2023-02-12 21:00:00','pır974 arac ile',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4092,1359,0.00,10013,1,'2023-02-12 21:00:00','pır825 mng',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4093,1913,0.00,10013,1,'2023-02-12 21:00:00','pır797 ege ulasım',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4094,1418,0.00,10013,1,'2023-02-12 21:00:00','pır797 ege',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4095,729,0.00,10013,1,'2023-02-12 21:00:00','pır768 gıda',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4096,1934,0.00,10013,1,'2023-02-12 21:00:00','pır769 yurtiçi kargo',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4097,1879,0.00,10013,1,'2023-02-12 21:00:00','pır761 gıda',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4098,1286,0.00,10013,1,'2023-02-12 21:00:00','pır765 şube',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4099,1354,0.00,10013,1,'2023-02-12 21:00:00','pır687 yurtiçi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4100,1905,0.00,10013,1,'2023-02-12 21:00:00','pır689 gıda',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4101,1373,0.00,10013,1,'2023-02-12 21:00:00','pır620 yurtiçi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4102,1891,0.00,10013,1,'2023-02-12 21:00:00','pır621 yurtiçi',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4103,1139,0.00,10013,1,'2023-02-12 21:00:00','pır607 ege ulasım',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4104,1138,0.00,10013,1,'2023-02-12 21:00:00','pır607 ege ulasım',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4105,1479,0.00,10013,1,'2023-02-12 21:00:00','pır582 ege ulasım',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4106,1478,0.00,10013,1,'2023-02-12 21:00:00','pır583 ege ulasım',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4107,1496,0.00,10013,1,'2023-02-12 21:00:00','pır 578 kargokar',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4108,1910,0.00,10013,1,'2023-02-12 21:00:00','pır534 gıda',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4109,1958,0.00,10013,1,'2023-02-12 21:00:00','sevk edilmiştir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4110,1952,0.00,10013,1,'2023-02-12 21:00:00','pır 955',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4111,1909,0.00,10013,1,'2023-02-12 21:00:00','pır 523 ege ulasım',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4112,1906,0.00,10013,1,'2023-02-12 21:00:00','pır 525 gıda',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4113,1506,0.00,10013,1,'2023-02-12 21:00:00','pır526',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4114,1505,0.00,10013,1,'2023-02-12 21:00:00','pır526',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4115,1489,0.00,10013,1,'2023-02-12 21:00:00','pır528 kargokar',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4116,1463,0.00,10013,1,'2023-02-12 21:00:00','pır 531',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4117,1374,0.00,10013,1,'2023-02-12 21:00:00','pır 496',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4118,1998,0.00,10004,16,'2023-02-13 21:00:00','Cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4119,1354,0.00,10004,1,'2023-02-13 21:00:00','Ürün Garanti kapsamında G120-2NN2101270163 seri numaralı cihaz ile değiştirilmiştir. eski seri numarası G120-2NN2101270148',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4120,2008,0.00,10043,6,'2023-02-14 21:00:00','İlgili Robot Günsu Enerji (Bodrum Gemaş)\' a aittir. Arızalı olan robot için proforma gönderildi ancak onaylanmadı.\r\nMüşteri demo robot talebine istinaden İzzet Özer\'in bilgisi dahilinde geçici süreliğine robot çalışır hale getirildi müşteriye gönderildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4121,2008,0.00,10043,6,'2023-02-14 21:00:00','Müşteri ilgili Demo robotu bizlere en geç 01.03.2023 tarihinde geri gönderecektir.  Günsu Enerji proformayı onaylaması halinde çalışır halde ki robotu En geç 01.03.2023 tarihinde Bodrum Gemaş\'a , İzmir Fabrikadan sevki yapılıcaktır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4122,2008,0.00,10004,16,'2023-02-14 21:00:00','Demo üründür. Geri gönderimi servis açıklamasında bulunan tarihler arasında yapılacaktır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4123,1949,0.00,10004,3,'2023-02-14 21:00:00','Kaynak yerlerinden su kaçırıyor. Garanti kapsamında yenisi ile değiştirilecektir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4124,1461,0.00,10004,19,'2023-02-14 21:00:00','Boğaz kısmında patlak olduğu görülmüştür.Ürünün garanti kapsamında değişimi onaylanmıştır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4125,1949,0.00,10004,16,'2023-02-14 21:00:00','Ürün Gempaş Depo\'dan sevk olacaktır. Seri numarası paylaşıldığında veri girişi yapılacaktır.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4133,2013,40.00,10004,5,'2023-02-15 21:00:00','Cihaz su altında kaldığından dolayı elektronik kart arızalanmıştır. Tamiri mümkün olmadığından dolayı yeni elektronik kart ile değiştirilmesi gereklidir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4127,2015,0.00,10004,6,'2023-02-14 21:00:00','elaksdbajsdvaoısvdasdasdasdas',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4128,2015,0.00,10004,1,'2023-02-14 21:00:00','xffafasfasdasd',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4129,1999,0.00,10004,19,'2023-02-14 21:00:00','Ürün rekor bağlantı kısmından düşürülmüş. İç tarafta çatlak oluşmuş ve su kaçırıyor. Eklenen resimlerde düşme izleri ve çatlak görünmektedir. Müşteri beyanı olarak 2. kez aynı hatadan gelme söz konusu değildir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4130,1928,0.00,10043,7,'2023-02-15 21:00:00','Cihazın tamiratı  yapıldı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4131,2014,40.00,10004,5,'2023-02-15 21:00:00','Cihazın elektrot haznesi deforme olmuş , elektrotlar ömrünü tamamlamış. Su boşaltma valfi arızalanmış. Yenisiyle değiştirildi. Anakart versiyonu güncellendi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4134,1929,0.00,10043,7,'2023-02-15 21:00:00','Cihazın tamiratı yapıldı.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4135,1928,0.00,10004,16,'2023-02-15 21:00:00','Cihaz tamiri yapıldı . Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4136,1929,0.00,10004,16,'2023-02-15 21:00:00','Cihaz tamiratı yapıldı. Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4137,1939,0.00,10043,6,'2023-02-15 21:00:00','Cihaz tamiratı yapıldı. Test edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4138,1939,0.00,10004,16,'2023-02-15 21:00:00','Cihaz tamiratı yapıldı. Test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4139,1999,0.00,10004,16,'2023-02-16 21:00:00','cihaz tamiratı tamamlandı, sevk edilmeyi bekliyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4140,2017,0.00,10004,16,'2023-02-16 21:00:00','Ürünler garanti kapsamında tamir ve tadilat işlemlerinden geçirildi. Yenilenip Sevk edilmeye hazır hale getirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4141,2018,100.00,10006,0,'2023-02-16 21:00:00','test',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4142,2019,100.00,10006,0,'2023-02-16 21:00:00','test',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4143,2019,0.00,10006,0,'2023-02-16 21:00:00','test',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4145,2001,0.00,10043,3,'2023-02-16 21:00:00','Trafo arızalı Analyzer okutması yapılamıyor Garanti kapsamında yenisi ile değiştirildi. Yeni trafo seri numarası : TB1022M20949R002',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4223,2016,100.00,10004,5,'2023-02-23 21:00:00','Bakım kiti değiştirilmeli. Robotta eksik vida var.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4230,2008,0.00,10043,1,'2023-02-26 21:00:00','İlgili cihaz 27.02.2023 tarihinde fabrikaya teslim edilmiştir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4231,1955,0.00,10020,6,'2023-02-26 21:00:00','Cihaz Bodrum Teknik Servis Okan ÇAKMAK\'a elden teslim edildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4232,2069,40.00,10030,0,'2023-02-26 21:00:00','Bahçe havuz tuz klor cihazın rekor contası yanlış yere takıldığı için cihaz su almış elektrik bağlantı yeri',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4148,2024,60.00,10043,5,'2023-02-19 21:00:00','Robot uzun süre havuz içerisinde kaldığı için hareket sistemi aşırı deforme olmuş değişmelidir. Kabloda aşırı deforme olduğu için değiştirilmelidir.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4149,2004,40.00,10030,0,'2023-02-19 21:00:00','Elektrot kireçlenmeden dolayı klor üretimi yok elektrot kablo bağlantıları paslanmıştı temizlik yapıldı \r\nCihaz tuz eksikliği gösteriyor elektrot kaynaklı\r\nCihaz ın elektrot değişmesi gerekir\r\nCihaz /80 de çalıştığında tuz okey veriyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4150,1924,75.00,10027,0,'2023-02-19 21:00:00','iletişim hatasi veriyor,kabloda kırıklar mevcut.kayışlarda yırtık var,yay gergiler kırık,kumandanın sol tuşu çalışmıyor.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4151,716,0.00,10004,16,'2023-02-19 21:00:00','Cihaz kapaktan su almış. Garanti kapsamında 062300001562 seri numaralı ürün ile değiştirildi. Test edildi. Faal',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4152,2028,40.00,10030,0,'2023-02-19 21:00:00','Cihazda arızası yoktur oksitlenen kısımların temizliği yapıldı cihaz teste faal durumda çalışıyor',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4153,2030,0.00,10004,16,'2023-02-19 21:00:00','Garanti kapsamında buffer kart değiştirildi.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4154,2026,75.00,10027,0,'2023-02-19 21:00:00','Fan motoru çalışmıyor,cihaz çalışıp hemen duruyor,kayışlarda deforme oluşmuş.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4155,2031,0.00,10004,1,'2023-02-19 21:00:00','Ürün yapılan incelemelerde üst motor kısmının arızalı olduğu ve tamirinin mümkün olmadığı tespit edilmiş, hurdaya ayrılması uygun görülmüştür.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4156,2032,40.00,10013,0,'2023-02-19 21:00:00','sdfgh',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4157,2017,0.00,10016,14,'2023-02-19 21:00:00','2023000001251\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4158,1999,0.00,10016,14,'2023-02-19 21:00:00','2023000001251\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4159,1998,0.00,10016,14,'2023-02-19 21:00:00','202300000146\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4160,1939,0.00,10016,14,'2023-02-19 21:00:00','2023000001238\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4161,1929,0.00,10016,14,'2023-02-19 21:00:00','2023000001250\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4162,1928,0.00,10016,14,'2023-02-19 21:00:00','2023000001250\r\n34 DL 0056',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4164,2034,40.00,10030,0,'2023-02-19 21:00:00','Anahtarlı güç giriş yuvası arızalı\r\nPh elektrot soket yeri kopuk',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4165,2006,0.00,10020,6,'2023-02-19 21:00:00','Cihazın redox set değeri 300 mV\'a alınmış. Fabrikasyon değerine geri alındı. Kalibrasyonları yapıldı. Bir arıza ile karşılaşılmadı. Genel bakımları yapıldı. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4166,1976,60.00,10043,5,'2023-02-19 21:00:00','Cihazda arıza yok fan aşırı kirlendiği için arızaya geçiyor.\r\nKayışlarda deforme mevcut. Filtrede deformeler mevcut. Filtre torba kıskacı yok.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),(4515,2035,0.00,10043,6,'2023-03-26 21:00:00','Müşteri robotun son servisinden sonra hiç kullanmadığını 7 aydır çalışmadığını belirtti robotun kablo bağlantıları kontrol edildi test edildi. Faal.',0,1,'',0.00,NULL,NULL),