Cihaz incelendi elektronik kartında 1.6A seramik sigorta atmış ve 10N60 mosfet arızalanmış. Garanti kapsamında elektronik kart onarımı yapıldı, test edildi sağlam. Cihaza kendi Ph probu ile kalibrasyon yapılması gerekmektedir.