Cihaz faal arıza tespit edilemedi ancak elektrot üst ten su aldığı için sarı pinler aşırı oksitli kablo soketi oksitli .Elektrot kireci temizlenmemiş. elektrot pinleri değiştirildi kablo temizlendi elektrot temizlendi faal.