Elektrot durgun suda çalıştırılmış ve conta yerine oturtulmadığı için üst kablo su almış. Elektrot yenisi ile değiştirildi. Ph elektrotu kırık değiştirildi. Kalibre edildi. Çalışır durumda teslim edildi.