Cihaz elektronik kart üzerindeki 24 volt cam sigorta ve soketi,lehimli tip sigorta ile değiştirildi. Ph elektrotu kırık olduğu için yenisi ile değiştirildi. Cihaz kalibre edildi.Çalışır şekilde müşteriye teslim edildi. Yüzde 30 iskonto uygulanmıştır.