Cihaz incelendi elektrot orta bağlantısı kopuk üretim hatasından kaynaklanan sebeple plakada erime gözlemlendi ve garanti kapsamında tamiri yapıldı. Dozaj pompası set değerinde çalışıyor. Kalibrasyonları yapıldı cihaz sağlam.