Cihaz bakımı yapıldı , PH kalibrasyonu yapıldı. Elektrot contası iyi takılmadığı için üst bağlantılar su almış ve elektrot bağlantıları çürümüş. Elektrot yenisi ile değiştirildi. Adem YURDAĞÜL beye anlatıldı ve teslim edildi. 20.06.23