Cihaz incelendi elektrot presli seri ve aktif elemanlar 30 luk buna rağmen orta elaman üstten ve alttan 1 er cm erimiş .012310176 seri nolu 06425 YE elektrotla değiştirildi .Kart üzerindeki F1 sigortası dip 10 A le değiştirildi test edildi sağlam. Garanti