Cihaz incelendi, vanalar kapalı konumda cihaz çalıştırlımış bu yüzden elektrot gövdesi ve hücresi deforme olmuş elektrot tamiri gerekli ve gövde değişmeli. Dozaj pompası emme ve basma çekvalfi kaçırıyor ve ekran leksanı deforme deişmesi gerekli.